
CREATE TABLE `qualificacao_termica_estudo` (
  `id_qualificacao_termica_estudo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_qualificacao_termica` int(11) NOT NULL,
  `id_empresa` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'código da empresa',
  `id_equipamento` varchar(21) DEFAULT NULL COMMENT 'código do equipamento',
  `nr_estudo` int(11) NOT NULL,
  `id_tipo_validador` int(11) DEFAULT NULL COMMENT 'tab auxiliar',
  `marca_validador` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `modelo_validador` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tag_validador` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `descricao_validador` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `incerteza_validador` varchar(64) DEFAULT NULL,
  `total_incerteza_validador` decimal(11,2) DEFAULT NULL,
  `sensor_validador` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'termopar/termoresistencia',
  `resolucao_sensor` decimal(11,2) DEFAULT NULL,
  `referencia_padrao` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tipo_qualificacao` int(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0 - Vazio / 1 - Com Carga',
  `umidade` int(1) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '1 - Sim / 0 - Não',
  `set_point` decimal(11,2) NOT NULL,
  `programa` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `criterio_positivo` decimal(11,2) NOT NULL,
  `id_tecnico_resp` int(11) DEFAULT NULL,
  `criterio_negativo` decimal(11,2) NOT NULL,
  `id_resultado_termica` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `qtd_sensores` int(11) DEFAULT NULL,
  `arquivo_lote` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `completo_inicial` datetime DEFAULT NULL,
  `completo_final` datetime DEFAULT NULL,
  `exposicao_inicial` datetime DEFAULT NULL,
  `exposicao_final` datetime DEFAULT NULL,
  `distribuicao_sensores` text DEFAULT NULL,
  `foto_distribuicao` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `descricao_carga` text DEFAULT NULL,
  `parametros` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `servico` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `temperatura_referencia_esterilizacao` decimal(11,2) DEFAULT NULL,
  `fator_z` decimal(11,2) DEFAULT NULL,
  `calcula_letalidade_carga` int(1) DEFAULT NULL,
  `nr_sensor_controle` int(11) DEFAULT NULL,
  `modelo_qualificacao` int(1) NOT NULL COMMENT '1 - Padrão, 2 - Porta Aberta, 3 - Queda de Energia',
  `certificado_estudo_pdf` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `certificado_estudo_jpg` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `processo_qualificacao` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_validador_dados` int(11) DEFAULT NULL,
  `certificado_validador` varchar(32) DEFAULT NULL,
  `validade_certificado_validador` date DEFAULT NULL,
  `resultados_calibracao` text DEFAULT NULL,
  `sim_nr` int(11) DEFAULT NULL,
  `tipo_equipamento` int(11) DEFAULT 0,
  `arquivo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `id_tipo_grandeza_estudo` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id_qualificacao_termica_estudo`),
  KEY `id_qualificacao_termica` (`id_qualificacao_termica`),
  KEY `id_empresa` (`id_empresa`),
  KEY `id_equipamento` (`id_equipamento`),
  KEY `processo` (`servico`),
  KEY `id_qualificacao_termica_estudo` (`id_qualificacao_termica_estudo`),
  KEY `id_tipo_validador` (`id_tipo_validador`),
  KEY `processo_qualificacao` (`processo_qualificacao`),
  KEY `modelo_qualificacao` (`modelo_qualificacao`),
  KEY `calcula_letalidade_carga` (`calcula_letalidade_carga`),
  KEY `servico` (`servico`),
  KEY `id_resultado_termica` (`id_resultado_termica`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5105 DEFAULT CHARSET=latin1;

INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("17","11","2239","CWB-CMR0093","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2018-08-20 12:38:00","2018-08-21 09:20:00","2018-08-21 01:12:29","2018-08-21 09:12:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,5	4,6	4,5	3,9	0,6	6,4	-1,7	1,79	2,36	2,10","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("18","11","2239","CWB-CMR0093","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2018-08-21 09:25:00","2018-08-21 10:30:00","2018-08-21 09:36:55","2018-08-21 10:30:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias Liberado.</p>","0 Horas (s) 54 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","3","2",""," ","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("19","11","2239","CWB-CMR0093","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2018-08-21 10:33:00","2018-08-21 10:45:00","2018-08-21 10:34:21","2018-08-21 10:43:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias Liberado.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","3","3",""," ","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("20","12","2239","CWB-FRE0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2018-07-31 16:42:00","2018-08-01 09:57:00","2018-08-01 01:56:27","2018-08-01 09:56:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>GELOX.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","21-08-18-Teste-Vai dar certo.pdf","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","-30,0	-24,1	-25,3	-22,2	-7,8	-20,5	-23,7	0,91	0,15	1,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("21","12","2239","CWB-FRE0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2018-08-01 10:02:00","2018-08-01 10:12:00","2018-08-01 10:03:10","2018-08-01 10:10:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>GELOX.