INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3310","1251","176","30537","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","150.00","Distribuição sem carga","160.00","296","140.00","1","11","","2019-07-23 08:09:35","2019-07-23 11:30:35","2019-07-23 09:00:35","2019-07-23 11:30:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 150.0 / Crit.Máx.:160.0 / Crit.Min.:140.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","150,0	150,1	154,6	155,4	-5,4	163,3	148,3	3,46	1,14	4,04","0","2","TMB01004(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3311","1252","2239","LDB-CMR0026","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-23 14:00:46","2019-07-24 09:14:10","2019-07-24 01:10:08","2019-07-24 09:10:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,6	4,0	4,1	4,3	0,3	5,4	2,0	0,75	0,99	0,95","0","1","0026.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3312","1252","2239","LDB-CMR0026","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-24 09:26:18","2019-07-24 09:48:21","2019-07-24 09:31:19","2019-07-24 09:40:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0026(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3313","1252","2239","LDB-CMR0026","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-24 09:54:27","2019-07-24 10:29:31","2019-07-24 09:58:27","2019-07-24 10:17:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0026(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3314","1253","2239","LDB-FRE0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-23 17:42:11","2019-07-24 09:10:11","2019-07-24 01:10:11","2019-07-24 09:10:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-32,0	-30,8	-31,7	-30,7	-1,3	-28,5	-33,5	1,35	0,43	1,72","0","1","0016.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3315","1253","2239","LDB-FRE0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-07-24 09:25:20","2019-07-24 09:39:20","2019-07-24 09:30:20","2019-07-24 09:37:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0016(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3316","1253","2239","LDB-FRE0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-07-24 09:55:55","2019-07-24 10:53:55","2019-07-24 09:59:55","2019-07-24 10:45:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 46 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0016(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3317","1254","1535","EQ 002 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.00","202","33.00","2","12","","2019-08-29 09:58:24","2019-08-29 17:32:24","2019-08-29 15:29:24","2019-08-29 17:29:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA(1).jpg","<p>Meios de Cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","34,5	34,5	35,2	35,1	-0,6	35,4	34,9	0,14	0,14	0,40","0","1","ESTUDO 02 HORAS(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3318","1255","1535","EQ 013 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.50","Distribuição com carga","37.50","202","36.50","1","12","","2019-07-22 10:45:33","2019-07-22 14:36:33","2019-07-22 14:06:33","2019-07-22 14:35:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Material e amostras para secagem.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.5 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:36.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","37,5	37,5	36,4	34,9	2,6	36,1	33,7	0,91	0,06	1,12","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3319","1210","176","184075","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","82.00","296","78.00","2","10","","2019-07-04 09:34:31","2019-07-04 12:38:42","2019-07-04 10:37:33","2019-07-04 12:38:42","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.0 / Crit.Min.:78.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","80,0	80,0	81,7	81,1	-1,1	81,7	80,8	0,29	0,14	0,50","0","1","vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3320","1209","176","239660","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","46.00","296","44.00","1","10","","2019-07-04 12:47:00","2019-07-04 17:04:17","2019-07-04 14:00:05","2019-07-04 17:00:17","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:44.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","45,0	45,2	45,9	45,4	-0,4	46,0	44,5	0,42	0,07	0,61","0","1","vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3321","1259","1535","EQ 083 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.90","Distribuição com carga","28.00","202","24.00","1","12","","2019-07-24 11:36:05","2019-07-24 15:35:05","2019-07-24 13:35:05","2019-07-24 15:35:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras de cepas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.9 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","25,9	25,8	26,5	26,1	-0,2	28,2	25,1	1,01	0,16	1,22","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3322","1260","1535","EQ 049 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","202","2.00","2","11","","2019-07-23 17:00:16","2019-07-24 08:52:16","2019-07-24 00:52:16","2019-07-24 08:52:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","5,0	4,8	4,8	5,6	-0,6	7,0	2,7	1,20	1,24	1,48","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3323","1256","1535","EQ 008 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","45.00","202","42.00","1","12","","2019-07-24 08:00:49","2019-07-24 11:01:49","2019-07-24 09:01:49","2019-07-24 11:01:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Cepas e amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","45,0	44,6	45,7	42,2	2,8	46,2	40,0	1,70	0,73	2,01","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3324","1257","1535","EQ 082 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","27.50","Distribuição com carga","30.00","202","26.00","2","12","","2019-07-24 11:20:35","2019-07-24 15:00:35","2019-07-24 12:37:35","2019-07-24 14:37:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Cepas para análise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 27.5 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:26.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","27,5	27,5	28,3	28,2	-0,7	28,7	27,9	0,16	0,18	0,42","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3327","1261","2239","LDB-CMR0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","11","","2019-07-23 14:27:16","2019-07-24 11:33:37","2019-07-24 03:32:05","2019-07-24 11:32:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Fatores de coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,7	4,8	5,2	6,4	-1,7	9,0	1,9	2,23	0,50	2,61","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3328","1261","2239","LDB-CMR0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-07-24 11:37:37","2019-07-24 12:18:39","2019-07-24 11:41:37","2019-07-24 12:11:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3326","1258","1535","EQ 050 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","11","","2019-07-24 16:45:06","2019-07-25 09:19:06","2019-07-25 01:15:06","2019-07-25 09:15:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA(1).jpg","<p>Reagentes, kits de sorologia e latex, meios de cultura, tubos e placas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,5	4,4	4,6	5,1	-0,6	6,3	2,1	0,98	1,27	1,20","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3329","1261","2239","LDB-CMR0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-07-24 12:19:39","2019-07-24 12:42:41","2019-07-24 12:23:40","2019-07-24 12:39:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3330","1262","2239","LDB-CMR0019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-07-23 17:59:35","2019-07-24 09:10:35","2019-07-24 01:08:35","2019-07-24 09:08:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Fatores de coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,7	5,6	5,6	5,9	-0,2	7,3	2,7	0,85	1,62	1,06","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3331","1262","2239","LDB-CMR0019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.70","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-07-24 09:14:35","2019-07-24 09:38:35","2019-07-24 09:18:35","2019-07-24 09:34:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3332","1262","2239","LDB-CMR0019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-07-24 09:42:35","2019-07-24 10:03:35","2019-07-24 09:49:35","2019-07-24 10:02:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3333","1263","2239","LDB-CMR0028","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-24 12:12:30","2019-07-25 09:54:21","2019-07-25 01:51:15","2019-07-25 09:51:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,5	4,8	4,6	-0,1	6,2	1,3	1,56	1,09	1,84","0","1","0028.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3334","1263","2239","LDB-CMR0028","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-25 10:01:10","2019-07-25 10:47:18","2019-07-25 10:05:11","2019-07-25 10:30:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0028(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3335","1263","2239","LDB-CMR0028","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-25 10:59:42","2019-07-25 11:31:48","2019-07-25 11:07:44","2019-07-25 11:09:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0028(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3336","1264","2239","LDB-FRE0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-24 17:28:41","2019-07-25 09:51:41","2019-07-25 01:51:41","2019-07-25 09:51:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-32,0	-30,8	-32,4	-31,1	-0,9	-28,5	-34,5	1,38	2,07	1,75","0","1","0015.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3337","1264","2239","LDB-FRE0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-07-25 10:01:19","2019-07-25 10:22:19","2019-07-25 10:07:19","2019-07-25 10:16:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0015(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3338","1264","2239","LDB-FRE0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-25 10:42:58","2019-07-25 11:52:58","2019-07-25 10:48:58","2019-07-25 11:42:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 54 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0015(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3339","1265","2239","LDB-CMR0014","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-25 13:40:00","2019-07-26 09:12:26","2019-07-26 01:07:25","2019-07-26 09:07:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,0	5,5	4,3	0,7	6,5	0,1	1,93	1,82	2,27","0","1","0014.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3340","1265","2239","LDB-CMR0014","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-26 09:21:27","2019-07-26 10:16:37","2019-07-26 09:30:29","2019-07-26 10:02:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0014(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3341","1265","2239","LDB-CMR0014","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-26 10:42:43","2019-07-26 10:59:45","2019-07-26 10:48:43","2019-07-26 10:53:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0014(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3342","1266","2239","LDB-FRE0023","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-25 17:54:22","2019-07-26 09:07:22","2019-07-26 01:07:22","2019-07-26 09:07:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,9	-29,8	-29,6	-0,4	-27,5	-32,2	1,41	0,53	1,78","0","1","0023.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3343","1266","2239","LDB-FRE0023","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-26 09:25:33","2019-07-26 09:42:33","2019-07-26 09:32:33","2019-07-26 09:41:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0023(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3344","1266","2239","LDB-FRE0023","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-26 10:05:40","2019-07-26 11:16:40","2019-07-26 10:10:40","2019-07-26 11:10:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0023(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3345","1267","2239","LDB-CMR005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-07-25 18:04:54","2019-07-26 11:09:54","2019-07-26 03:08:54","2019-07-26 11:08:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","3,5	3,5	3,5	2,0	1,5	6,6	-3,8	1,60	2,69	1,90","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3346","1267","2239","LDB-CMR005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-07-26 11:13:54","2019-07-26 12:06:54","2019-07-26 11:22:54","2019-07-26 12:04:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 42 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3347","1267","2239","LDB-CMR005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","11","","2019-07-26 12:23:54","2019-07-26 12:35:54","2019-07-26 12:25:54","2019-07-26 12:35:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3348","1268","1535","EQ 152 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","43.20","189","42.80","1","12","","2019-07-19 10:12:31","2019-07-19 14:04:31","2019-07-19 12:04:31","2019-07-19 14:04:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:43.2 / Crit.Min.:42.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","43,0	43,0	43,1	43,1	-0,1	43,4	42,7	0,14	0,10	0,40","0","1","ESTUDO 02 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3349","1268","1535","EQ 152 MICRA","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.40","Distribuição com carga","44.70","189","44.20","1","12","","2019-07-19 14:04:31","2019-07-19 17:02:31","2019-07-19 14:55:31","2019-07-19 16:55:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.4 / Crit.Máx.:44.7 / Crit.Min.:44.2 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","44,4	44,6	44,6	44,6	-0,2	44,9	44,3	0,15	0,11	0,41","0","1","ESTUDO 02 HORAS(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3350","1269","1535","EQ 052 DTROP","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","12","","2019-07-25 17:30:01","2019-07-26 09:30:01","2019-07-26 01:24:01","2019-07-26 09:24:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Kits Elisa, Lepto, DPP, LVC e Meios de Cultura.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,8	4,9	4,9	5,2	-0,4	7,2	2,8	0,64	1,25	0,83","1","1","ESTUDO 08 HORAS(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3351","1270","2239","LDB-FRE0012","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-28 23:00:42","2019-07-29 09:07:59","2019-07-29 01:02:56","2019-07-29 09:02:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-31,0	-30,2	-30,0	-30,2	-0,8	-28,0	-31,6	0,98	0,87	1,20","0","1","0012.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3352","1270","2239","LDB-FRE0012","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-29 09:20:14","2019-07-29 09:38:17","2019-07-29 09:25:15","2019-07-29 09:33:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0012(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3353","1270","2239","LDB-FRE0012","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-29 09:54:31","2019-07-29 11:06:44","2019-07-29 10:02:31","2019-07-29 10:48:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 46 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0012(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3354","1271","2239","LDB-FRE0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-28 23:00:54","2019-07-29 09:02:54","2019-07-29 01:02:54","2019-07-29 09:02:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-31,0	-27,6	-28,3	-27,4	-3,6	-25,7	-29,2	0,95	0,14	1,16","0","1","0020.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3355","1271","2239","LDB-FRE0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-07-29 09:18:58","2019-07-29 09:34:58","2019-07-29 09:23:58","2019-07-29 09:31:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0020(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3356","1271","2239","LDB-FRE0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-29 10:15:03","2019-07-29 10:54:03","2019-07-29 10:20:03","2019-07-29 10:49:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0020(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3357","1272","2239","LDB-CAM001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.20","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","1","12","","2019-07-24 14:17:34","2019-07-25 11:50:52","2019-07-25 03:49:24","2019-07-25 11:49:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Fotomontada com Carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.2 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,2	22,1	23,4	21,9	0,3	23,4	20,2	0,62	0,87	0,81","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3358","1272","2239","LDB-CAM001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.20","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-07-25 11:54:53","2019-07-25 12:10:54","2019-07-25 11:58:53","2019-07-25 12:09:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3359","1272","2239","LDB-CAM001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.20","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-07-25 12:14:54","2019-07-25 12:26:55","2019-07-25 12:18:54","2019-07-25 12:22:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3360","1273","2239","LDB-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-07-24 18:16:24","2019-07-25 09:56:24","2019-07-25 01:55:24","2019-07-25 09:55:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Fatores de Coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	5,1	5,0	4,7	0,3	6,5	2,5	0,72	1,29	0,91","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3361","1273","2239","LDB-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-07-25 10:00:24","2019-07-25 10:23:24","2019-07-25 10:04:24","2019-07-25 10:20:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3362","1273","2239","LDB-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-07-25 10:27:24","2019-07-25 10:54:24","2019-07-25 10:31:24","2019-07-25 10:51:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3363","1274","2239","LDB-CMR004","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-07-29 11:29:46","2019-07-30 09:02:09","2019-07-30 01:01:39","2019-07-30 09:01:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,5	5,5	5,3	4,3	1,2	6,8	2,5	1,32	0,48	1,58","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3364","1274","2239","LDB-CMR004","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-07-30 09:05:09","2019-07-30 09:47:12","2019-07-30 09:13:10","2019-07-30 09:41:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3365","1274","2239","LDB-CMR004","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-07-30 10:01:13","2019-07-30 10:27:14","2019-07-30 10:03:13","2019-07-30 10:18:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3366","1275","2239","LDB-FRE0017","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-44.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-07-26 10:23:33","2019-07-29 09:16:02","2019-07-29 01:15:34","2019-07-29 09:15:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasmas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -44.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-44,0	-47,6	-42,2	-39,2	-4,8	-38,4	-40,9	0,65	0,37	1,30","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3367","1275","2239","LDB-FRE0017","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-44.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-07-29 09:20:02","2019-07-29 09:37:03","2019-07-29 09:24:02","2019-07-29 09:36:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3368","1275","2239","LDB-FRE0017","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-44.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-07-29 09:41:03","2019-07-29 10:48:07","2019-07-29 09:45:03","2019-07-29 10:45:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3369","1276","2239","LDB-FRE0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","1","12","","2019-07-26 17:01:56","2019-07-29 10:09:56","2019-07-29 02:08:56","2019-07-29 10:08:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasmas e Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-70,0	-79,2	-80,5	-73,9	3,9	-67,4	-81,4	3,54	2,76	4,13","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3370","1276","2239","LDB-FRE0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição sem carga","-60.00","234","-90.00","1","12","","2019-07-29 10:13:56","2019-07-29 10:38:56","2019-07-29 10:23:56","2019-07-29 10:34:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3371","1276","2239","LDB-FRE0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","2","12","","2019-07-29 11:00:56","2019-07-29 12:22:56","2019-07-29 11:20:56","2019-07-29 12:20:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3372","1277","1535","EQ 008 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","11","","2019-07-29 17:12:10","2019-07-30 09:14:10","2019-07-30 01:09:10","2019-07-30 09:09:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,5	5,3	5,2	5,8	-0,3	7,0	2,6	1,02	1,42	1,24","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3373","1278","2239","LDB-CAM003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.20","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","11","","2019-07-25 14:12:26","2019-07-26 09:13:38","2019-07-26 01:12:07","2019-07-26 09:12:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com Carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.2 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,2	22,0	22,2	21,9	0,3	23,7	20,3	0,90	0,17	1,10","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3374","1278","2239","LDB-CAM003","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.20","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","11","","2019-07-26 09:17:39","2019-07-26 09:33:40","2019-07-26 09:21:39","2019-07-26 09:32:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3375","1278","2239","LDB-CAM003","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.20","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","1","12","","2019-07-26 09:37:40","2019-07-26 09:56:41","2019-07-26 09:41:40","2019-07-26 09:52:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3376","1279","2239","LDB-CMR006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-30 14:53:23","2019-07-31 09:08:43","2019-07-31 01:01:37","2019-07-31 09:01:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,1	4,0	4,0	0,5	5,7	1,4	1,02	0,64	1,24","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3377","1279","2239","LDB-CMR006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-31 09:12:32","2019-07-31 10:27:44","2019-07-31 09:17:33","2019-07-31 10:20:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3378","1279","2239","LDB-CMR006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-31 10:30:21","2019-07-31 10:44:23","2019-07-31 10:34:21","2019-07-31 10:35:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3379","1280","2239","LDB-FRE0026","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-29 17:50:53","2019-07-30 09:05:53","2019-07-30 01:05:53","2019-07-30 09:05:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-31,0	-29,2	-27,8	-28,1	-2,9	-25,5	-31,4	1,28	1,76	1,54","0","1","0026.