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2",""," ","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("22","12","2239","CWB-FRE0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2018-08-01 10:18:00","2018-08-01 10:47:00","2018-08-01 10:19:20","2018-08-01 10:38:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>GELOX.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3",""," ","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("23","13","2239","LDB-FRE0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","11","","2018-08-24 18:02:00","2018-08-27 13:55:00","2018-08-27 05:50:28","2018-08-27 13:50:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de Doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("24","10","2239","CWB-FRE0089","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","2","12","","2018-08-28 16:20:00","2018-08-29 08:25:00","2018-08-29 00:25:18","2018-08-29 08:25:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -75.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("25","14","2239","LDB-FRE0016","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-08-13 16:46:00","2018-08-14 07:41:00","2018-08-13 23:39:52","2018-08-14 07:40:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-35,0	-32,7	-33,9	-33,2	-1,8	-31,2	-34,6	0,80	0,23	1,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("26","15","2239","LDB-CMR005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","11","","2018-08-21 14:40:00","2018-08-22 12:39:00","2018-08-22 00:00:12","2018-08-22 08:00:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","CT-R 2018-0099 WY.pdf","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,5	4,5	5,4	4,1	0,4	6,1	0,8	1,32	1,73	1,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("27","16","2239","CPM-FRE0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2018-08-31 09:15:00","2018-08-31 17:25:00","2018-08-31 09:25:16","2018-08-31 17:25:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-32,0	-30,6	-31,6	-30,8	-1,2	-25,2	-35,4	1,77	3,82	2,10","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("28","16","2239","CPM-FRE0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-08-31 17:30:00","2018-08-31 17:44:00","2018-08-31 17:31:21","2018-08-31 17:38:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("29","16","2239","CPM-FRE0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-08-31 17:51:00","2018-08-31 18:53:00","2018-08-31 17:52:21","2018-08-31 18:52:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasmas.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("136","54","299","001.533","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","242","23.00","5","12","","2018-08-08 14:08:00","2018-08-08 16:10:00","2018-08-08 15:40:54","2018-08-08 16:10:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.533 - SENSORES.jpeg","<p>GERBOX.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","25,0	25,6	24,8	24,9	0,1	25,9	23,7	0,54	0,33	0,73","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("30","15","2239","LDB-CMR005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-22 14:07:00","2018-08-22 15:02:00","2018-08-22 14:15:57","2018-08-22 14:59:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","0 Horas (s) 44 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("31","15","2239","LDB-CMR005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-22 15:04:00","2018-08-22 15:17:00","2018-08-22 15:10:59","2018-08-22 15:17:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("32","14","2239","LDB-FRE0016","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-08-14 07:48:00","2018-08-14 07:58:00","2018-08-14 07:49:25","2018-08-14 07:56:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("33","14","2239","LDB-FRE0016","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-08-14 08:01:00","2018-08-14 09:33:00","2018-08-14 08:02:45","2018-08-14 08:51:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("34","10","2239","CWB-FRE0089","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","2","12","","2018-08-29 08:31:00","2018-08-29 08:42:00","2018-08-29 08:32:14","2018-08-29 08:39:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("35","10","2239","CWB-FRE0089","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","75.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","2","12","","2018-08-29 08:51:00","2018-08-29 09:55:00","2018-08-29 08:52:08","2018-08-29 09:52:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("36","17","2239","CPM-CAM0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2018-09-04 09:44:00","2018-09-04 18:07:00","2018-09-04 10:07:18","2018-09-04 18:07:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Um agitador com bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","22,0	22,0	22,3	21,6	0,4	22,4	21,0	0,30	0,38	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("37","17","2239","CPM-CAM0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-09-04 18:13:00","2018-09-04 18:20:00","2018-09-04 18:14:17","2018-09-04 18:19:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Um agitador com bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("38","17","2239","CPM-CAM0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-09-04 18:21:00","2018-09-04 18:29:00","2018-09-04 18:22:34","2018-09-04 18:26:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Um agitador com bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("39","18","2239","IGU-REF003
\n","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","10","","2018-02-24 12:00:00","2018-02-25 10:46:00","2018-02-25 02:44:26","2018-02-25 10:44:26","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada.jpg","<p>Amostras de Receptor.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","4,0	5,7	4,8	3,4	1,6	5,4	1,6	1,39	0,30	1,66","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("40","18","2239","IGU-REF003
\n","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","10","","2018-02-27 10:02:00","2018-02-27 11:50:00","2018-02-27 10:04:53","2018-02-27 11:11:53","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("41","18","2239","IGU-REF003
\n","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","10","","2018-02-27 13:22:00","2018-02-27 14:33:00","2018-02-27 13:25:24","2018-02-27 14:25:24","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("42","19","2239","PTG-FRE009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-34.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","11","","2018-04-11 17:36:00","2018-04-12 09:04:00","2018-04-12 01:04:02","2018-04-12 09:04:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -34.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","-34,0	-29,6	-30,2	-29,0	-5,0	-21,1	-31,8	3,49	1,26	4,07","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("43","19","2239","PTG-FRE009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-34.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-04-12 09:09:00","2018-04-12 09:52:00","2018-04-12 09:14:48","2018-04-12 09:51:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("44","19","2239","PTG-FRE009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-34.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-04-12 09:56:00","2018-04-12 10:15:00","2018-04-12 10:10:38","2018-04-12 10:12:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("45","21","2239","GPB-CMR006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-04-29 00:00:00","2018-04-29 08:34:00","2018-04-29 00:33:08","2018-04-29 08:33:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada.jpg","<p>Hemácias não rotuladas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","5,0	5,1	5,5	3,9	1,1	7,6	1,0	1,46	0,98	1,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("46","21","2239","GPB-CMR006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-04-29 08:37:00","2018-04-29 10:11:00","2018-04-29 08:39:25","2018-04-29 09:51:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("47","21","2239","GPB-CMR006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-04-29 10:24:00","2018-04-29 10:46:00","2018-04-29 10:35:19","2018-04-29 10:42:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("48","22","2239","FRB-FRE003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","6","10","","2018-05-11 20:57:46","2018-05-12 06:50:46","2018-05-11 22:48:46","2018-05-12 06:48:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("49","22","2239","FRB-FRE003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","10","","2018-05-12 06:59:00","2018-05-12 07:14:00","2018-05-12 07:02:44","2018-05-12 07:11:44","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("50","22","2239","FRB-FRE003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","10","","2018-05-12 07:31:00","2018-05-12 08:36:00","2018-05-12 07:34:54","2018-05-12 08:34:54","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("51","23","2239","CWB-CMR0025","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","6","10","","2018-05-21 17:33:00","2018-05-22 09:39:00","2018-05-22 01:30:05","2018-05-22 09:30:05","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","22,0	20,1	21,5	22,1	-0,1	23,3	19,9	0,93	0,82	1,17","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("52","23","2239","CWB-CMR0025","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","10","","2018-05-22 10:01:00","2018-05-22 10:21:00","2018-05-22 10:09:57","2018-05-22 10:21:57","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("53","23","2239","CWB-CMR0025","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","10","","2018-05-22 10:28:00","2018-05-22 11:51:00","2018-05-22 10:50:24","2018-05-22 11:50:24","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("54","20","2239","GPB-FRE0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-30.00","5","10","","2018-04-28 00:47:00","2018-04-28 11:35:00","2018-04-28 03:30:50","2018-04-28 11:30:50","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","20180428_125535.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("55","20","2239","GPB-FRE0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-30.00","5","10","","2018-04-28 11:42:00","2018-04-28 11:50:00","2018-04-28 11:43:11","2018-04-28 11:50:11","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("56","20","2239","GPB-FRE0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-30.00","5","10","","2018-04-28 11:52:00","2018-04-28 12:53:00","2018-04-28 11:53:40","2018-04-28 12:44:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 51 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("57","24","2239","CWB-CMR0027","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2018-05-21 17:33:00","2018-05-22 09:39:00","2018-05-22 01:34:05","2018-05-22 09:34:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Agitadores com bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","22,0	22,1	20,8	21,6	0,4	23,6	19,6	1,29	0,59	