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3380","1280","2239","LDB-FRE0026","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-07-30 09:28:52","2019-07-30 10:20:52","2019-07-30 09:35:02","2019-07-30 09:44:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0026(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3381","1280","2239","LDB-FRE0026","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-30 10:44:44","2019-07-30 11:19:44","2019-07-30 10:50:44","2019-07-30 11:14:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0026(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3382","1281","176","184092","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","100.00","Distribuição sem carga","200.00","296","80.00","2","12","","2019-07-29 13:52:06","2019-07-29 16:25:09","2019-07-29 14:01:09","2019-07-29 16:20:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores.jpg","","2 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:200.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3383","1284","2964","22574","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","11","","2019-07-24 13:36:00","2019-07-24 14:35:00","2019-07-24 13:52:51","2019-07-24 13:57:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjul-25-2019 - 06-58 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3384","1284","2964","22574","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","10","","2019-07-24 14:59:00","2019-07-24 16:08:00","2019-07-24 15:18:10","2019-07-24 15:23:10","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - 134.jpg","<p>Pacotes com roupas, bacias e bandejas de metal.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjul-25-2019 - 06-59 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3385","1284","2964","22574","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-07-25 07:51:00","2019-07-25 09:05:00","2019-07-25 08:16:50","2019-07-25 08:21:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - 134.jpg","<p>Pacotes com roupas, bacias e bandejas de metal.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjul-25-2019 - 07-00 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3389","1284","2964","22574","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","10","","2019-07-25 13:34:00","2019-07-25 14:50:00","2019-07-25 13:47:59","2019-07-25 14:17:59","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - 121.jpg","<p>Aparelhos de borracha, respiradores, sondas, bacias e bandejas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjul-25-2019 - 06-53 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3386","1284","2964","22574","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-07-25 09:14:00","2019-07-25 10:21:00","2019-07-25 09:33:00","2019-07-25 09:38:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - 134.jpg","<p>Pacotes com roupas, bacias e bandejas de metal.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjul-25-2019 - 07-01 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3391","1285","2239","LDB-CMR003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-07-30 15:17:48","2019-07-31 11:20:04","2019-07-31 03:16:34","2019-07-31 11:16:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,4	5,3	5,5	4,5	0,9	7,6	-1,5	2,45	1,74	2,87","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3387","1284","2964","22574","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","11","","2019-07-25 10:37:00","2019-07-25 11:47:00","2019-07-25 10:47:31","2019-07-25 11:17:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjul-29-2019 - 08-46 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3388","1284","2964","22574","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","10","","2019-07-25 12:08:00","2019-07-25 13:28:00","2019-07-25 12:25:02","2019-07-25 12:55:02","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - 121.jpg","<p>Aparelhos de borracha, respiradores, sondas, bacias e bandejas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjul-25-2019 - 06-52 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3390","1284","2964","22574","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","11","","2019-07-25 15:00:00","2019-07-25 16:14:00","2019-07-25 15:13:25","2019-07-25 15:43:25","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - 121.jpg","<p>Aparelhos de borracha, respiradores, sondas, bacias e bandejas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjul-25-2019 - 06-54 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3392","1285","2239","LDB-CMR003","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-07-31 11:25:04","2019-07-31 12:30:09","2019-07-31 11:33:05","2019-07-31 12:18:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3393","1285","2239","LDB-CMR003","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-07-31 12:35:09","2019-07-31 12:44:09","2019-07-31 12:40:09","2019-07-31 12:44:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3394","1286","2239","LDB-CMR0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-07-30 17:01:41","2019-07-31 09:04:41","2019-07-31 01:03:41","2019-07-31 09:03:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Bolsas de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,2	5,3	4,9	4,0	1,2	9,1	-1,1	1,50	1,76	1,78","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3395","1287","1032","10114/06","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","28.00","241","22.00","2","10","","2019-07-29 08:16:00","2019-07-29 10:35:00","2019-07-29 08:35:00","2019-07-29 10:35:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","9","1","","","12","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3396","1286","2239","LDB-CMR0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-07-31 09:08:41","2019-07-31 09:48:41","2019-07-31 09:22:41","2019-07-31 09:44:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3397","1286","2239","LDB-CMR0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","11","","2019-07-31 09:52:41","2019-07-31 10:07:41","2019-07-31 09:53:41","2019-07-31 10:06:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3398","1289","2239","LDB-FRE0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-33.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-30 14:57:30","2019-07-31 12:34:30","2019-07-31 04:34:30","2019-07-31 12:34:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -33.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-33,0	-32,1	-30,7	-30,6	-2,4	-29,1	-32,1	0,77	0,38	1,01","0","1","0018.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3399","1288","1032","26561/11","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","28.00","241","22.00","2","11","","2019-07-29 11:39:00","2019-07-29 13:38:00","2019-07-29 11:38:00","2019-07-29 13:38:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","12","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3400","1289","2239","LDB-FRE0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-33.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-31 13:51:02","2019-07-31 14:05:02","2019-07-31 13:56:02","2019-07-31 14:03:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0018(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3401","1289","2239","LDB-FRE0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-33.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-31 14:14:55","2019-07-31 15:26:55","2019-07-31 14:19:55","2019-07-31 15:15:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 56 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0018(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3402","1290","291","DMI 11167","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-30.00","256","-40.00","1","12","","2019-07-25 11:46:44","2019-07-25 13:32:51","2019-07-25 11:57:45","2019-07-25 13:26:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","DMI 11167(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3403","1295","2239","LDB-FRE005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-31 16:43:10","2019-08-01 12:16:10","2019-08-01 04:16:10","2019-08-01 12:16:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-31,0	-29,6	-30,3	-28,6	-2,4	-27,4	-30,3	0,97	0,60	1,33","0","1","005.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3404","1295","2239","LDB-FRE005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-01 12:18:21","2019-08-01 12:32:21","2019-08-01 12:23:21","2019-08-01 12:30:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","005(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3405","1295","2239","LDB-FRE005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-01 13:32:58","2019-08-01 14:33:58","2019-08-01 13:37:58","2019-08-01 14:29:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","005(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3406","1296","2239","LDB-CMR0034","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-31 11:55:42","2019-08-01 09:00:28","2019-08-01 00:58:27","2019-08-01 08:58:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,5	3,9	4,1	0,4	6,8	-2,7	2,77	2,23	3,23","0","1","0034.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3407","1297","2239","LDB-CMR0037","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-07-31 17:04:02","2019-08-01 09:02:42","2019-08-01 01:00:42","2019-08-01 09:00:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.2 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,2	4,3	4,3	4,5	-0,3	6,0	1,6	1,19	1,09	1,42","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3408","1297","2239","LDB-CMR0037","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-08-01 09:06:42","2019-08-01 09:34:42","2019-08-01 09:14:42","2019-08-01 09:31:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3409","1297","2239","LDB-CMR0037","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","11","","2019-08-01 09:38:42","2019-08-01 09:47:42","2019-08-01 09:39:42","2019-08-01 09:46:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3410","1299","2239","LDB-CMR0039","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-01 17:01:02","2019-08-02 01:06:02","2019-08-01 17:05:02","2019-08-02 01:05:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Bolsas de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,2	4,5	4,7	-0,7	6,4	2,2	1,06	1,13	1,32","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3411","1299","2239","LDB-CMR0039","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-02 10:55:14","2019-08-02 11:22:14","2019-08-02 11:00:14","2019-08-02 11:19:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3412","1299","2239","LDB-CMR0039","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-02 11:23:14","2019-08-02 11:30:14","2019-08-02 11:27:14","2019-08-02 11:29:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3413","1300","2239","LDB-FRE0031","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-07-31 14:28:48","2019-08-01 10:34:05","2019-08-01 02:33:34","2019-08-01 10:33:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasmas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,8	-29,8	-29,3	-0,7	-26,5	-31,3	0,88	1,42	1,24","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3414","1300","2239","LDB-FRE0031","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-01 10:38:05","2019-08-01 11:05:07","2019-08-01 10:42:05","2019-08-01 10:57:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3415","1300","2239","LDB-FRE0031","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-08-01 11:10:07","2019-08-01 11:58:11","2019-08-01 11:20:08","2019-08-01 11:48:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3416","1301","2239","LDB-FRE0033","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-01 13:45:15","2019-08-02 09:22:28","2019-08-02 01:21:58","2019-08-02 09:21:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Plasmas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-40,0	-39,7	-41,1	-40,0	0,0	-38,4	-41,7	1,03	0,59	1,39","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3417","1301","2239","LDB-FRE0033","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-02 09:26:29","2019-08-02 09:46:30","2019-08-02 09:30:29","2019-08-02 09:42:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3418","1301","2239","LDB-FRE0033","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-02 09:50:30","2019-08-02 10:59:35","2019-08-02 09:58:31","2019-08-02 10:58:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3419","1302","2239","LDB-FRE004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-01 17:27:18","2019-08-02 09:21:18","2019-08-02 01:21:18","2019-08-02 09:21:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-32,0	-30,8	-30,3	-29,3	-2,7	-27,8	-30,8	0,90	0,27	1,27","0","1","004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3420","1302","2239","LDB-FRE004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-02 09:30:39","2019-08-02 09:44:39","2019-08-02 09:34:39","2019-08-02 09:42:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3421","1302","2239","LDB-FRE004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-02 09:54:07","2019-08-02 11:07:07","2019-08-02 09:58:07","2019-08-02 10:58:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","004(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3422","1303","2239","LDB-FRE0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-01 15:29:36","2019-08-02 09:24:54","2019-08-02 01:21:52","2019-08-02 09:21:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-32,0	-29,0	-28,6	-27,3	-4,7	-25,8	-29,0	1,10	0,07	1,44","0","1","0013.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3423","1303","2239","LDB-FRE0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-02 09:28:27","2019-08-02 09:47:29","2019-08-02 09:33:27","2019-08-02 09:41:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3424","1303","2239","LDB-FRE0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-02 09:58:34","2019-08-02 10:32:39","2019-08-02 10:03:34","2019-08-02 10:29:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3425","1282","1535","EQ 053 SEADI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","1","12","","2019-07-30 17:27:34","2019-07-31 09:54:34","2019-07-31 01:49:34","2019-07-31 09:49:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Kits para exames diversos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,8	4,7	4,9	5,3	-0,5	8,1	2,4	0,50	1,54	0,71","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3426","1294","1535","EQ 057 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","202","2.00","2","11","","2019-07-24 17:08:53","2019-07-25 09:17:53","2019-07-25 01:18:53","2019-07-25 09:17:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","5,9	5,1	5,4	5,6	0,3	6,6	3,7	0,85	0,88	1,06","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3427","1293","1535","EQ 073 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","202","24.00","1","11","","2019-07-25 11:00:19","2019-07-25 14:34:19","2019-07-25 12:34:19","2019-07-25 14:34:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES(1).jpg","<p>Placas para fungos e leveduras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","25,0	24,9	25,1	25,1	-0,1	26,3	23,9	0,51	0,75	0,71","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3428","1298","1535","EQ 011 FAGUA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","202","2.00","2","12","","2019-07-25 17:00:32","2019-07-26 09:17:32","2019-07-26 01:15:32","2019-07-26 09:15:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","5,0	5,1	5,4	5,9	-0,9	7,7	3,3	0,64	1,55	0,84","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3429","1305","1535","EQ 103 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","75.00","Distribuição com carga","80.00","189","70.00","2","11","","2019-08-05 08:38:15","2019-08-05 13:55:15","2019-08-05 11:49:15","2019-08-05 13:49:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:70.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","75,0	74,2	75,8	75,6	-0,6	77,0	74,5	0,49	0,48	0,90","0","1","ESTUDO 02 HORAS (02 PONTOS).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3430","1305","1535","EQ 103 MICRA","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","189","35.00","2","12","","2019-08-05 14:03:02","2019-08-05 16:56:02","2019-08-05 14:54:02","2019-08-05 16:54:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA(1).jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","37,0	36,2	37,7	37,5	-0,5	38,5	36,5	0,31	0,40	0,79","0","1","ESTUDO 02 HORAS (02 PONTOS)(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3431","1304","1535","EQ 089 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","12","","2019-08-05 17:46:32","2019-08-06 09:08:32","2019-08-06 01:04:32","2019-08-06 09:04:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,3	5,3	5,3	5,7	-0,4	7,1	3,2	0,63	1,30	0,82","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3432","1283","250","CQ 295","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.50","Distribuição sem carga","37.50","233","35.50","2","12","","2019-07-29 11:32:00","2019-07-30 11:43:11","2019-07-29 11:43:11","2019-07-30 11:43:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 295_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-30-2019 - 11-56 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3433","1283","250","CQ 295","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.50","233","35.50","2","12","","2019-07-30 11:50:42","2019-07-31 12:41:22","2019-07-30 12:41:22","2019-07-31 12:41:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 295_Carga.jpg","<p>1 Frasco de 500ml com 200ml de &aacute;gua, 1 garrafa T75 com 50ml de &aacute;gua.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-31-2019 - 12-48 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3434","1283","250","CQ 295","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.50","233","35.50","1","12","","2019-07-31 12:56:00","2019-07-31 13:26:43","2019-07-31 12:59:00","2019-07-31 13:18:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-31-2019 - 01-31 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3435","1283","250","CQ 295","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição sem carga","37.50","233","35.50","1","12","","2019-07-31 13:35:00","2019-07-31 14:29:21","2019-07-31 13:38:07","2019-07-31 14:29:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 51 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-31-2019 - 02-41 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3436","1306","250","VARV 001","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-17 10:13:00","2019-06-17 11:54:54","2019-06-17 10:48:04","2019-06-17 11:48:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-26-2019 - 11-39 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3437","1306","250","VARV 001","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-17 11:59:00","2019-06-17 13:31:48","2019-06-17 12:24:30","2019-06-17 13:24:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-30-2019 - 04-07 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3438","1306","250","VARV 001","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-17 13:34:00","2019-06-17 15:06:30","2019-06-17 13:59:14","2019-06-17 14:59:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-31-2019 - 01-11 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3439","1306","250","VARV 001","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-18 08:34:00","2019-06-18 10:02:46","2019-06-18 09:19:30","2019-06-18 09:49:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-31-2019 - 01-42 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3440","1306","250","VARV 001","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-18 14:03:00","2019-06-18 15:26:30","2019-06-18 14:43:36","2019-06-18 15:13:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-31-2019 - 01-49 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3441","1306","250","VARV 001","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-18 15:31:00","2019-06-18 16:32:32","2019-06-18 15:50:16","2019-06-18 16:20:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-1-2019 - 02-07 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3442","1306","250","VARV 001","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-19 08:18:00","2019-06-19 09:51:30","2019-06-19 09:14:02","2019-06-19 09:44:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-1-2019 - 02-18 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3443","1306","250","VARV 001","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-19 10:21:00","2019-06-19 11:27:04","2019-06-19 10:50:22","2019-06-19 11:20:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-1-2019 - 03-07 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3444","1306","250","VARV 001","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-19 12:37:00","2019-06-19 13:45:46","2019-06-19 13:09:02","2019-06-19 13:39:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VARV 001_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-1-2019 - 03-21 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3446","1307","291","UR-04-B1-1","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","2","24","","2019-07-25 15:31:22","2019-07-26 05:00:14","2019-07-25 16:31:26","2019-07-26 04:31:12","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(2).jpg","<p>Plasmas.</p>","11 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","DADOS 0044 2.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3447","1308","291","UR-04-B1-2A","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","24","","2019-07-19 16:38:48","2019-07-20 06:00:38","2019-07-19 17:38:50","2019-07-20 05:38:36","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga -(5).jpg","<p>Reagentes.</p>","11 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","DADOS 0042 - 1(5).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3448","1308","291","UR-04-B1-2A","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","24","","2019-07-22 17:00:58","2019-07-23 08:33:49","2019-07-22 18:00:03","2019-07-23 06:00:40","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga -(4).jpg","<p>Reagentes.</p>","12 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","DADOS 0042 - 2.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3449","1309","291","FPS 9001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","2","12","","2019-07-15 15:44:21","2019-07-16 17:00:02","2019-07-15 16:44:24","2019-07-16 16:44:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 9001(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3450","1310","291","FPS 7532","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","12","","2019-07-17 16:33:54","2019-07-18 18:00:35","2019-07-17 17:33:58","2019-07-18 17:33:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 7532.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3451","1311","291","FPS 7533","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","12","","2019-07-15 13:43:02","2019-07-16 17:02:50","2019-07-15 14:43:06","2019-07-16 14:43:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 7533.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3452","1313","419","IM-044","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","103.50","Distribuição com carga","105.50","235","101.50","2","10","","2019-08-05 14:40:03","2019-08-05 17:09:03","2019-08-05 15:09:03","2019-08-05 17:09:03","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Vidrarias e espatulas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 103.5 / Crit.Máx.:105.5 / Crit.Min.:101.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","103,5	103,5	103,5	102,7	0,8	103,7	101,6	0,74	0,08	0,93","0","1","IM-044(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3453","1313","419","IM-044","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","107.50","235","102.50","2","11","","2019-08-06 09:35:26","2019-08-06 12:09:26","2019-08-06 10:09:26","2019-08-06 12:09:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Vidrarias e espatulas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.5 / Crit.Min.:102.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","105,0	105,0	104,9	104,1	0,9	105,3	102,9	0,73	0,10	0,92","0","1","IM-044(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3454","1313","419","IM-044","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","145.00","Distribuição com carga","149.00","235","141.00","2","11","","2019-08-06 13:20:23","2019-08-06 16:59:23","2019-08-06 14:59:23","2019-08-06 16:59:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Vidrarias e espatulas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 145.0 / Crit.Máx.:149.0 / Crit.Min.:141.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","145,0	145,0	145,0	143,7	1,3	145,4	141,4	1,11	0,10	1,34","0","1","IM-044(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3455","1314","419","IM-183","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","180.00","Distribuição com carga","190.00","234","170.00","3","12","","2019-08-07 09:22:11","2019-08-07 13:29:28","2019-08-07 10:55:17","2019-08-07 11:25:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>240 Frascos.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:190.0 / Crit.Min.:170.0 ºC)","2","0.00","0.00","1","12","1","","","6","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","180,0	180,1	181,4	181,9	-1,9	194,8	176,6	5,71	3,71	6,72","0","1","1Â° Ciclo(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3456","1314","419","IM-183","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","180.00","Distribuição com carga","190.00","234","170.00","3","12","","2019-08-07 13:50:57","2019-08-07 16:44:08","2019-08-07 15:17:02","2019-08-07 15:47:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>240 Frascos.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:190.0 / Crit.Min.:170.0 ºC)","2","0.00","0.00","1","12","1","","","6","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","180,0	179,3	182,6	181,6	-1,6	189,7	177,0	3,30	2,01	3,90","0","1","2Â° ciclo(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3457","1314","419","IM-183","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","180.00","Distribuição com carga","190.00","234","170.00","3","12","","2019-08-08 09:00:48","2019-08-08 13:20:05","2019-08-08 10:30:54","2019-08-08 11:00:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>240 Frascos.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:190.0 / Crit.Min.:170.0 ºC)","2","0.00","0.00","1","12","1","","","6","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","180,0	180,1	182,6	177,7	2,3	180,7	172,4	2,78	1,96	3,23","0","1","3Â° Ciclo(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3458","1315","419","EQ-014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","600.00","Distribuição com carga","610.00","235","590.00","2","1","","2019-08-07 09:13:58","2019-08-07 12:05:58","2019-08-07 10:05:58","2019-08-07 12:05:58","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>1 cadinho.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 600.0 / Crit.Máx.:610.0 / Crit.Min.:590.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","9","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","600,0	598,0	597,6	597,6	2,4	597,9	597,3	0,23	0,15	0,73","0","2","EQ-014.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3459","1315","419","EQ-014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","800.00","Distribuição com carga","810.00","235","790.00","2","1","","2019-08-07 12:10:18","2019-08-07 15:07:18","2019-08-07 13:07:18","2019-08-07 15:07:18","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 cadinho.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 800.0 / Crit.Máx.:810.0 / Crit.Min.:790.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","9","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","800,0	802,0	799,4	799,4	0,6	799,6	799,3	0,12	0,10	0,70","0","2","EQ-014(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3460","1315","419","EQ-014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","1000.00","Distribuição com carga","1010.00","235","990.00","2","1","","2019-08-08 08:53:24","2019-08-08 12:52:24","2019-08-08 10:52:24","2019-08-08 12:52:24","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 cadinho.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 1 000.0 / Crit.Máx.:1 010.0 / Crit.Min.:990.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","9","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","1000,0	1003,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	1000,0	0,00	0,00	0,68","0","2","EQ-014(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3461","1316","419","IM-007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.50","Distribuição com carga","39.00","235","36.00","2","11","","2019-08-07 13:16:32","2019-08-07 14:34:32","2019-08-07 14:04:32","2019-08-07 14:34:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>&Aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.5 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","IM-007(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3462","1306","250","VARV 001","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-23 09:00:24","2019-07-23 10:33:24","2019-07-23 09:20:22","2019-07-23 10:20:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Kit envase.jpg","<p>Kit envase: 01 caixa metálica pequena, 03 caixas plásticas, 01 cuba de inox, 02 Caixas de inox grande (cada caixa contendo 01 garrafão Nalgene de 50 L com bastão magnético e garfo conectado e 6 pistões injetores), 01 garrafão Nalgene de 20 L, 01 pacotes com wippers, 08 pinças, 01 parafuso, 01 chave em “L”.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-1-2019 - 03-38 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3463","1306","250","VARV 001","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-23 10:50:00","2019-07-23 12:14:00","2019-07-23 10:59:40","2019-07-23 11:59:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Kit envase.jpg","<p>Kit envase: 01 caixa metálica pequena, 03 caixas plásticas, 01 cuba de inox, 02 Caixas de inox grande (cada caixa contendo 01 garrafão Nalgene de 50 L com bastão magnético e garfo conectado e 6 pistões injetores), 01 garrafão Nalgene de 20 L, 01 pacotes com wippers, 08 pinças, 01 parafuso, 01 chave em “L”.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-1-2019 - 04-02 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3464","1306","250","VARV 001","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-23 12:36:38","2019-07-23 14:09:38","2019-07-23 12:56:06","2019-07-23 13:56:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Kit envase.jpg","<p>Kit envase: 01 caixa metálica pequena, 03 caixas plásticas, 01 cuba de inox, 02 Caixas de inox grande (cada caixa contendo 01 garrafão Nalgene de 50 L com bastão magnético e garfo conectado e 6 pistões injetores), 01 garrafão Nalgene de 20 L, 01 pacotes com wippers, 08 pinças, 01 parafuso, 01 chave em “L”.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-1-2019 - 04-37 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3465","1306","250","VARV 001","13","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-06-25 12:59:00","2019-06-25 14:42:50","2019-06-25 13:53:48","2019-06-25 14:23:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Frascos.jpg","<p>Frascos: 60 bandejas com 100 frascos de 25 mL;</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-1-2019 - 04-59 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3466","1306","250","VARV 001","14","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-06-25 14:50:00","2019-06-25 16:14:20","2019-06-25 15:27:24","2019-06-25 15:57:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Frascos.jpg","<p>Frascos: 60 bandejas com 100 frascos de 25 ml. </p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-5-2019 - 07-55 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3467","1306","250","VARV 001","15","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-06-26 08:30:00","2019-06-26 10:22:30","2019-06-26 09:35:16","2019-06-26 10:05:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Frascos.jpg","<p>Frascos: 60 bandejas com 100 frascos de 25 ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 08-59 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3468","1306","250","VARV 001","16","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-06-27 08:04:00","2019-06-27 09:50:26","2019-06-27 09:03:30","2019-06-27 09:33:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Rolhas.jpg","<p>Rolhas: Prateleira superior - 20 caixas com selos de alum&iacute;nio;</p>
\n<p>Prateleira Inferior - 20 Pacotes com rolhas de borracha.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 09-26 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3469","1306","250","VARV 001","17","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-06-27 09:55:00","2019-06-27 11:10:26","2019-06-27 10:24:32","2019-06-27 10:54:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Rolhas.jpg","<p>Rolhas: Prateleira superior - 20 caixas com selos de alum&iacute;nio;</p>
\n<p>Prateleira Inferior - 20 Pacotes com rolhas de borracha.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 10-13 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3470","1306","250","VARV 001","18","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-06-27 11:14:00","2019-06-27 12:25:34","2019-06-27 11:40:20","2019-06-27 12:10:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Rolhas.jpg","<p>Rolhas: Prateleira superior - 20 caixas com selos de alum&iacute;nio;</p>
\n<p>Prateleira Inferior - 20 Pacotes com rolhas de borracha.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 10-22 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3471","1306","250","VARV 001","19","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-06-27 14:17:00","2019-06-27 15:43:30","2019-06-27 14:59:00","2019-06-27 15:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Uniformes envase.jpg","<p>Uniforme envase: 30 uniformes completos para envase, 50 uniformes di&aacute;rios, 15 toucas, 15 mascaras, 15 pacotes com wippers.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 10-32 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3472","1306","250","VARV 001","20","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-07-01 09:38:00","2019-07-01 11:14:38","2019-07-01 10:28:56","2019-07-01 10:58:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Uniformes envase.jpg","<p>Uniforme envase: 30 uniformes completos para envase, 50 uniformes di&aacute;rios, 15 toucas, 15 mascaras, 15 pacotes com wippers.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 11-21 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3473","1306","250","VARV 001","21","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-07-01 11:24:00","2019-07-01 12:36:26","2019-07-01 11:51:36","2019-07-01 12:21:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Uniformes envase(1).jpg","<p>Uniforme envase: 30 uniformes completos para envase, 50 uniformes diários, 15 toucas, 15 mascaras, 15 pacotes com wippers.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 11-34 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3474","1306","250","VARV 001","22","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-01 13:27:00","2019-07-01 14:37:52","2019-07-01 13:54:32","2019-07-01 14:24:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Filtros(1).jpg","<p>Filtros: 02 filtros de 0.45, 01 filtros de 0.22, 02 filtros de 0.2-01, 01 pisset de 20L.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 11-48 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3475","1306","250","VARV 001","23","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-01 14:45:00","2019-07-01 15:48:14","2019-07-01 15:05:18","2019-07-01 15:35:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Filtros.jpg","<p>Filtros: 02 filtros de 0.45, 01 filtros de 0.22, 02 filtros de 0.2-01, 01 pisset de 20L.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 12-17 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3476","1306","250","VARV 001","24","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-07-02 08:30:00","2019-07-02 09:59:46","2019-07-02 09:15:52","2019-07-02 09:45:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Filtros.jpg","<p>Filtros: 02 filtros de 0.45, 01 filtros de 0.22, 02 filtros de 0.2-01, 01 pisset de 20L.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 12-25 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3477","1306","250","VARV 001","25","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-02 10:46:00","2019-07-02 12:25:06","2019-07-02 11:17:32","2019-07-02 12:17:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Nalgene.jpg","<p>Nalgene: 05 garraf&otilde;es de Nalgene de 50 litros.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 09-31 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3478","1306","250","VARV 001","26","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-02 12:34:00","2019-07-02 14:10:36","2019-07-02 13:01:48","2019-07-02 14:01:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Nalgene.jpg","<p>Nalgene: 05 garraf&otilde;es de Nalgene de 50 litros.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 09-42 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3479","1306","250","VARV 001","27","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-02 14:19:58","2019-07-02 15:54:18","2019-07-02 14:47:04","2019-07-02 15:47:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Nalgene.jpg","<p>Nalgene: 05 garraf&otilde;es de Nalgene de 50 litros.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 09-53 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3480","1306","250","VARV 001","28","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-18 11:47:00","2019-07-18 14:12:08","2019-07-18 13:28:40","2019-07-18 13:58:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Hidroxido.jpg","<p>Hidr&oacute;xido de alum&iacute;nio: 36 frascos de 1 L com 500 mL de hidr&oacute;xido de alum&iacute;nio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 10-35 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3481","1306","250","VARV 001","29","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-07-19 07:59:12","2019-07-19 10:47:06","2019-07-19 09:31:54","2019-07-19 10:01:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Hidroxido.jpg","<p>Hidr&oacute;xido de alum&iacute;nio: 36 frascos de 1 L com 500 mL de hidr&oacute;xido de alum&iacute;nio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 10-53 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3482","1306","250","VARV 001","30","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-07-19 11:04:00","2019-07-19 13:19:26","2019-07-19 12:14:16","2019-07-19 12:44:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Hidroxido.jpg","<p>Hidr&oacute;xido de alum&iacute;nio: 36 frascos de 1 L com 500 mL de hidr&oacute;xido de alum&iacute;nio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 11-04 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3483","1306","250","VARV 001","31","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-07-24 08:04:00","2019-07-24 09:32:08","2019-07-24 08:43:48","2019-07-24 09:13:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vidraria.jpg","<p>Vidraria: 2 frascos Becker de 2 litros, 2 frascos Becker de 1 litro, 2 frascos Becker de 300 mL, 2 frascos Becker de 150 mL, 3 cabeças de coleta, 2 caixas de ponteiras 250uL, 1 caixa de ponteiras 10uL, 6 dispensadores, 2 frascos Erlenmeyer de 1L, 6 frascos Gibco 2L, 1 frasco de vidro de 20 litros, 1 frasco de vidro de 4 litros, 8 frascos spinner de 2 litros, 2 frascos spinner de 1 litro, 6 garrafas de transferência, 2 mangueiras de biorreator, 3 mangueiras para MilliQ, 6 mangueiras de transferência BAG, 2 provetas de 500 mL, 2 provetas de 250 mL, 2 provetas de 100 mL, 18 wippers embalados individualmente, 3 frascos Gibco de 1L, 8 frascos Gibco de 500 mL, 5 frascos Gibco de 100 mL, 2 barquinhas, 1 Vidro com eppendorf.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 11-54 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3484","1306","250","VARV 001","32","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-07-24 09:40:00","2019-07-24 10:55:38","2019-07-24 10:08:30","2019-07-24 10:38:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vidraria.jpg","<p>Vidraria: 2 frascos Becker de 2 litros, 2 frascos Becker de 1 litro, 2 frascos Becker de 300 mL, 2 frascos Becker de 150 mL, 3 cabeças de coleta, 2 caixas de ponteiras 250uL, 1 caixa de ponteiras 10uL, 6 dispensadores, 2 frascos Erlenmeyer de 1L, 6 frascos Gibco 2L, 1 frasco de vidro de 20 litros, 1 frasco de vidro de 4 litros, 8 frascos spinner de 2 litros, 2 frascos spinner de 1 litro, 6 garrafas de transferência, 2 mangueiras de biorreator, 3 mangueiras para MilliQ, 6 mangueiras de transferência BAG, 2 provetas de 500 mL, 2 provetas de 250 mL, 2 provetas de 100 mL, 18 wippers embalados individualmente, 3 frascos Gibco de 1L, 8 frascos Gibco de 500 mL, 5 frascos Gibco de 100 mL, 2 barquinhas, 1 Vidro com eppendorf.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 12-09 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3486","1323","250","CQ 249","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","2","11","","2019-08-01 10:52:00","2019-08-02 12:51:59","2019-08-01 11:51:59","2019-08-02 11:51:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 249_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-2-2019 - 02-35 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3485","1306","250","VARV 001","33","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-07-24 11:05:00","2019-07-24 12:17:00","2019-07-24 11:31:04","2019-07-24 12:01:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vidraria.jpg","<p>Vidraria: 2 frascos Becker de 2 litros, 2 frascos Becker de 1 litro, 2 frascos Becker de 300 mL, 2 frascos Becker de 150 mL, 3 cabeças de coleta, 2 caixas de ponteiras 250uL, 1 caixa de ponteiras 10uL, 6 dispensadores, 2 frascos Erlenmeyer de 1L, 6 frascos Gibco 2L, 1 frasco de vidro de 20 litros, 1 frasco de vidro de 4 litros, 8 frascos spinner de 2 litros, 2 frascos spinner de 1 litro, 6 garrafas de transferência, 2 mangueiras de biorreator, 3 mangueiras para MilliQ, 6 mangueiras de transferência BAG, 2 provetas de 500 mL, 2 provetas de 250 mL, 2 provetas de 100 mL, 18 wippers embalados individualmente, 3 frascos Gibco de 1L, 8 frascos Gibco de 500 mL, 5 frascos Gibco de 100 mL, 2 barquinhas, 1 Vidro com eppendorf.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-7-2019 - 12-22 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3487","1323","250","CQ 249","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","11","","2019-08-02 14:26:00","2019-08-03 15:25:46","2019-08-02 15:25:46","2019-08-03 15:25:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 249_Carga.jpg","<p>Amostras para ensaio e ret&eacute;m.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-5-2019 - 11-01 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3488","1323","250","CQ 249","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","11","","2019-08-05 11:09:00","2019-08-05 11:23:39","2019-08-05 11:12:00","2019-08-05 11:21:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-5-2019 - 11-31 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3489","1323","250","CQ 249","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","2","11","","2019-08-05 11:39:00","2019-08-05 12:41:49","2019-08-05 11:41:49","2019-08-05 12:41:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-5-2019 - 12-46 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3490","1312","250","CQ 241","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","34.60","Distribuição sem carga","35.00","233","30.00","2","12","","2019-08-05 13:10:00","2019-08-06 13:14:39","2019-08-05 13:14:39","2019-08-06 13:14:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 241_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 34.6 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-6-2019 - 02-49 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3491","1312","250","CQ 241","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","34.60","Distribuição com carga","35.00","233","30.00","2","12","","2019-08-06 14:16:00","2019-08-07 14:49:32","2019-08-06 14:49:32","2019-08-07 14:49:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 241_Carga.jpg","<p>Amostras para ensaio.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 34.6 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-8-2019 - 10-23 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3492","1312","250","CQ 241","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","34.60","Distribuição sem carga","35.00","233","30.00","1","12","","2019-08-08 10:27:22","2019-08-08 10:47:47","2019-08-08 10:31:00","2019-08-08 10:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-8-2019 - 10-52 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3493","1312","250","CQ 241","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","34.60","Distribuição sem carga","35.00","233","30.00","2","12","","2019-08-08 10:57:00","2019-08-08 12:00:11","2019-08-08 11:00:11","2019-08-08 12:00:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-8-2019 - 12-04 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3494","1320","1535","EQ 006 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","189","36.00","2","12","","2019-08-08 11:13:19","2019-08-08 15:34:19","2019-08-08 13:29:19","2019-08-08 15:29:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","37,0	36,4	36,9	37,1	-0,1	37,3	36,8	0,16	0,09	0,42","0","1","ESTUDO 02 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3495","1325","1535","EQ 120 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","42.20","189","41.80","1","11","","2019-08-01 10:33:15","2019-08-02 09:55:15","2019-08-02 07:49:15","2019-08-02 09:49:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:42.2 / Crit.Min.:41.