1,55","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("58","25","2239","CAC-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","10","","2018-06-14 21:28:00","2018-06-15 10:19:00","2018-06-15 02:16:27","2018-06-15 10:16:27","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","4,5	4,6	5,5	5,4	-0,9	6,5	4,2	0,30	0,46	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("61","26","2239","CAC-CMR0036","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","10","","2018-06-14 11:09:00","2018-06-15 10:19:00","2018-06-15 02:16:40","2018-06-15 10:16:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Hemoderivados e medicamentos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","5,0	5,3	6,3	5,7	-0,7	7,7	1,1	2,25	1,95	2,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("59","25","2239","CAC-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","10","","2018-06-15 10:52:00","2018-06-15 11:01:00","2018-06-15 10:53:21","2018-06-15 10:58:21","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("60","25","2239","CAC-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","10","","2018-06-15 11:37:00","2018-06-15 11:58:00","2018-06-15 11:38:41","2018-06-15 11:53:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("62","26","2239","CAC-CMR0036","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","10","","2018-06-15 11:00:00","2018-06-15 11:55:00","2018-06-15 11:01:46","2018-06-15 11:32:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("63","26","2239","CAC-CMR0036","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","10","","2018-06-15 11:56:00","2018-06-15 12:10:00","2018-06-15 11:57:42","2018-06-15 12:04:42","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("64","27","2239","CAC-CMR0024","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","10","","2018-06-15 17:17:00","2018-06-16 10:47:00","2018-06-16 02:47:34","2018-06-16 10:47:34","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada,sem o sensor 7 e 11.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","4,7	4,8	4,0	4,4	0,3	6,0	2,5	0,56	0,86	0,75","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("65","27","2239","CAC-CMR0024","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","10","","2018-06-16 10:57:00","2018-06-16 11:08:00","2018-06-16 10:58:25","2018-06-16 11:05:25","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("66","27","2239","CAC-CMR0024","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","10","","2018-06-16 11:11:00","2018-06-16 11:28:00","2018-06-16 11:12:30","2018-06-16 11:23:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("67","28","2239","CAC-CMR0038","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-06-18 18:55:00","2018-06-19 11:40:00","2018-06-19 03:37:17","2018-06-19 11:37:17","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Hemoderivados e Medicamentos</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","5,0	3,3	4,9	4,7	0,3	9,9	1,1	2,42	0,86	2,84","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("68","28","2239","CAC-CMR0038","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-06-19 13:58:00","2018-06-19 14:13:00","2018-06-19 13:59:35","2018-06-19 14:09:35","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("69","28","2239","CAC-CMR0038","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-06-19 14:16:00","2018-06-19 15:09:00","2018-06-19 14:20:55","2018-06-19 15:01:55","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("70","29","2239","CWB-CAM002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","9","","2018-06-16 12:06:00","2018-06-17 10:15:00","2018-06-17 02:15:20","2018-06-17 10:15:42","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","22,0	21,9	21,5	21,9	0,1	22,2	20,8	0,38	0,43	1,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("71","29","2239","CWB-CAM002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","10","","2018-06-17 10:20:00","2018-06-17 10:28:00","2018-06-17 10:21:10","2018-06-17 10:28:10","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("72","29","2239","CWB-CAM002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","11","","2018-06-17 10:30:00","2018-06-17 10:54:00","2018-06-17 10:31:29","2018-06-17 10:52:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("73","30","2239","CAC-FRE0034","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-10.00","Distribuição com carga","-10.00","235","-30.00","2","10","","2018-06-17 14:35:00","2018-06-18 09:55:00","2018-06-18 01:49:27","2018-06-18 09:50:17","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -10.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("74","30","2239","CAC-FRE0034","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-10.00","Distribuição com carga","-10.00","235","-30.00","5","10","","2018-06-18 10:21:00","2018-06-18 10:29:00","2018-06-18 10:22:29","2018-06-18 10:28:29","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("75","30","2239","CAC-FRE0034","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-10.00","Distribuição com carga","-10.00","235","-30.00","5","10","","2018-06-18 10:45:00","2018-06-18 11:33:00","2018-06-18 10:46:36","2018-06-18 11:32:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 46 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("76","31","2239","CAC-CMR0010","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","10","","2018-06-21 20:03:00","2018-06-22 11:20:00","2018-06-22 03:15:54","2018-06-22 11:16:23","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Bolsas