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","41,6	41,6	42,0	42,0	-0,4	42,3	41,8	0,11	0,08	0,39","0","1","ESTUDO 02 HORAS(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3496","1326","1535","EQ 005 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","202","34.50","1","10","","2019-07-29 16:36:04","2019-07-30 09:12:04","2019-07-30 07:11:04","2019-07-30 09:11:04","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Tubos, placas e frascos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","35,0	35,0	35,2	35,3	-0,3	35,9	34,8	0,26	0,16	0,48","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3497","1322","1535","EQ 007 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","189","42.00","2","12","","2019-08-12 09:24:50","2019-08-12 13:59:50","2019-08-12 11:55:50","2019-08-12 13:55:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","43,0	42,2	43,0	42,8	0,2	43,4	42,3	0,28	0,12	0,49","0","1","ESTUDO 02 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3498","1321","1535","EQ 001 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","202","34.00","1","11","","2019-08-12 08:24:41","2019-08-12 10:50:41","2019-08-12 08:45:41","2019-08-12 10:45:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Frascos de água para análise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	35,0	35,2	34,6	0,4	35,7	33,3	0,36	0,53	0,56","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3500","1318","176","185812","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-17.00","296","-23.00","1","5","","2019-08-08 09:01:00","2019-08-08 23:30:00","2019-08-08 20:00:00","2019-08-08 22:00:00","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto superior.jpg","<p>47 Cartelas de comprimido Nimesulida.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-17.0 / Crit.Min.:-23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Vazio(8).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3499","1324","1535","EQ 005 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","202","160.00","2","12","","2019-08-13 08:30:11","2019-08-13 13:34:11","2019-08-13 11:30:11","2019-08-13 13:30:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Material para esterilização.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","170,0	170,2	175,4	170,2	-0,2	173,9	166,2	2,19	0,20	2,65","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3501","1327","2239","UMR-CMR0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-13 08:48:59","2019-08-14 08:55:30","2019-08-14 00:54:01","2019-08-14 08:54:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Controle de hematologia, Reagentes de fenotipagem, Amostras de doadores, Amostras para doação de medula.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,0	4,2	4,4	-0,4	6,2	2,0	0,61	1,24	0,81","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3502","1327","2239","UMR-CMR0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-14 08:59:31","2019-08-14 09:20:32","2019-08-14 09:03:31","2019-08-14 09:16:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3503","1327","2239","UMR-CMR0020","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-14 09:24:32","2019-08-14 09:39:33","2019-08-14 09:26:32","2019-08-14 09:28:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3504","1328","2239","UMR-CMR0025","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-13 17:07:18","2019-08-14 10:38:18","2019-08-14 02:37:18","2019-08-14 10:37:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,5	4,3	4,0	4,3	0,2	6,1	1,4	0,85	1,37	1,07","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3505","1328","2239","UMR-CMR0025","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-14 10:42:18","2019-08-14 11:00:18","2019-08-14 10:46:18","2019-08-14 10:58:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3506","1328","2239","UMR-CMR0025","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-14 11:04:18","2019-08-14 11:19:18","2019-08-14 11:08:18","2019-08-14 11:16:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3507","1329","250","CQ 262","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","250.00","Distribuição sem carga","265.00","233","235.00","2","12","","2019-08-12 13:05:00","2019-08-12 14:32:41","2019-08-12 13:40:03","2019-08-12 14:20:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 262_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 250.0 / Crit.Máx.:265.0 / Crit.Min.:235.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","4","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-12-2019 - 02-41 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3508","1329","250","CQ 262","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","250.00","Distribuição sem carga","265.00","233","235.00","2","12","","2019-08-12 14:36:00","2019-08-12 16:01:55","2019-08-12 15:01:40","2019-08-12 15:41:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 262_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 250.0 / Crit.Máx.:265.0 / Crit.Min.:235.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","4","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-13-2019 - 09-25 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3509","1329","250","CQ 262","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","250.00","Distribuição sem carga","265.00","233","235.00","2","12","","2019-08-13 09:22:00","2019-08-13 11:07:57","2019-08-13 09:56:18","2019-08-13 10:36:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 262_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 250.0 / Crit.Máx.:265.0 / Crit.Min.:235.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","4","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-13-2019 - 02-06 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3510","1329","250","CQ 262","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","250.00","Distribuição com carga","265.00","233","235.00","1","12","","2019-08-13 14:01:00","2019-08-13 16:39:30","2019-08-13 14:45:01","2019-08-13 15:25:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 262_Carga.jpg","<p>165 tubos de ensaio de 5ml, 30 frascos de 100ml, 15 frascos de 20ml.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 250.0 / Crit.Máx.:265.0 / Crit.Min.:235.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","4","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-14-2019 - 09-51 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3511","1329","250","CQ 262","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","250.00","Distribuição com carga","265.00","233","235.00","1","12","","2019-08-14 09:22:00","2019-08-14 11:32:15","2019-08-14 10:08:19","2019-08-14 10:48:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 262_Carga.jpg","<p>165 tubos de ensaio de 5ml, 30 frascos de 100ml, 15 frascos de 20ml.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 250.0 / Crit.Máx.:265.0 / Crit.Min.:235.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","4","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-14-2019 - 12-54 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3512","1329","250","CQ 262","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","250.00","Distribuição com carga","265.00","233","235.00","1","12","","2019-08-14 12:08:00","2019-08-14 13:59:08","2019-08-14 12:48:55","2019-08-14 13:28:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 262_Carga.jpg","<p>165 tubos de ensaio de 5ml, 30 frascos de 100ml, 15 frascos de 20ml.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 250.0 / Crit.Máx.:265.0 / Crit.Min.:235.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","4","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-14-2019 - 02-12 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3513","388","497","CR 1577","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição sem carga","25.00","241","20.00","2","11","","2019-08-05 13:26:00","2019-08-05 13:50:00","2019-08-05 13:30:00","2019-08-05 13:49:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","QUEDA DE ENERGIA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3514","389","497","CR-1900","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","241","30.00","1","11","","2019-08-05 11:26:00","2019-08-05 12:25:00","2019-08-05 11:31:00","2019-08-05 12:08:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","AB DE PORTA(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3515","389","497","CR-1900","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","241","30.00","2","11","","2019-08-05 12:30:00","2019-08-05 12:59:00","2019-08-05 12:35:02","2019-08-05 12:58:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","QUEDA DE ENERGIA(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3516","1319","176","173087","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-17.00","296","-23.00","1","5","","2019-08-08 09:01:00","2019-08-08 11:20:00","2019-08-08 09:02:00","2019-08-08 11:20:00","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Superior(2).jpg","<p>47 Cartelas de comprimidos Nimesulida.</p>","2 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-17.0 / Crit.Min.:-23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","re173087 vazio(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3517","1319","176","173087","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","6","","2019-08-08 09:01:00","2019-08-08 11:20:00","2019-08-08 09:02:00","2019-08-08 11:20:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","inferior (2).jpg","<p>47 Cartelas de comprimidos Nimesulida.</p>","2 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","re173087 vazio(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3521","1330","2239","UMR-CMR0018","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-08-13 09:46:23","2019-08-14 09:06:08","2019-08-14 00:58:02","2019-08-14 08:58:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	3,9	4,8	4,9	-0,9	6,6	2,4	0,91	1,22	1,13","0","1","0018.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3522","1330","2239","UMR-CMR0018","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-08-14 09:09:54","2019-08-14 09:37:58","2019-08-14 09:14:55","2019-08-14 09:23:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0018(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3523","1330","2239","UMR-CMR0018","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-08-14 09:47:02","2019-08-14 10:15:06","2019-08-14 09:51:02","2019-08-14 10:02:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0018(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3524","1331","2239","UMR-CMR0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-08-13 17:52:49","2019-08-14 08:58:49","2019-08-14 00:58:49","2019-08-14 08:58:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,2	5,5	5,7	-0,7	7,2	2,5	1,01	1,54	1,24","0","1","0028.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3525","1331","2239","UMR-CMR0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-08-14 09:07:42","2019-08-14 09:22:42","2019-08-14 09:12:42","2019-08-14 09:20:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0028(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3526","1331","2239","UMR-CMR0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-08-14 09:44:26","2019-08-14 10:15:26","2019-08-14 09:49:26","2019-08-14 10:08:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0028(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3527","1332","3676","TICH0031","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","12","","2019-08-06 09:05:00","2019-08-06 10:10:00","2019-08-06 09:28:00","2019-08-06 10:04:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","VAZIO.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3528","1332","3676","TICH0031","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-08-06 12:52:00","2019-08-06 14:00:00","2019-08-06 13:00:00","2019-08-06 13:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>Frascos com água.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","1Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3529","1332","3676","TICH0031","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-08-06 14:15:00","2019-08-06 15:30:00","2019-08-06 14:23:00","2019-08-06 15:13:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>Frascos com água.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","2Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3530","1332","3676","TICH0031","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-08-06 15:32:00","2019-08-06 16:40:00","2019-08-06 15:35:00","2019-08-06 16:25:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>Frascos com água.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","3Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3531","1333","1535","EQ 013 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","202","35.00","1","11","","2019-07-29 10:00:31","2019-07-29 15:02:31","2019-07-29 13:01:31","2019-07-29 15:01:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para análise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	35,0	36,6	36,2	-1,2	37,1	35,3	0,48	0,08	0,67","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3532","1334","1535","EQ 011 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","38.00","Distribuição com carga","37.00","202","33.00","2","12","","2019-07-29 10:00:15","2019-07-29 14:25:15","2019-07-29 12:24:15","2019-07-29 14:24:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para análise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 38.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","38,0	38,0	37,3	35,2	2,8	36,6	33,4	0,92	0,08	1,13","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3533","1335","2239","UMR-CAM005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-08-14 11:56:43","2019-08-15 09:12:04","2019-08-15 01:11:33","2019-08-15 09:11:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de plaquetas não liberado.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.5 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","21,5	22,0	22,3	22,3	-0,8	23,5	20,8	0,68	0,78	0,88","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3534","1335","2239","UMR-CAM005","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-08-15 09:16:04","2019-08-15 09:32:05","2019-08-15 09:20:05","2019-08-15 09:31:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3535","1335","2239","UMR-CAM005","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-08-15 09:36:05","2019-08-15 10:01:07","2019-08-15 09:40:06","2019-08-15 09:52:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3536","1336","2239","UMR-CMR0023","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-15 10:32:52","2019-08-16 09:00:20","2019-08-16 00:59:49","2019-08-16 08:59:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Amostras receptor.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,8	3,8	4,2	4,1	-0,3	5,9	2,5	0,56	0,97	0,75","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3537","1336","2239","UMR-CMR0023","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-16 09:04:20","2019-08-16 09:23:21","2019-08-16 09:08:20","2019-08-16 09:19:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3538","1336","2239","UMR-CMR0023","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-16 09:27:22","2019-08-16 09:41:23","2019-08-16 09:31:22","2019-08-16 09:38:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3539","1009","497","CR-1847","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-25.00","Distribuição sem carga","-20.00","281","-30.00","2","3","","2019-01-17 10:58:11","2019-01-18 10:58:18","2019-01-17 10:58:18","2019-01-18 10:58:18","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio 1847(1).jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-25,0	-24,4	-24,5	-24,4	-0,6	-23,4	-25,5	0,85	0,36	1,22","1","1","Sheetjan-21-2019 - 09-11 AM(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3540","1009","497","CR-1847","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-30.00","2","3","","2019-01-18 14:11:54","2019-01-19 14:12:04","2019-01-18 14:12:04","2019-01-19 14:12:04","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 1847.jpg","<p>Reagentes diversos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-25,0	-24,0	-23,6	-24,3	-0,7	-23,1	-25,3	0,99	0,31	1,34","1","1","Sheetjan-21-2019 - 08-52 AM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3541","1009","497","CR-1847","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-30.00","2","3","","2019-08-09 10:05:00","2019-08-10 10:16:00","2019-08-09 10:16:00","2019-08-10 10:16:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 1847.jpg","<p>Reagentes diversos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-25,0	-24,4	-25,6	-26,6	1,6	-24,5	-28,7	1,56	0,75	1,96","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3542","1009","497","CR-1847","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-30.00","1","3","","2019-08-12 10:12:00","2019-08-12 10:38:00","2019-08-12 10:13:00","2019-08-12 10:30:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","2","2","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3543","1009","497","CR-1847","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-30.00","1","3","","2019-11-25 12:30:34","2019-11-25 12:51:58","2019-11-25 12:33:14","2019-11-25 12:51:58","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","2","3","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(13).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3544","1338","2239","UMR-CMR0013","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-14 17:48:29","2019-08-15 11:28:29","2019-08-15 03:27:29","2019-08-15 11:27:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias sem sorologia.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,0	5,1	3,5	0,5	6,7	-0,3	1,86	1,25	2,19","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3545","1338","2239","UMR-CMR0013","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-15 11:32:29","2019-08-15 12:15:29","2019-08-15 11:40:29","2019-08-15 12:14:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3546","1338","2239","UMR-CMR0013","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-15 12:29:29","2019-08-15 12:43:29","2019-08-15 12:30:29","2019-08-15 12:42:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3547","1339","2239","UMR-CMR0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-16 16:23:46","2019-08-17 09:13:46","2019-08-17 01:12:46","2019-08-17 09:12:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montadacom carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,2	3,3	3,4	0,6	5,5	0,6	1,19	0,89	1,43","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3548","1339","2239","UMR-CMR0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-17 09:17:46","2019-08-17 09:47:46","2019-08-17 09:23:46","2019-08-17 09:45:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3549","1339","2239","UMR-CMR0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-17 09:52:46","2019-08-17 10:06:46","2019-08-17 09:58:46","2019-08-17 10:04:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3550","1337","1535","EQ 003 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","24.30","Distribuição com carga","27.00","202","23.00","2","12","","2019-08-16 10:32:22","2019-08-16 14:44:22","2019-08-16 12:43:22","2019-08-16 14:43:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para an&aacute;lise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 24.3 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","24,3	24,7	25,2	24,4	-0,1	25,0	23,5	0,34	0,17	0,54","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3551","1340","2239","UMR-CMR0027","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-15 16:08:27","2019-08-16 10:38:27","2019-08-16 02:37:27","2019-08-16 10:37:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,0	4,3	4,4	-0,4	5,6	2,2	0,80	1,11	1,00","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3552","1340","2239","UMR-CMR0027","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-16 10:42:27","2019-08-16 11:03:27","2019-08-16 10:46:27","2019-08-16 10:59:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3553","1340","2239","UMR-CMR0027","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-16 11:07:27","2019-08-16 11:23:27","2019-08-16 11:11:27","2019-08-16 11:21:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3554","1341","2239","UMR-CMR0026","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-08-14 13:39:48","2019-08-15 09:08:28","2019-08-15 01:01:22","2019-08-15 09:01:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,1	5,5	6,0	-1,0	7,3	2,8	1,18	1,29	1,42","0","1","0026.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3555","1341","2239","UMR-CMR0026","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-08-15 09:13:57","2019-08-15 09:28:58","2019-08-15 09:18:57","2019-08-15 09:25:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0026(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3556","1341","2239","UMR-CMR0026","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-08-15 09:35:38","2019-08-15 10:14:43","2019-08-15 09:39:38","2019-08-15 09:54:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0026(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3557","1342","2239","UMR-CMR0029","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-08-14 17:49:19","2019-08-15 09:01:19","2019-08-15 01:01:19","2019-08-15 09:01:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,1	4,8	5,2	-0,2	6,7	2,7	0,92	1,20	1,14","0","1","0029.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3558","1342","2239","UMR-CMR0029","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-08-15 09:12:39","2019-08-15 09:26:39","2019-08-15 09:17:39","2019-08-15 09:24:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0029(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3559","1342","2239","UMR-CMR0029","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-08-15 09:37:11","2019-08-15 10:14:11","2019-08-15 09:41:11","2019-08-15 09:58:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0029(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3560","1343","2239","UMR-CMR0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-08-15 11:58:00","2019-08-16 09:10:50","2019-08-16 01:07:48","2019-08-16 09:07:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 homogeneizadores com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","22,0	22,0	22,0	22,5	-0,5	23,0	22,1	0,32	0,14	0,53","0","1","0016.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3561","1343","2239","UMR-CMR0016","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-08-16 09:17:18","2019-08-16 09:32:31","2019-08-16 09:22:18","2019-08-16 09:29:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0016(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3562","1343","2239","UMR-CMR0016","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-08-16 09:35:36","2019-08-16 09:54:39","2019-08-16 09:39:36","2019-08-16 09:41:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0016(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3563","1344","2239","UMR-CMR0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-08-15 16:46:19","2019-08-16 09:08:19","2019-08-16 01:07:19","2019-08-16 09:07:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	21,8	22,7	21,9	0,1	23,0	20,5	0,55	0,76	0,74","0","1","0017.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3564","1344","2239","UMR-CMR0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-08-16 09:15:59","2019-08-16 09:29:58","2019-08-16 09:19:58","2019-08-16 09:27:58","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0017(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3565","1344","2239","UMR-CMR0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-08-16 09:33:53","2019-08-16 10:17:53","2019-08-16 09:37:53","2019-08-16 10:10:53","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0017(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3566","1345","2239","UMR-CMR0019","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-16 12:01:33","2019-08-17 09:12:19","2019-08-17 01:10:16","2019-08-17 09:10:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,6	5,0	4,6	-0,1	6,0	2,4	0,81	1,02	1,01","0","1","0019.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3567","1345","2239","UMR-CMR0019","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-17 09:16:18","2019-08-17 09:40:22","2019-08-17 09:22:19","2019-08-17 09:30:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0019(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3568","1345","2239","UMR-CMR0019","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-17 09:55:49","2019-08-17 10:18:53","2019-08-17 09:59:50","2019-08-17 10:13:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0019(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3569","1346","2239","UMR-FRE008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-08-16 16:38:52","2019-08-17 10:35:52","2019-08-17 02:35:52","2019-08-17 10:35:52","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-40,0	-39,0	-37,2	-37,6	-2,4	-35,0	-41,0	1,71	0,67	2,11","0","1","008.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3570","1346","2239","UMR-FRE008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-08-17 10:38:20","2019-08-17 10:52:20","2019-08-17 10:45:20","2019-08-17 10:51:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","008(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3571","1346","2239","UMR-FRE008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-08-17 10:53:01","2019-08-17 11:59:01","2019-08-17 10:58:01","2019-08-17 11:58:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","008(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3572","1318","176","185812","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","6","","2019-08-08 09:01:00","2019-08-08 23:30:00","2019-08-08 20:00:00","2019-08-08 22:00:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto inferior.jpg","<p>47 Cartelas de comprimido Nimesulida.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","8","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Vazio(9).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3573","998","497","CR-1685","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","61.00","256","59.00","1","12","","2019-08-14 10:22:00","2019-08-15 11:54:00","2019-08-14 11:54:00","2019-08-15 11:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Bioindicador.</p>\n<p></p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:61.0 / Crit.Min.:59.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","60,0	60,0	59,3	60,9	-0,9	61,4	60,5	0,30	0,07	0,51","1","1","VAZIO(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3574","998","497","CR-1685","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","61.00","256","59.00","1","12","","2019-08-15 11:57:00","2019-08-15 12:26:00","2019-08-15 11:59:00","2019-08-15 12:26:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","AB DE PORTA(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3575","998","497","CR-1685","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","61.00","256","59.00","1","12","","2019-11-07 11:37:43","2019-11-07 11:54:00","2019-11-07 11:40:04","2019-11-07 11:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3576","1348","3838","703106","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","296","28.00","2","11","","2019-07-19 10:05:46","2019-07-20 13:45:08","2019-07-19 11:30:32","2019-07-20 11:30:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio(1).jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","30,0	30,2	39,9	30,9	-0,9	31,2	30,3	0,23	0,14	0,46","0","1","Vazio 0703106(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3578","1349","2239","UMR-CMR0024","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-17 21:50:20","2019-08-18 13:42:20","2019-08-18 05:43:20","2019-08-18 13:43:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Reagentes Imunohematologia.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	4,5	4,4	-0,4	6,2	1,9	0,74	1,29	0,94","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3577","1348","3838","703106","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","296","28.00","2","11","","2019-07-22 10:02:43","2019-07-23 16:01:42","2019-07-22 11:00:48","2019-07-23 16:00:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>47 Cartelas de comprimidos Nimesulida</p>","28 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","30,0	30,2	31,2	31,1	-1,1	31,6	30,5	0,30	0,12	0,52","0","1","Carga tem.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3913","1489","250","CQ 526","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-75.00","Distribuição sem carga","-50.00","233","-90.00","2","12","","2019-09-09 11:04:00","2019-09-11 11:03:00","2019-09-10 11:04:00","2019-09-11 11:03:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -75.0 / Crit.Máx.:-50.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-11-2019 - 02-58 PM(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3579","1349","2239","UMR-CMR0024","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-18 13:46:20","2019-08-18 14:05:20","2019-08-18 13:50:20","2019-08-18 14:01:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3580","1349","2239","UMR-CMR0024","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-18 14:10:20","2019-08-18 14:23:20","2019-08-18 14:17:20","2019-08-18 14:22:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3581","1350","2239","UMR-FRE0011","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-78.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","1","12","","2019-08-17 17:16:13","2019-08-17 20:44:27","2019-08-17 19:04:20","2019-08-17 20:34:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: -78.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-78,0	-76,7	-73,0	-74,0	-4,0	-73,3	-75,0	0,45	0,24	0,64","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3582","1351","2239","UMR-FRE009","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-18 13:14:13","2019-08-19 09:44:28","2019-08-19 01:43:59","2019-08-19 09:43:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma e Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-28,0	-26,7	-27,6	-27,6	-0,4	-25,0	-29,4	0,84	1,27	1,21","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3583","1351","2239","UMR-FRE009","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-19 09:48:28","2019-08-19 10:10:30","2019-08-19 09:55:29","2019-08-19 10:07:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3584","1351","2239","UMR-FRE009","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-08-19 10:14:30","2019-08-19 11:05:34","2019-08-19 10:18:31","2019-08-19 10:55:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3585","1352","2239","UMR-FRE0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-17 12:12:07","2019-08-17 20:12:07","2019-08-17 12:12:07","2019-08-17 20:12:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-27,5	-27,8	-27,1	-2,9	-21,6	-31,3	2,05	2,76	2,47","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3586","1352","2239","UMR-FRE0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-17 20:14:07","2019-08-17 20:36:07","2019-08-17 20:17:07","2019-08-17 20:31:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3587","1352","2239","UMR-FRE0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-08-17 20:40:07","2019-08-17 21:09:07","2019-08-17 20:43:07","2019-08-17 21:01:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3588","1353","2239","UMR-FRE0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-18 15:05:29","2019-08-19 09:44:29","2019-08-19 01:43:29","2019-08-19 09:43:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma e Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -29.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-29,0	-27,6	-28,7	-28,3	-0,7	-26,2	-30,1	0,82	0,92	1,21","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3589","1353","2239","UMR-FRE0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-08-19 09:48:29","2019-08-19 10:10:29","2019-08-19 09:55:29","2019-08-19 10:07:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3590","1353","2239","UMR-FRE0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-08-19 10:14:29","2019-08-19 11:20:29","2019-08-19 10:18:29","2019-08-19 11:18:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3591","1348","3838","703106","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","75.00","Distribuição sem carga","80.00","296","70.00","1","6","","2019-07-19 10:05:46","2019-07-20 13:45:08","2019-07-19 11:30:32","2019-07-20 11:30:59","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:70.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","13","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","75,0	72,0	70,7	72,0	3,0	74,4	70,5	1,46	0,95	1,74","0","1","vazio umi 0703106(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3592","1354","2239","UMR-FRE0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-17 10:42:41","2019-08-17 18:56:46","2019-08-17 10:55:43","2019-08-17 18:55:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-29,5	-30,7	-30,2	0,2	-28,8	-31,5	0,61	0,86	1,00","0","1","0013.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3593","1354","2239","UMR-FRE0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-17 19:01:12","2019-08-17 19:14:14","2019-08-17 19:05:13","2019-08-17 19:12:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3594","1354","2239","UMR-FRE0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-17 19:17:16","2019-08-17 20:25:27","2019-08-17 19:23:17","2019-08-17 20:23:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3595","1355","2239","UMR-FRE0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-08-18 23:00:22","2019-08-19 09:48:22","2019-08-19 01:48:22","2019-08-19 09:48:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox e Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-40,0	-38,0	-27,6	-27,8	-12,2	-23,5	-30,7	2,49	0,17	2,99","0","1","0015.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3596","1355","2239","UMR-FRE0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-08-19 10:04:48","2019-08-19 10:20:48","2019-08-19 10:10:48","2019-08-19 10:18:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0015(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3597","1355","2239","UMR-FRE0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-08-19 10:24:53","2019-08-19 11:36:53","2019-08-19 10:30:53","2019-08-19 11:30:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0015(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3598","1356","2239","UMR-FRE0019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","11","","2019-08-17 12:18:43","2019-08-17 20:42:43","2019-08-17 12:42:43","2019-08-17 20:42:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-80,0	-78,6	-74,4	-74,3	-5,7	-70,8	-77,8	1,46	0,84	1,87","0","1","0019.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3599","1356","2239","UMR-FRE0019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","2","11","","2019-08-17 20:44:44","2019-08-17 21:01:44","2019-08-17 20:50:44","2019-08-17 20:57:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0019(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3600","1356","2239","UMR-FRE0019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","11","","2019-08-17 21:06:14","2019-08-17 22:06:14","2019-08-17 21:11:14","2019-08-17 22:03:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0019(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3601","1357","2239","UMR-FRE0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-18 23:00:08","2019-08-19 09:49:38","2019-08-19 01:47:31","2019-08-19 09:47:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-28,9	-30,2	-29,1	-0,9	-27,6	-30,3	0,63	0,76	1,02","0","1","0020.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3602","1357","2239","UMR-FRE0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-08-19 09:55:27","2019-08-19 10:16:30","2019-08-19 10:04:28","2019-08-19 10:13:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0020(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3603","1357","2239","UMR-FRE0020","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-19 10:25:51","2019-08-19 11:11:58","2019-08-19 10:30:52","2019-08-19 11:00:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0020(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3604","1358","2239","CNT-CMR0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-19 15:51:27","2019-08-20 08:56:52","2019-08-20 00:54:41","2019-08-20 08:54:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,6	5,1	5,0	4,5	0,1	6,1	1,9	0,84	1,21	1,04","0","1","0013.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3605","1358","2239","CNT-CMR0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-20 09:03:42","2019-08-20 09:30:47","2019-08-20 09:07:43","2019-08-20 09:22:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3606","1358","2239","CNT-CMR0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-20 09:33:12","2019-08-20 10:15:19","2019-08-20 09:38:13","2019-08-20 09:58:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3607","1359","2239","CNT-CMR009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","11","","2019-08-19 16:11:57","2019-08-20 08:54:57","2019-08-20 00:54:57","2019-08-20 08:54:57","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,0	4,3	5,0	-1,0	6,1	3,2	0,67	0,66	0,86","0","1","009.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3608","1359","2239","CNT-CMR009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","11","","2019-08-20 09:02:18","2019-08-20 09:16:18","2019-08-20 09:06:18","2019-08-20 09:13:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","009(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3609","1359","2239","CNT-CMR009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-08-20 09:27:37","2019-08-20 09:54:37","2019-08-20 09:32:37","2019-08-20 09:46:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","009(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3610","1360","2239","CNT-FRE004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-08-20 21:36:07","2019-08-21 09:40:07","2019-08-21 01:40:07","2019-08-21 09:40:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,3	-28,3	-28,7	-1,3	-26,7	-31,1	0,82	1,25	1,24","0","1","004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3611","1360","2239","CNT-FRE004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-08-21 09:47:15","2019-08-21 10:17:15","2019-08-21 09:55:15","2019-08-21 10:05:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3612","1360","2239","CNT-FRE004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-08-21 10:41:58","2019-08-21 11:45:58","2019-08-21 10:51:58","2019-08-21 11:41:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","004(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3613","1361","2239","CNT-CMR0010","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-20 10:42:10","2019-08-21 09:44:11","2019-08-21 01:40:08","2019-08-21 09:40:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","6,0	5,8	6,2	4,8	1,2	7,4	1,6	0,77	1,63	0,98","0","1","0010.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3614","1361","2239","CNT-CMR0010","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-21 09:48:24","2019-08-21 10:49:33","2019-08-21 10:02:25","2019-08-21 10:33:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","010.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3615","1361","2239","CNT-CMR0010","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-21 10:51:48","2019-08-21 11:20:52","2019-08-21 10:55:49","2019-08-21 11:13:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0010(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3616","1348","3838","703106","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","75.00","Distribuição com carga","80.00","296","70.00","1","6","","2019-07-22 10:02:43","2019-07-23 16:01:42","2019-07-22 11:00:48","2019-07-23 16:00:42","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>47 Cartelas de comprimidos Nimesulida</p>","28 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:70.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","13","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","75,0	72,0	72,3	72,3	2,7	72,9	71,7	0,39	0,19	0,59","0","1","umi carga(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3617","1362","2239","CNT-CMR008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-08-20 10:52:33","2019-08-20 19:45:33","2019-08-20 11:45:33","2019-08-20 19:45:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e amostras de doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,5	5,4	6,3	5,5	0,0	9,9	1,4	1,99	1,29	2,34","0","1","008.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3618","1362","2239","CNT-CMR008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-08-20 19:47:24","2019-08-20 20:01:24","2019-08-20 19:51:24","2019-08-20 19:58:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","008(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3619","1362","2239","CNT-CMR008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-08-20 20:02:46","2019-08-20 21:05:46","2019-08-20 20:24:46","2019-08-20 21:02:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","008(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3620","1363","2239","CNT-CAM001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.00","234","22.00","1","11","","2019-08-20 22:01:40","2019-08-21 09:37:40","2019-08-21 01:36:40","2019-08-21 09:36:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Equipamento foi qualificado sem carga, cliente não tinha carga para colocar na câmara.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,5	22,6	23,2	21,6	0,9	24,4	18,7	1,05	1,86	1,27","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3621","1363","2239","CNT-CAM001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição sem carga","24.00","234","22.00","1","11","","2019-08-21 09:41:40","2019-08-21 10:04:40","2019-08-21 09:45:40","2019-08-21 09:59:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3622","1363","2239","CNT-CAM001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.00","234","22.00","1","11","","2019-08-21 10:05:40","2019-08-21 10:32:40","2019-08-21 10:20:40","2019-08-21 10:31:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3623","1364","2239","CNT-FRE003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-41.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-08-19 15:32:54","2019-08-20 09:02:03","2019-08-20 01:01:32","2019-08-20 09:01:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -41.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-41,0	-26,0	-44,5	-38,2	-2,8	-34,6	-41,2	2,38	0,07	2,78","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3624","1364","2239","CNT-FRE003","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-41.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-08-20 09:06:03","2019-08-20 09:22:04","2019-08-20 09:10:03","2019-08-20 09:21:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3625","1364","2239","CNT-FRE003","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-41.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-08-20 09:26:04","2019-08-20 10:44:10","2019-08-20 09:42:05","2019-08-20 10:42:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3626","1365","2239","CNT-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-19 17:29:26","2019-08-20 09:01:26","2019-08-20 01:00:26","2019-08-20 09:00:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 2.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","2,8	2,9	3,6	4,7	-1,9	6,4	1,7	1,09	1,01	1,32","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3627","1365","2239","CNT-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-20 09:05:26","2019-08-20 09:50:26","2019-08-20 09:09:26","2019-08-20 09:46:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3628","1365","2239","CNT-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-20 09:54:26","2019-08-20 09:57:26","2019-08-20 09:55:26","2019-08-20 09:56:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3629","1366","2239","CNT-CMR0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-20 11:57:56","2019-08-20 20:07:56","2019-08-20 12:06:56","2019-08-20 20:06:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	4,2	4,1	-0,1	5,8	1,6	0,56	1,12	0,76","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3630","1366","2239","CNT-CMR0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-20 20:11:56","2019-08-20 20:35:56","2019-08-20 20:15:56","2019-08-20 20:31:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3631","1366","2239","CNT-CMR0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-20 20:39:56","2019-08-20 20:55:56","2019-08-20 20:43:56","2019-08-20 20:54:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3632","1367","250","CQ 095","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","233","30.00","2","11","","2019-08-20 15:06:00","2019-08-21 15:33:38","2019-08-20 15:33:38","2019-08-21 15:33:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-21-2019 - 03-44 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3633","1367","250","CQ 095","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","233","30.00","2","11","","2019-08-21 15:42:00","2019-08-22 16:00:39","2019-08-21 16:00:39","2019-08-22 16:00:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras para ensaio.