de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,9	4,7	5,5	4,3	0,6	7,3	0,7	1,59	1,21	1,88","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("79","32","2239","CAC-CRM002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","10","","2018-06-19 19:37:00","2018-06-20 09:44:00","2018-06-20 01:43:06","2018-06-20 09:43:06","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Bolsas de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","4,6	4,5	6,1	3,0	1,6	5,9	-1,5	1,50	1,63	1,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("77","31","2239","CAC-CMR0010","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","11","","2018-06-22 11:27:00","2018-06-22 12:09:00","2018-06-22 11:29:57","2018-06-22 12:04:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("78","31","2239","CAC-CMR0010","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2018-06-22 12:13:00","2018-06-22 12:26:00","2018-06-22 12:16:28","2018-06-22 12:17:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("80","32","2239","CAC-CRM002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","10","","2018-06-20 09:47:00","2018-06-20 10:05:00","2018-06-20 09:57:41","2018-06-20 10:04:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("81","32","2239","CAC-CRM002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","10","","2018-06-20 10:09:00","2018-06-20 10:34:00","2018-06-20 10:25:01","2018-06-20 10:30:01","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("82","33","2239","TOD-CMR008","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2018-06-06 08:49:00","2018-06-06 17:04:00","2018-06-06 08:59:38","2018-06-06 17:00:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","3,5	3,7	4,0	4,6	-1,0	6,0	2,8	0,63	1,23	0,82","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("83","33","2239","TOD-CMR008","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-06-06 17:05:00","2018-06-06 17:19:00","2018-06-06 17:07:10","2018-06-06 17:17:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("84","33","2239","TOD-CMR008","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-06-06 17:20:00","2018-06-06 17:31:00","2018-06-06 17:24:11","2018-06-06 17:26:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("85","34","2239","FRB-FRE008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-10.00","234","-50.00","2","12","","2018-05-08 19:33:00","2018-05-09 07:10:00","2018-05-08 23:06:12","2018-05-09 07:06:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma Fresco Não Liberado.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","-40,0	-40,8	-33,8	-17,1	-22,9	-14,8	-21,3	2,37	0,18	2,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("86","34","2239","FRB-FRE008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-10.00","234","-50.00","2","12","","2018-05-09 07:19:00","2018-05-09 07:27:00","2018-05-09 07:20:37","2018-05-09 07:27:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("87","34","2239","FRB-FRE008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-10.00","234","-50.00","2","12","","2018-05-09 07:30:00","2018-05-09 08:33:00","2018-05-09 07:31:44","2018-05-09 08:31:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("88","35","2239","CAC-CMR0018","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2018-06-17 18:48:00","2018-06-18 08:25:00","2018-06-18 00:25:11","2018-06-18 08:25:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados e medicamentos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,2	5,2	5,6	5,5	-0,4	7,4	1,9	1,22	1,66	1,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("89","35","2239","CAC-CMR0018","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-06-18 08:29:00","2018-06-18 08:37:00","2018-06-18 08:32:50","2018-06-18 08:37:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("90","35","2239","CAC-CMR0018","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-06-18 08:41:00","2018-06-18 09:53:00","2018-06-18 08:52:31","2018-06-18 09:38:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 46 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("91","36","2239","CPM-CMR0022","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-09-02 15:03:00","2018-09-03 09:19:00","2018-09-03 01:18:24","2018-09-03 09:18:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,1	4,1	4,5	-0,5	5,9	1,9	0,73	1,22	0,93","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("92","36","2239","CPM-CMR0022","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-03 09:27:00","2018-09-03 09:37:00","2018-09-03 09:28:15","2018-09-03 09:35:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("93","36","2239","CPM-CMR0022","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-03 09:43:00","2018-09-03 09:47:00","2018-09-03 09:44:49","2018-09-03 09:45:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("94","37","2239","CPM-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-03 17:59:00","2018-09-04 08:04:00","2018-09-04 00:04:12","2018-09-04 08:04:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,1	4,5	4,7	-0,7	6,7	2,4	0,69	1,17	0,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("95","37","2239","CPM-CMR0021","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-04 08:08:00","2018-09-04 08:21:00","2018-09-04 08:09:18","2018-09-04 08:17:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("96","37","2239","CPM-CMR0021","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-04 08:23:00","2018-09-04 08:42:00","2018-09-04 08:24:00","2018-09-04 08:27:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("97","38","2239","CPM-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-02 15:03:00","2018-09-03 09:19:00","2018-09-03 01:18:17","2018-09-03 09:18:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada, sem o sensor 6.