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-23-2019 - 12-08 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3634","1367","250","CQ 095","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","233","30.00","1","11","","2019-08-23 12:13:00","2019-08-23 12:46:35","2019-08-23 12:16:00","2019-08-23 12:43:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-23-2019 - 12-56 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3635","1367","250","CQ 095","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","233","30.00","1","11","","2019-08-23 12:50:00","2019-08-23 13:07:10","2019-08-23 13:02:10","2019-08-23 13:07:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-23-2019 - 01-11 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3636","1347","419","IM-005","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","233","28.00","2","12","","2019-08-16 15:45:00","2019-08-17 10:21:00","2019-08-16 10:21:00","2019-08-17 10:21:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IM 005_Carga.jpg","<p>Frascos de vidro âmbar de 20ml, Blisters contendo 4 comprimidos, Blisters contendo 20 comprimidos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","30,0	30,0	29,9	29,9	0,1	30,2	29,3	0,24	0,05	0,46","1","1","Sheetago-19-2019 - 11-06 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3637","1368","2239","CPM-CAM004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","10","","2019-08-22 13:22:39","2019-08-23 10:38:39","2019-08-23 02:37:39","2019-08-23 10:37:39","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Mmontada com carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,0	22,0	22,5	22,0	0,0	22,6	21,2	0,37	0,31	0,81","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3638","1368","2239","CPM-CAM004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","11","","2019-08-23 10:42:39","2019-08-23 11:01:39","2019-08-23 10:46:39","2019-08-23 10:57:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3639","1347","419","IM-005","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","233","28.00","1","12","","2019-08-19 10:56:00","2019-08-19 11:07:28","2019-08-19 10:59:00","2019-08-19 11:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-19-2019 - 11-17 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3640","1347","419","IM-005","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","233","28.00","1","12","","2019-08-19 11:22:00","2019-08-19 12:05:10","2019-08-19 11:25:18","2019-08-19 12:05:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-19-2019 - 12-28 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3641","1368","2239","CPM-CAM004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","11","","2019-08-23 11:05:39","2019-08-23 11:37:39","2019-08-23 11:09:39","2019-08-23 11:13:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3642","1369","2239","CPM-CAM005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","10","","2019-08-22 10:40:15","2019-08-23 09:12:40","2019-08-23 01:11:11","2019-08-23 09:11:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga-.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,0	22,7	21,8	22,0	0,0	22,7	20,8	0,65	0,13	0,86","0","1","Estudos(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3643","1369","2239","CPM-CAM005","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-08-23 09:16:40","2019-08-23 09:36:42","2019-08-23 09:20:41","2019-08-23 09:32:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(5).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3644","1369","2239","CPM-CAM005","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-08-23 09:40:42","2019-08-23 10:17:44","2019-08-23 09:44:42","2019-08-23 09:53:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(6).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3645","1370","2239","CPM-FRE004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","11","","2019-08-21 16:55:56","2019-08-22 10:12:56","2019-08-22 02:11:56","2019-08-22 10:11:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,7	-26,5	-26,1	-3,9	-22,7	-28,3	1,26	1,93	1,62","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3646","1370","2239","CPM-FRE004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","11","","2019-08-22 10:15:56","2019-08-22 10:54:56","2019-08-22 10:25:56","2019-08-22 10:50:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3647","1370","2239","CPM-FRE004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","11","","2019-08-22 10:58:56","2019-08-22 11:24:56","2019-08-22 11:02:56","2019-08-22 11:22:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3648","1371","2239","CPM-FRE007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","11","","2019-08-21 16:20:49","2019-08-22 09:01:53","2019-08-22 01:00:22","2019-08-22 09:00:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-25,9	-25,2	-27,0	-3,0	-23,2	-29,2	1,42	1,77	1,73","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3649","1371","2239","CPM-FRE007","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","11","","2019-08-22 09:05:53","2019-08-22 09:24:54","2019-08-22 09:09:54","2019-08-22 09:20:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3650","1371","2239","CPM-FRE007","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","11","","2019-08-22 09:28:55","2019-08-22 10:12:57","2019-08-22 09:38:55","2019-08-22 09:49:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3651","1372","2239","CPM-FRE009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-08-21 16:40:27","2019-08-22 09:30:27","2019-08-22 01:30:27","2019-08-22 09:30:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma e Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-29,7	-29,7	-31,0	1,0	-28,9	-32,8	0,89	1,30	1,10","0","1","009.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3652","1372","2239","CPM-FRE009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-08-22 09:34:44","2019-08-22 09:49:44","2019-08-22 09:39:44","2019-08-22 09:46:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","009(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3653","1372","2239","CPM-FRE009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-08-22 10:08:01","2019-08-22 11:18:01","2019-08-22 10:13:01","2019-08-22 11:07:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 54 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","009(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3654","1373","2239","CPM-FRE0011","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-21 16:37:39","2019-08-22 09:31:06","2019-08-22 01:30:55","2019-08-22 09:30:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma e Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-28,6	-28,6	-29,3	-0,7	-24,7	-33,3	1,31	2,34	1,61","0","1","0011.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3655","1373","2239","CPM-FRE0011","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-08-22 09:36:55","2019-08-22 09:50:57","2019-08-22 09:40:55","2019-08-22 09:47:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0011(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3656","1373","2239","CPM-FRE0011","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-22 10:16:26","2019-08-22 10:50:30","2019-08-22 10:20:26","2019-08-22 10:43:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0011(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3657","1375","2565","08-9014","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","46.50","329","42.50","2","10","","2019-08-20 09:48:50","2019-08-20 12:00:50","2019-08-20 09:52:50","2019-08-20 11:52:50","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.png","<p>38 Frascos em 2 estantes.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:46.5 / Crit.Min.:42.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","TMB01004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3658","1376","2565","09-44826","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","10","","2019-08-22 11:46:00","2019-08-23 09:46:46","2019-08-22 16:00:46","2019-08-23 00:00:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>15 Kits de reagentes, 2 estantes e 2 frascos com água.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3659","1377","2565","01-26771","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","329","-25.00","1","10","","2019-08-21 09:23:14","2019-08-22 10:15:14","2019-08-21 12:00:14","2019-08-22 20:00:14","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>50 Placas de gelo, 20 estantes com frascos de amostras.</p>","32 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3660","1378","2565","08-37931","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","329","-25.00","1","12","","2019-08-20 09:28:54","2019-08-21 07:47:54","2019-08-20 10:00:54","2019-08-20 18:00:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES(1).jpg","<p>40 Estantes com frascos, reagentes, amostras e 35 Kits de reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3661","1379","2239","CPM-CAM006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","1","10","","2019-08-23 17:21:51","2019-08-26 10:41:51","2019-08-26 02:40:51","2019-08-26 10:40:51","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,0	21,8	22,0	21,6	0,4	24,6	16,3	2,46	2,83	2,93","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3662","1379","2239","CPM-CAM006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","1","10","","2019-08-26 10:45:51","2019-08-26 11:06:51","2019-08-26 10:50:51","2019-08-26 11:05:51","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3663","1379","2239","CPM-CAM006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","1","10","","2019-08-26 11:10:51","2019-08-26 11:19:51","2019-08-26 11:14:51","2019-08-26 11:15:21","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3664","1381","2565","10-14789","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","329","-25.00","1","12","","2019-08-21 11:12:42","2019-08-22 10:24:42","2019-08-21 19:00:42","2019-08-22 03:00:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>10 Kits de reagentes e 3 Cestos com frascos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3665","1382","2239","CPM-CMR0019","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-22 13:31:57","2019-08-23 09:10:37","2019-08-23 01:08:35","2019-08-23 09:08:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	3,9	4,0	4,4	-0,4	6,0	2,5	0,71	0,90	0,91","0","1","0019.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3666","1382","2239","CPM-CMR0019","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-23 09:17:06","2019-08-23 09:39:09","2019-08-23 09:22:06","2019-08-23 09:36:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0019(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3667","1382","2239","CPM-CMR0019","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-23 09:51:54","2019-08-23 10:15:58","2019-08-23 09:55:54","2019-08-23 10:08:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0019(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3668","1383","2239","CPM-CMR0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-08-22 15:45:02","2019-08-23 09:09:02","2019-08-23 01:09:02","2019-08-23 09:09:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,0	5,4	5,4	-0,4	7,3	3,0	0,72	1,30	0,92","0","1","0018.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3669","1383","2239","CPM-CMR0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-08-23 09:15:53","2019-08-23 09:29:53","2019-08-23 09:19:53","2019-08-23 09:27:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0018(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3670","1383","2239","CPM-CMR0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-08-23 09:50:50","2019-08-23 10:29:50","2019-08-23 09:56:50","2019-08-23 10:24:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0018(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3671","1385","2565","08-43712","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","11","","2019-08-26 11:26:43","2019-08-27 09:54:43","2019-08-26 12:00:43","2019-08-26 20:00:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>120 Placas e 2 Estantes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3672","1386","2239","CPM-CMR0022","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-25 23:00:57","2019-08-26 09:36:23","2019-08-26 01:29:17","2019-08-26 09:29:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,0	4,2	4,7	-0,7	6,0	2,2	0,90	1,17	1,11","0","1","0022.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3673","1386","2239","CPM-CMR0022","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-26 09:42:38","2019-08-26 10:01:40","2019-08-26 09:48:39","2019-08-26 09:56:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0022(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3674","1386","2239","CPM-CMR0022","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-26 10:05:18","2019-08-26 10:28:21","2019-08-26 10:10:18","2019-08-26 10:15:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0022(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3675","1387","2239","CPM-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-25 23:00:37","2019-08-26 09:29:37","2019-08-26 01:29:37","2019-08-26 09:29:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,0	3,9	4,3	-0,3	5,8	1,4	0,90	1,18	1,11","0","1","0020.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3676","1387","2239","CPM-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-26 09:41:42","2019-08-26 09:58:42","2019-08-26 09:47:42","2019-08-26 09:55:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0020(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3677","1387","2239","CPM-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-26 09:59:55","2019-08-26 10:26:55","2019-08-26 10:07:55","2019-08-26 10:16:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0020(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3678","1388","2565","09-44827","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","12","","2019-08-21 14:16:22","2019-08-22 09:44:22","2019-08-21 15:00:22","2019-08-21 23:00:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>30 Kits, 6 balões e tubos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2019-0188 GQ","2020-01-01","","0","1","DADOS.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3820","1448","752","139743","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","1","4","","2019-08-28 17:13:56","2019-08-28 18:40:56","2019-08-28 17:45:56","2019-08-28 18:14:56","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567094670401.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	120,0	121,2	121,6	1,2	125,6	114,5	1,3	3,3	3,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO EM VAZIO - AUTOCLAVE PATR.139743.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3679","1389","2565","10-017555","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","11","","2019-08-26 12:02:48","2019-08-27 10:21:48","2019-08-26 14:00:48","2019-08-26 22:00:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","REFRIGERADOR BOSCH.jpg","<p>3 Placas de conservação de gelo, tubos de ensaio e 2 estantes com tubos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3681","1384","2565","110253","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-17.00","329","-23.00","1","11","","2019-08-19 14:48:57","2019-08-20 07:24:57","2019-08-19 18:00:57","2019-08-20 02:00:57","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>56 Estantes com frascos de amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-17.0 / Crit.Min.:-23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3680","1374","1535","EQ 015 SEREA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","12","","2019-08-26 17:16:30","2019-08-27 10:35:30","2019-08-27 01:19:30","2019-08-27 09:19:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Amostras de sangue e likur (LCR).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,0	4,9	5,0	5,2	-0,2	7,1	2,5	0,73	1,32	0,93","0","1","ESTUDO 08 HORAS(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3682","1390","2239","CPM-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-26 17:20:41","2019-08-27 09:10:41","2019-08-27 01:10:41","2019-08-27 09:10:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","3,8	3,9	3,9	4,4	-0,6	5,2	2,8	0,64	0,68	0,84","0","1","0021.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3683","1390","2239","CPM-CMR0021","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-27 09:17:07","2019-08-27 09:30:07","2019-08-27 09:21:07","2019-08-27 09:28:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0021(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3684","1390","2239","CPM-CMR0021","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-27 09:36:28","2019-08-27 10:03:28","2019-08-27 09:40:28","2019-08-27 09:55:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0021(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3685","1391","2239","CPM-CMR0026","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-26 12:20:43","2019-08-27 11:15:38","2019-08-27 03:14:37","2019-08-27 11:14:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,6	5,0	4,3	0,2	7,5	1,0	0,80	2,06	1,05","0","1","0026.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3686","1391","2239","CPM-CMR0026","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-08-27 11:18:49","2019-08-27 11:45:54","2019-08-27 11:25:50","2019-08-27 11:42:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0026(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3687","1391","2239","CPM-CMR0026","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-08-27 11:48:48","2019-08-27 12:25:52","2019-08-27 11:53:48","2019-08-27 12:15:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0026(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3688","1392","2239","CPM-FRE0014","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","1","10","","2019-08-23 14:01:02","2019-08-26 04:17:49","2019-08-23 20:16:27","2019-08-26 04:16:49","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","56 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -75.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-75,0	-73,8	-80,3	-68,6	-6,4	-65,9	-73,8	2,54	0,13	3,04","0","1","Estudo de 8 horas.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3689","1392","2239","CPM-FRE0014","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição sem carga","-60.00","234","-90.00","2","10","","2019-08-26 09:04:14","2019-08-26 10:05:18","2019-08-26 09:50:17","2019-08-26 10:01:17","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Abertura de Porta e queda de Energia.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3690","1392","2239","CPM-FRE0014","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","2","10","","2019-08-26 10:09:18","2019-08-26 10:46:20","2019-08-26 10:13:18","2019-08-26 10:43:20","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Abertura de Porta e queda de Energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3691","1393","2239","CPM-CMR0014","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.20","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-08-26 13:48:18","2019-08-27 10:13:38","2019-08-27 02:09:08","2019-08-27 10:09:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Fator plasmático.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","6,2	6,3	6,1	4,1	2,1	8,2	0,3	1,87	1,77	2,20","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3692","1393","2239","CPM-CMR0014","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.20","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-08-27 10:17:38","2019-08-27 12:53:49","2019-08-27 10:41:40","2019-08-27 12:11:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3693","1393","2239","CPM-CMR0014","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.20","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-08-27 12:55:49","2019-08-27 13:28:50","2019-08-27 13:24:50","2019-08-27 13:26:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3694","1394","2239","CPM-CMR0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-08-27 17:38:57","2019-08-28 08:30:57","2019-08-28 00:30:57","2019-08-28 08:30:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","3,5	3,4	2,6	6,3	-2,8	8,3	3,5	0,99	0,88	1,22","0","1","0011.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3695","1394","2239","CPM-CMR0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-08-28 08:33:40","2019-08-28 08:57:40","2019-08-28 08:37:40","2019-08-28 08:50:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0011(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3696","1394","2239","CPM-CMR0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-08-28 08:59:17","2019-08-28 09:17:17","2019-08-28 09:04:17","2019-08-28 09:09:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0011(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3697","1395","2239","CPM-CMR0025","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-26 16:03:51","2019-08-27 09:04:51","2019-08-27 01:03:51","2019-08-27 09:03:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,5	3,9	4,2	4,2	0,3	5,7	2,1	0,83	0,81	1,18","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3698","1395","2239","CPM-CMR0025","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-08-27 09:08:51","2019-08-27 09:27:51","2019-08-27 09:12:51","2019-08-27 09:23:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3699","1395","2239","CPM-CMR0025","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-08-27 09:31:51","2019-08-27 09:45:51","2019-08-27 09:35:51","2019-08-27 09:43:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3700","1396","2239","CPM-BLF002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","1","12","","2019-08-27 13:42:59","2019-08-27 15:27:11","2019-08-27 13:43:59","2019-08-27 15:23:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 39 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-70,0	-63,2	-63,1	-59,2	-10,8	-36,7	-65,2	8,53	6,99	9,89","0","1","002.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3701","1398","291","FPS 8576","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","256","2.00","2","11","","2019-08-16 17:27:30","2019-08-17 19:00:05","2019-08-16 18:27:33","2019-08-17 18:27:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio--.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8576 vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3702","1398","291","FPS 8576","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-08-22 08:25:45","2019-08-23 13:05:40","2019-08-22 09:25:49","2019-08-23 09:25:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga--.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8576.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3703","1401","2239","CPM-FRE0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-27 16:43:25","2019-08-28 09:28:31","2019-08-28 01:27:30","2019-08-28 09:27:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-32,0	-30,5	-28,9	-30,7	-1,3	-24,5	-35,8	2,29	3,94	2,77","0","1","0016.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3704","1401","2239","CPM-FRE0016","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-08-28 09:34:45","2019-08-28 09:53:47","2019-08-28 09:39:45","2019-08-28 09:47:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0016(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3705","1401","2239","CPM-FRE0016","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-28 10:03:44","2019-08-28 10:41:49","2019-08-28 10:10:45","2019-08-28 10:37:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0016(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3706","1400","291","FPS 8578 ","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-20.00","Distribuição sem carga","-20.00","256","-33.00","1","12","","2019-07-31 12:24:01","2019-08-01 13:59:37","2019-07-31 13:24:04","2019-08-01 13:24:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio --.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8578 Vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3707","1400","291","FPS 8578 ","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-33.00","1","12","","2019-08-01 14:14:08","2019-08-02 16:31:53","2019-08-01 15:14:13","2019-08-02 15:14:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga--.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8578 Carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3708","1399","291","FPS-6620","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","12","","2019-08-23 16:32:40","2019-08-26 08:24:49","2019-08-23 17:32:44","2019-08-26 08:24:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","62 Horas (s) 52 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","FPS 6620(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3780","1450","752","150347","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","262","127.00","2","4","","2019-08-21 09:05:40","2019-08-21 10:13:40","2019-08-21 09:38:40","2019-08-21 09:49:40","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566424409301.jpg","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,5	128,4	128,4	0,9	128,8	128,0	0,1	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO VAZIO(9).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3709","1408","291","FPS 9464","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","12","","2019-08-09 14:41:27","2019-08-10 17:00:14","2019-08-09 15:21:30","2019-08-10 15:21:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p><span class=\"ILfuVd\"><span class=\"e24Kjd\">Plasma.</span></span></p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 9464(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3710","1402","291","FPS 8273","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","12","","2019-08-16 15:34:05","2019-08-17 17:00:28","2019-08-16 16:34:09","2019-08-17 16:34:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga .jpg","<p><span class=\"ILfuVd\"><span class=\"e24Kjd\">Hem&aacute;cias.</span></span></p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","FPS 8273.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3711","1404","291","FPS 8284","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","11","","2019-08-19 12:10:48","2019-08-20 15:37:49","2019-08-19 13:10:52","2019-08-20 13:10:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8284.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3712","1405","291","FPS 8571","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","12","","2019-08-13 11:15:23","2019-08-14 13:25:07","2019-08-13 12:15:27","2019-08-14 12:15:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>Hemácias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 8571(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3713","1409","2239","CPM-CMR009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","11","","2019-08-27 17:34:19","2019-08-28 08:39:19","2019-08-28 00:38:19","2019-08-28 08:38:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto Montada com Carga.jpg","<p>Hemoderivados, Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	5,0	5,0	4,7	0,3	6,5	2,6	0,55	1,00	0,95","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3714","1406","291","FPS 8583","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","2","12","","2019-08-09 14:27:26","2019-08-10 17:00:50","2019-08-09 15:27:30","2019-08-10 15:27:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpeg","<p>Plaquetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","FPS 8583.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3715","1409","2239","CPM-CMR009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","11","","2019-08-28 08:43:19","2019-08-28 09:10:19","2019-08-28 08:49:19","2019-08-28 09:06:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3716","1409","2239","CPM-CMR009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","11","","2019-08-28 09:14:19","2019-08-28 09:48:19","2019-08-28 09:18:19","2019-08-28 09:27:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3717","1407","291","FPS 9462","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","11","","2019-08-15 08:26:54","2019-08-16 10:40:45","2019-08-15 09:26:58","2019-08-16 09:26:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plasma e crioprecipitado.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 9462(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3718","1410","2239","CPM-CMR0010","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-08-27 15:55:29","2019-08-28 08:38:35","2019-08-28 00:37:03","2019-08-28 08:37:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Fator recombinante.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,5	3,5	3,8	5,6	-2,1	8,1	2,5	1,60	0,90	1,98","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3719","1410","2239","CPM-CMR0010","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-08-28 08:42:35","2019-08-28 09:12:37","2019-08-28 08:51:36","2019-08-28 09:08:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3723","1411","2239","CWB-FRE125","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-08-30 11:32:53","2019-08-30 12:08:58","2019-08-30 11:36:53","2019-08-30 11:57:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","125(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3724","1411","2239","CWB-FRE125","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-30 12:30:54","2019-08-30 13:35:01","2019-08-30 12:37:55","2019-08-30 13:12:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","125(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3721","1410","2239","CPM-CMR0010","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-08-28 09:16:38","2019-08-28 09:23:38","2019-08-28 09:20:38","2019-08-28 09:21:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3722","1411","2239","CWB-FRE125","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-08-29 23:00:45","2019-08-30 11:29:24","2019-08-30 03:28:19","2019-08-30 11:28:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma e Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-31,0	-28,1	-30,4	-30,2	-0,8	-25,9	-33,4	1,55	2,63	1,85","0","1","125.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3725","1412","2239","CWB-CAM003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-09-01 23:00:17","2019-09-02 07:53:17","2019-09-01 23:52:17","2019-09-02 07:52:17","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 Homogeneizadores com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	22,0	21,8	22,2	-0,2	23,5	20,3	0,87	0,73	1,07","0","1","003.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3726","1412","2239","CWB-CAM003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-09-02 07:58:25","2019-09-02 08:12:25","2019-09-02 08:06:25","2019-09-02 08:11:25","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","003(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3727","1412","2239","CWB-CAM003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-09-02 08:14:36","2019-09-02 08:33:36","2019-09-02 08:18:36","2019-09-02 08:28:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","003(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3728","1413","2565","08-433883","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.00","Distribuição com carga","46.00","400","42.00","2","11","","2019-08-09 10:38:36","2019-08-09 13:43:36","2019-08-09 11:15:36","2019-08-09 13:15:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICIONAMENTO SENSORES.jpg","<p>11 Tubos e 2 Estantes.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.0 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","Dados(1).txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3729","1414","2565","10-9283","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","400","2.00","2","12","","2019-08-09 07:37:28","2019-08-09 17:27:28","2019-08-09 08:47:28","2019-08-09 16:47:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICIONAMENTO SENSORES.jpg","<p>3 Prateleiras, 150 Frascos e 2 Caixas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","DADOS.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3730","1415","2565","10-000755","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","400","2.00","2","11","","2019-08-08 07:36:40","2019-08-08 17:25:40","2019-08-08 08:35:40","2019-08-08 16:35:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicionamento sensores.jpg","<p>2 Prateleiras, 10 Placas de petri.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","dados.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3731","1416","2565","08-43875","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","400","2.00","2","10","","2019-08-14 07:47:36","2019-08-14 17:15:36","2019-08-14 08:37:36","2019-08-14 16:37:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICIONAMENTO SENSORES.jpg","<p>15 Frascos e 3 Kits de Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","DADOS.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3732","1417","2565","7534","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","400","2.00","2","12","","2019-08-15 07:38:54","2019-08-15 17:32:54","2019-08-15 08:38:54","2019-08-15 16:38:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICIONAMENTO SENSORES.jpg","<p>2 Prateleiras, 3 Caixas e 1 Frasco.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","DADOS.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3733","1418","2239","IVA-CMR002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-02 15:42:57","2019-09-03 09:14:08","2019-09-03 01:12:06","2019-09-03 09:12:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,1	3,4	3,5	0,5	5,2	1,9	0,94	0,37	1,15","0","1","002.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3734","1418","2239","IVA-CMR002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-03 10:21:21","2019-09-03 11:47:32","2019-09-03 10:25:21","2019-09-03 11:21:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 56 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3735","1418","2239","IVA-CMR002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-09-03 13:32:20","2019-09-03 13:54:24","2019-09-03 13:37:21","2019-09-03 13:40:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3736","1419","2239","IVA-FRE002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-02 17:57:33","2019-09-03 09:12:33","2019-09-03 01:12:33","2019-09-03 09:12:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-32,0	-30,3	-32,8	-31,4	-0,6	-29,3	-35,0	1,43	1,28	1,81","0","1","002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3737","1419","2239","IVA-FRE002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-09-03 09:21:50","2019-09-03 09:42:50","2019-09-03 09:27:50","2019-09-03 09:40:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3738","1419","2239","IVA-FRE002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-09-03 10:17:36","2019-09-03 11:26:36","2019-09-03 10:21:36","2019-09-03 11:21:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3739","1420","2239","IVA-CMR006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-09-03 15:03:00","2019-09-04 09:16:23","2019-09-04 01:15:17","2019-09-04 09:15:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,1	4,3	4,6	-0,6	5,9	2,3	0,75	1,26	0,95","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3740","1420","2239","IVA-CMR006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-04 09:22:28","2019-09-04 09:39:31","2019-09-04 09:26:29","2019-09-04 09:36:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3741","1420","2239","IVA-CMR006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-09-04 09:44:41","2019-09-04 10:10:44","2019-09-04 09:48:41","2019-09-04 09:58:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3742","1380","2565","08-37936","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","329","-25.00","1","12","","2019-08-20 11:24:54","2019-08-21 07:47:54","2019-08-20 18:00:54","2019-08-21 02:00:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>25 Kits de reagentes e 10 Estantes com frascos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3743","1421","291","FPS 6624","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","12","","2019-08-14 10:48:42","2019-08-15 13:37:22","2019-08-14 11:48:46","2019-08-15 11:48:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hem&aacute;cias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 6624.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3744","1422","291","FPS 8275","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","11","","2019-08-07 13:40:45","2019-08-08 14:53:30","2019-08-07 14:40:50","2019-08-08 14:40:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8275.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3745","1423","291","FPS 8287","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","256","2.00","2","11","","2019-07-30 15:17:03","2019-07-31 16:45:50","2019-07-30 16:17:07","2019-07-31 16:17:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8287 Vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3746","1423","291","FPS 8287","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","11","","2019-08-02 17:04:36","2019-08-03 19:00:37","2019-08-02 18:04:00","2019-08-03 18:04:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8287 carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3747","1424","291","FPS 8572","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-08-12 15:13:09","2019-08-13 16:00:42","2019-08-12 15:13:09","2019-08-13 14:25:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 8572(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3748","1425","291","FPS 8979","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","11","","2019-08-08 12:51:53","2019-08-09 14:49:33","2019-08-08 13:51:56","2019-08-09 13:51:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8979.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3749","1426","291","UR-04-A4-2","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","24","","2019-08-07 16:30:59","2019-08-08 18:00:42","2019-08-07 17:30:03","2019-08-08 17:30:40","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga--.jpg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","DADOS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3750","1427","291","UR-04-B1-2B","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","2","24","","2019-08-16 15:34:08","2019-08-17 05:00:56","2019-08-16 16:34:12","2019-08-17 04:34:54","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga--.jpg","<p>Plasma.</p>","12 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","DADOS 1.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3751","1427","291","UR-04-B1-2B","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","24","","2019-08-20 16:53:23","2019-08-21 06:00:13","2019-08-20 17:53:26","2019-08-21 05:53:12","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga--.jpg","<p>Plasma.</p>","11 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","DADOS 2.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3752","1403","291","FPS 8283","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-08-14 13:42:28","2019-08-15 15:00:08","2019-08-14 14:42:31","2019-08-15 14:42:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga--.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","FPS 8283.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3753","1428","1535","EQ 001 SECOR","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","11","","2019-08-12 17:24:40","2019-08-13 09:17:40","2019-08-13 01:14:40","2019-08-13 09:14:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Meio de Cultura e Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","5,2	5,3	5,1	5,6	-0,4	6,4	3,8	0,56	0,84	0,75","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3754","1429","1535","EQ 062 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","202","28.00","2","11","","2019-09-05 10:00:07","2019-09-05 14:15:07","2019-09-05 12:00:07","2019-09-05 14:00:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para incubação.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","30,0	30,4	30,9	30,8	-0,8	31,4	30,4	0,25	0,23	0,47","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3755","1430","1535","EQ 126 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","31.00","202","29.00","1","9","","2019-11-20 11:45:11","2019-11-20 13:59:11","2019-11-20 11:59:11","2019-11-20 13:59:11","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1574554911132(1).jpg","<p>Meio de Cultura e recipiente para ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","30,0	29,7	30,2	30,2	-0,2	31,0	29,2	0,41	0,66	0,60","0","1","TMB01001(12).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4026","1530","2239","PRV-CAM003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-10-07 17:16:15","2019-10-08 08:05:15","2019-10-08 00:05:15","2019-10-08 08:05:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","22,0	22,4	22,0	22,3	-0,3	24,1	20,6	0,72	1,01	0,91","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3756","1431","250","CQ 247","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","2","12","","2019-09-02 12:01:00","2019-09-03 12:23:15","2019-09-02 12:23:15","2019-09-03 12:23:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 247_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-3-2019 - 02-28 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3757","1431","250","CQ 247","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","12","","2019-09-03 14:38:00","2019-09-04 15:07:08","2019-09-03 15:07:08","2019-09-04 15:07:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 247_Carga.jpg","<p>Amostras para ensaio.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-4-2019 - 03-19 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3758","1431","250","CQ 247","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-09-04 15:24:00","2019-09-04 15:57:43","2019-09-04 15:27:00","2019-09-04 15:57:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 247_Carga.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-4-2019 - 04-02 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3759","1431","250","CQ 247","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","2","12","","2019-09-04 16:07:00","2019-09-04 16:14:10","2019-09-04 16:11:30","2019-09-04 16:14:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-4-2019 - 04-33 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3760","1397","250","CQ 216","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","233","23.00","2","12","","2019-08-28 10:37:00","2019-08-29 10:40:14","2019-08-28 10:40:14","2019-08-29 10:40:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 216_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-2-2019 - 10-45 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3761","1397","250","CQ 216","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","233","23.00","2","12","","2019-08-29 11:13:00","2019-08-30 11:18:52","2019-08-29 11:18:52","2019-08-30 11:18:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 216_Carga.jpg","<p>Amostras para ensaio.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-2-2019 - 10-59 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3762","1397","250","CQ 216","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","233","23.00","1","12","","2019-09-02 10:34:00","2019-09-02 10:45:50","2019-09-02 10:37:00","2019-09-02 10:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-2-2019 - 11-09 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3763","1397","250","CQ 216","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","233","23.00","1","12","","2019-09-02 11:02:00","2019-09-02 11:11:10","2019-09-02 11:05:24","2019-09-02 11:11:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-2-2019 - 12-05 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3764","1435","1535","EQ 065 LRJBA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","10","","2019-09-05 15:33:09","2019-09-05 17:13:09","2019-09-05 16:19:09","2019-09-05 16:49:09","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3765","1435","1535","EQ 065 LRJBA","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","9","","2019-09-06 07:26:36","2019-09-06 09:09:36","2019-09-06 08:16:36","2019-09-06 08:46:36","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos de 250ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(11).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3766","1435","1535","EQ 065 LRJBA","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","9","","2019-09-06 09:29:09","2019-09-06 11:01:09","2019-09-06 10:05:09","2019-09-06 10:35:09","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos de 250ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(12).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3767","1436","2565","08-43693","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-70.00","329","-90.00","2","11","","2019-08-28 12:51:07","2019-08-29 10:45:07","2019-08-29 02:45:07","2019-08-29 10:45:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>12 Estantes com frascos de amostra, 1 caixa de isopor, 20 bandejas com amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-70.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3768","1438","2565","08-43710","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","11","","2019-08-27 12:55:11","2019-08-28 11:38:11","2019-08-27 14:00:11","2019-08-27 22:00:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>120 Placas e 2 Estantes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3769","1437","2239","TLB-CAM002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-09-10 15:32:30","2019-09-11 11:40:30","2019-09-11 03:40:30","2019-09-11 11:40:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.9 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","21,9	22,3	22,3	22,5	-0,6	24,4	20,5	0,75	1,00	1,11","0","1","002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3770","1437","2239","TLB-CAM002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-09-11 11:45:59","2019-09-11 12:03:59","2019-09-11 11:50:59","2019-09-11 11:58:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3771","1439","2565","09-44284","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","11","","2019-08-28 13:24:19","2019-08-29 10:55:19","2019-08-28 14:00:19","2019-08-28 22:00:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>10 Estantes com tubos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3772","1437","2239","TLB-CAM002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-09-11 12:04:58","2019-09-11 12:18:58","2019-09-11 12:08:58","2019-09-11 12:12:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3773","1440","2565","09-44819","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","12","","2019-08-27 13:14:59","2019-08-28 11:50:58","2019-08-27 16:00:58","2019-08-28 00:00:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","posicionamento dos sensores.jpg","<p>1 Bandeja de ovos, 100 tubos, 200 placas com meios de cultura.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3774","1441","2239","TLB-FRE001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-10 14:56:23","2019-09-11 08:55:40","2019-09-11 00:53:40","2019-09-11 08:53:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelo Reciclável (Gelox).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-28,3	-30,1	-29,4	-0,6	-24,9	-32,8	2,63	0,35	3,12","0","1","001.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3775","1441","2239","TLB-FRE001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-11 08:59:15","2019-09-11 09:11:17","2019-09-11 09:03:16","2019-09-11 09:10:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3776","1441","2239","TLB-FRE001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-11 09:26:08","2019-09-11 10:33:18","2019-09-11 09:31:09","2019-09-11 10:31:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3777","1442","291","UR-04-D2-2","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","24","","2019-09-07 22:26:30","2019-09-08 23:59:08","2019-09-07 23:26:33","2019-09-08 23:26:06","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hemácias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","DADOS(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3778","1443","291","FPS-1601","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-30.00","256","-40.00","1","11","","2019-09-06 14:57:22","2019-09-06 16:47:30","2019-09-06 14:57:22","2019-09-06 16:45:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 48 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 1601(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3779","1445","291","UR-04-D2-1A","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","24","","2019-07-31 10:06:32","2019-08-01 12:35:17","2019-07-31 11:06:36","2019-08-01 11:06:12","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga--.jpg","<p>Hemácias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","DADOS.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3781","1450","752","150347","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-08-21 10:41:21","2019-08-21 11:32:21","2019-08-21 11:04:21","2019-08-21 11:15:21","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566424812501.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,3	127,8	127,9	0,5	128,3	127,3	0,3	0,3	1,0","0","1","SENSOR 2 - CARGA - 1Âº ESTUDO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3782","1450","752","150347","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-08-21 11:56:58","2019-08-21 12:44:58","2019-08-21 12:16:58","2019-08-21 12:27:58","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566424812501.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,6	127,8	128,0	0,3	128,2	127,5	0,2	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 - CARGA - 2Âº ESTUDO(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3783","1450","752","150347","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-08-21 13:09:39","2019-08-21 13:57:39","2019-08-21 13:29:39","2019-08-21 13:41:39","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566424812501.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,8	128,1	128,0	0,4	128,6	127,1	0,6	0,2	2,0","0","1","SENSOR 2 - CARGA - 3Âº ESTUDO - BIO INDICADOR(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3784","1456","2239","TLB-CMR006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-11 17:37:42","2019-09-12 11:17:42","2019-09-12 03:17:42","2019-09-12 11:17:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	3,9	3,7	4,3	-0,3	5,8	2,3	0,73	0,95	1,09","0","1","006.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3785","1456","2239","TLB-CMR006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-12 11:20:42","2019-09-12 11:35:42","2019-09-12 11:25:42","2019-09-12 11:34:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","006(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3786","1456","2239","TLB-CMR006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-09-12 11:57:26","2019-09-12 12:21:26","2019-09-12 12:04:26","2019-09-12 12:17:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","006(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3787","1457","2239","TLB-CMR005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-09-11 12:09:53","2019-09-12 09:07:35","2019-09-12 01:06:29","2019-09-12 09:06:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras e Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,0	4,7	5,3	-0,3	6,3	2,8	0,80	1,16	1,15","0","1","005.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3788","1457","2239","TLB-CMR005","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-09-12 09:11:56","2019-09-12 09:25:57","2019-09-12 09:15:56","2019-09-12 09:22:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","005(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3789","1457","2239","TLB-CMR005","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-09-12 09:35:17","2019-09-12 10:23:32","2019-09-12 09:39:18","2019-09-12 10:18:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","005(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3790","1458","2239","TLB-FRE006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-09-11 08:25:29","2019-09-11 16:40:01","2019-09-11 08:33:30","2019-09-11 16:33:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-23,5	-24,5	-24,3	-5,7	-22,7	-26,1	1,03	0,25	1,37","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3791","1458","2239","TLB-FRE006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-09-11 16:50:02","2019-09-11 17:21:04","2019-09-11 16:59:02","2019-09-11 17:18:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3792","1458","2239","TLB-FRE006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-09-11 17:25:04","2019-09-11 18:11:07","2019-09-11 17:45:05","2019-09-11 18:08:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3793","1459","2239","TLB-FRE005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","8","","2019-09-10 16:03:36","2019-09-11 09:00:36","2019-09-11 00:54:36","2019-09-11 08:54:36","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-28,0	-22,7	-22,8	-21,5	-6,5	-19,2	-23,0	1,04	1,06	1,42","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3794","1459","2239","TLB-FRE005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","9","","2019-09-11 09:55:36","2019-09-11 12:49:36","2019-09-11 10:31:36","2019-09-11 12:04:36","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3795","1459","2239","TLB-FRE005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","10","","2019-09-11 13:34:36","2019-09-11 13:53:36","2019-09-11 13:37:36","2019-09-11 13:46:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3799","1460","2239","TLB-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-09-13 09:19:49","2019-09-13 10:05:49","2019-09-13 09:28:49","2019-09-13 09:57:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(12).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3800","1460","2239","TLB-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-09-13 10:16:49","2019-09-13 10:34:49","2019-09-13 10:18:49","2019-09-13 10:32:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(11).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3798","1460","2239","TLB-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-09-12 15:36:49","2019-09-13 09:15:49","2019-09-13 01:14:49","2019-09-13 09:14:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias, Amostras de doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,5	4,4	4,1	4,2	0,3	7,4	-1,0	0,76	2,26	1,02","0","1","TMB01001(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3801","1435","1535","EQ 065 LRJBA","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-09-06 11:14:02","2019-09-06 13:18:02","2019-09-06 11:48:02","2019-09-06 12:18:02","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos de 250ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(13).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3802","1433","1535","EQ 004 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.50","Distribuição com carga","180.00","202","160.00","2","12","","2019-09-04 09:40:50","2019-09-04 14:00:50","2019-09-04 12:00:50","2019-09-04 14:00:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Material para esteriliza&ccedil;&atilde;o.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.5 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","170,5	172,0	175,2	172,7	-2,2	176,0	169,7	1,23	1,53	1,64","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3803","1432","1535","EQ 010 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","9","","2019-09-04 07:30:39","2019-09-04 08:59:39","2019-09-04 08:04:39","2019-09-04 08:34:39","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	122,6	123,3	123,2	0,7	124,6	117,0	2,4	1,5	2,8","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3804","1432","1535","EQ 010 LESEM","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-09-04 09:46:07","2019-09-04 11:31:07","2019-09-04 10:15:07","2019-09-04 10:45:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	122,6	123,4	122,8	0,8	124,6	119,4	1,0	1,2	1,1","0","1","TMB01001(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3805","1432","1535","EQ 010 LESEM","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","9","","2019-09-04 11:46:16","2019-09-04 13:53:16","2019-09-04 12:16:16","2019-09-04 12:46:16","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	121,1	123,2	122,6	2,1	123,7	119,4	1,1	0,8	1,3","0","1","TMB01001(10).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3806","1432","1535","EQ 010 LESEM","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-09-04 14:17:41","2019-09-04 16:16:41","2019-09-04 14:43:41","2019-09-04 15:13:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	121,3	122,9	122,0	1,6	124,0	116,2	1,9	1,6	2,1","0","1","TMB01001(11).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3807","1461","291","FPS 3862","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","1","10","","2019-09-09 12:23:05","2019-09-10 14:00:43","2019-09-09 12:23:09","2019-09-10 13:23:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plasma e crioprecipitado.</p>","25 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","2","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 3862.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3808","1462","2239","CRP-CMR001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-09-15 23:00:07","2019-09-16 08:58:22","2019-09-16 00:56:20","2019-09-16 08:56:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras e Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,8	4,8	6,0	4,9	-0,1	9,1	0,5	1,56	1,47	1,94","0","1","001.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3809","1462","2239","CRP-CMR001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-09-16 09:04:44","2019-09-16 09:36:52","2019-09-16 09:08:45","2019-09-16 09:31:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3810","1462","2239","CRP-CMR001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-09-16 09:39:32","2019-09-16 10:04:36","2019-09-16 09:49:34","2019-09-16 10:03:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3811","1463","2239","CRP-FRE005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-15 23:00:49","2019-09-16 11:26:49","2019-09-16 03:26:49","2019-09-16 11:26:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelo Reciclável (Gelox).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-24,9	-23,0	-22,5	-7,5	-19,1	-25,8	1,84	0,46	2,25","0","1","005.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3812","1463","2239","CRP-FRE005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-15.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-16 11:34:56","2019-09-16 11:47:56","2019-09-16 11:38:56","2019-09-16 11:45:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","005(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3813","1463","2239","CRP-FRE005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-16 11:55:19","2019-09-16 13:36:19","2019-09-16 12:03:19","2019-09-16 13:03:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","005(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3814","1464","2239","CRP-CMR002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-16 17:52:01","2019-09-17 11:14:01","2019-09-17 03:14:01","2019-09-17 11:14:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	3,9	3,6	5,7	-1,7	8,8	1,9	2,18	1,00	2,62","0","1","002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3815","1464","2239","CRP-CMR002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-17 11:17:15","2019-09-17 11:44:15","2019-09-17 11:21:15","2019-09-17 11:38:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3816","1464","2239","CRP-CMR002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-17 11:55:36","2019-09-17 12:20:36","2019-09-17 12:01:36","2019-09-17 12:17:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3817","1465","2239","CRP-CMR006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-16 13:51:12","2019-09-17 09:27:43","2019-09-17 01:26:40","2019-09-17 09:26:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,1	4,9	5,0	-1,0	8,4	1,2	1,47	1,47	1,75","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3818","1465","2239","CRP-CMR006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-17 09:31:51","2019-09-17 09:51:55","2019-09-17 09:38:52","2019-09-17 09:47:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3819","1465","2239","CRP-CMR006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-17 09:56:14","2019-09-17 10:15:18","2019-09-17 10:02:15","2019-09-17 10:11:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3821","1448","752","139743","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-08-29 09:02:07","2019-08-29 10:30:07","2019-08-29 09:32:07","2019-08-29 10:01:07","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567102864278.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	120,0	120,4	120,6	0,4	125,7	112,0	3,9	4,3	5,0","0","1","SENSOR 2 - 1Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.139743(6).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3822","1448","752","139743","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-08-29 11:47:38","2019-08-29 13:20:38","2019-08-29 12:12:38","2019-08-29 12:41:38","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567102864278.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	119,9	118,8	119,2	-1,1	124,8	108,9	1,2	5,5	3,0","0","1","SENSOR 2 - 2Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.139743(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3823","1434","1535","EQ 003 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","189","23.00","2","12","","2019-09-02 10:40:25","2019-09-02 13:56:25","2019-09-02 11:54:25","2019-09-02 13:54:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA1.jpg","<p>Meios de Cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","25,0	25,1	25,0	24,5	0,5	26,1	23,6	0,92	0,27	1,13","0","1","DADOS.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3824","1448","752","139743","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-08-29 13:47:44","2019-08-29 15:24:44","2019-08-29 14:23:44","2019-08-29 14:52:44","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567102864278.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	120,0	120,6	120,6	0,5	124,8	113,0	0,8	3,8	4,0","0","1","SENSOR 2 - 3Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.139743 - BIOINDICADOR(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3825","1454","752","139754","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","1","4","","2019-08-26 12:08:14","2019-08-26 13:53:14","2019-08-26 12:50:14","2019-08-26 13:19:14","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	120,2	121,9	122,0	1,7	124,5	119,9	0,3	1,1	1,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO VAZIO - AUTOCLAVE STERMAX - PATR.139754.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3826","1454","752","139754","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-08-26 14:12:52","2019-08-26 15:40:52","2019-08-26 14:47:52","2019-08-26 15:16:52","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	120,2	121,6	121,7	1,4	124,2	120,0	0,3	1,2	2,0","0","1","SENSOR 2 - 1Âº ESTUDO CARGA - AUTOCLAVE STERMAX - PATR.139754(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3827","1454","752","139754","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-08-26 15:59:42","2019-08-26 17:26:42","2019-08-26 16:32:42","2019-08-26 17:01:42","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	120,4	122,0	122,1	1,6	124,8	120,3	0,4	1,2	2,0","0","1","SENSOR 2 - 2Âº ESTUDO CARGA - AUTOCLAVE STERMAX - PATR.139754.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3828","1454","752","139754","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-08-26 17:57:43","2019-08-26 19:24:43","2019-08-26 18:30:43","2019-08-26 18:59:43","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	120,3	121,8	121,9	1,5	124,1	120,0	0,0	1,2	2,0","0","1","SENSOR 2 - 3Âº ESTUDO CARGA - AUTOCLAVE STERMAX - PATR.139754 - BIOINDICADOR.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3829","1453","752","150345","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","262","124.00","2","4","","2019-08-27 09:01:55","2019-08-27 09:53:55","2019-08-27 09:23:55","2019-08-27 09:34:55","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566956835205.jpg","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	128,2	128,0	1,2	128,8	126,7	0,5	0,4	1,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO VAZIO - AUTOCLAVE PATR.150345(12).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3830","1453","752","150345","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","4","4","","2019-08-27 10:22:47","2019-08-27 11:10:47","2019-08-27 10:42:47","2019-08-27 10:53:47","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566958325788.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,7	128,1	128,0	0,5	128,7	127,2	0,4	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 - 1Âº ESTUDO CARGA - AUTOCLAVE PATR.150345.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3831","1453","752","150345","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","3","4","","2019-08-27 11:33:01","2019-08-27 12:19:01","2019-08-27 11:51:01","2019-08-27 12:02:01","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566958325788.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,8	128,2	128,0	0,5	128,9	126,8	0,5	0,4	2,0","0","1","SENSOR 2 - 2Âº ESTUDO - AUTOCLAVE PATR.150345.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3832","1453","752","150345","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","4","4","","2019-08-27 14:37:15","2019-08-27 15:25:15","2019-08-27 14:56:15","2019-08-27 15:07:15","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566958325788.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,9	127,7	128,1	-0,2	128,7	127,2	0,4	0,3	1,0","0","1","SENSOR 2 - 3Âº ESTUDO - AUTOCLAVE PATR.150345 - BIOINDICADOR.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3833","1452","752","153037","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","262","124.00","2","4","","2019-08-28 10:00:11","2019-08-28 10:47:41","2019-08-28 10:22:41","2019-08-28 10:33:41","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567018789357.jpg","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	127,9	128,0	-0,1	128,6	127,0	0,5	0,5	1,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO EM VAZIO - AUTOCLAVE PATR.153037.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3834","1452","752","153037","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","4","4","","2019-08-28 11:25:30","2019-08-28 12:10:30","2019-08-28 11:45:30","2019-08-28 11:56:30","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567084994252.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	127,8	127,9	-0,2	128,7	127,3	0,4	0,5	1,0","0","1","SENSOR 2 - 1Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.153037.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3835","1452","752","153037","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","3","4","","2019-08-28 12:50:57","2019-08-28 13:35:57","2019-08-28 13:11:57","2019-08-28 13:22:57","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567084994252.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	127,6	127,9	-0,4	128,7	126,9	0,6	0,5	1,0","0","1","SENSOR 2 - 2Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.153037.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3836","1452","752","153037","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","4","4","","2019-08-28 15:42:02","2019-08-28 16:27:02","2019-08-28 16:02:02","2019-08-28 16:13:02","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567084994252.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	127,8	127,9	-0,2	128,6	127,3	0,5	0,4	1,0","0","1","SENSOR 2 - 3Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.153037.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3837","1447","752","129748","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","262","124.00","2","4","","2019-08-30 10:00:39","2019-08-30 10:37:39","2019-08-30 10:14:39","2019-08-30 10:25:39","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567450306097.jpg","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,8	127,4	127,5	-0,4	128,5	125,7	0,4	0,8	1,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO EM VAZIO - AUTOCLAVE PATR.129748.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3838","1447","752","129748","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","3","4","","2019-08-30 11:14:18","2019-08-30 11:50:18","2019-08-30 11:28:18","2019-08-30 11:39:18","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567450641524.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,8	127,6	127,7	-0,3	128,6	126,5	0,5	0,6	1,0","0","1","SENSOR 2 - 1Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.129748.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3839","1447","752","129748","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","3","4","","2019-08-30 13:29:56","2019-08-30 14:08:56","2019-08-30 13:44:56","2019-08-30 13:55:56","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567450641524.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,9	127,5	127,4	-0,4	128,6	122,7	1,8	1,5	3,0","0","1","SENSOR 2 - 2Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.129748.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3840","1447","752","129748","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","124.00","3","4","","2019-08-30 14:44:36","2019-08-30 15:21:36","2019-08-30 14:58:36","2019-08-30 15:09:36","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567450641524.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,8	127,5	127,5	-0,3	128,5	125,6	0,5	0,9	1,0","0","1","SENSOR 2 - 3Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.129748 - BIOINDICADOR.xlsx","1");