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","4,0	4,0	4,7	4,8	-0,8	6,2	2,1	0,81	1,18	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("98","38","2239","CPM-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-03 09:27:00","2018-09-03 09:40:00","2018-09-03 09:28:15","2018-09-03 09:36:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada, sem o sensor 6.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("99","38","2239","CPM-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-03 09:49:00","2018-09-03 10:00:00","2018-09-03 09:50:31","2018-09-03 09:53:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada, sem o sensor 6.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("100","39","2239","CPM-CMR0019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-01 11:55:00","2018-09-01 20:19:00","2018-09-01 12:19:31","2018-09-01 20:19:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,1	3,7	4,4	-0,4	5,8	2,5	0,51	0,69	0,71","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("101","39","2239","CPM-CMR0019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-01 20:27:00","2018-09-01 20:39:00","2018-09-01 20:28:12","2018-09-01 20:35:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("102","39","2239","CPM-CMR0019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-01 20:42:00","2018-09-01 20:59:00","2018-09-01 20:43:12","2018-09-01 20:58:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("103","40","2239","CPM-CMR0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2018-09-01 10:14:00","2018-09-01 20:19:00","2018-09-01 12:19:24","2018-09-01 20:19:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","5,0	5,1	5,1	5,5	-0,5	7,5	2,7	0,82	1,47	1,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("104","40","2239","CPM-CMR0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","11","","2018-09-01 20:27:00","2018-09-01 20:38:00","2018-09-01 20:28:10","2018-09-01 20:36:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("105","40","2239","CPM-CMR0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","11","","2018-09-01 20:45:00","2018-09-01 20:58:00","2018-09-01 20:46:06","2018-09-01 20:55:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("106","41","2239","CPM-FRE009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","10","","2018-08-31 20:45:00","2018-09-01 07:58:00","2018-08-31 23:57:39","2018-09-01 07:57:39","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","-30,0	-29,7	-31,0	-31,2	1,2	-28,3	-38,1	2,14	3,45	2,50","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("107","41","2239","CPM-FRE009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","6","11","","2018-09-01 08:02:00","2018-09-01 08:12:00","2018-09-01 08:03:09","2018-09-01 08:10:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("108","41","2239","CPM-FRE009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","11","","2018-09-01 08:18:00","2018-09-01 09:19:00","2018-09-01 08:19:06","2018-09-01 09:06:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 47 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("109","42","2239","CPM-FRE007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","11","","2018-08-31 09:15:00","2018-08-31 18:30:00","2018-08-31 10:30:01","2018-08-31 18:30:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.menos o sensor 06.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","-30,0	-29,0	-31,4	-31,0	1,0	-29,4	-34,9	1,54	1,18	1,85","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("110","42","2239","CPM-FRE007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","11","","2018-08-31 18:34:00","2018-08-31 18:44:00","2018-08-31 18:35:20","2018-08-31 18:42:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.menos o sensor 06.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("111","42","2239","CPM-FRE007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","11","","2018-08-31 18:49:00","2018-08-31 19:31:00","2018-08-31 18:50:04","2018-08-31 19:22:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.menos o sensor 06.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("112","43","2239","CPM-FRE0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","2","12","","2018-08-31 20:02:00","2018-09-01 09:54:00","2018-09-01 01:50:09","2018-09-01 09:50:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -75.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("113","43","2239","CPM-FRE0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","2","12","","2018-09-01 09:59:00","2018-09-01 10:09:00","2018-09-01 10:00:11","2018-09-01 10:07:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("114","43","2239","CPM-FRE0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","2","12","","2018-09-01 10:11:00","2018-09-01 10:55:00","2018-09-01 10:12:15","2018-09-01 10:45:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("115","44","2239","CPM-CMR009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","11","","2018-09-03 16:38:00","2018-09-04 08:06:00","2018-09-04 00:02:07","2018-09-04 08:02:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","3,7	3,7	4,1	4,0	-0,3	5,1	2,8	0,36	0,63	0,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("116","44","2239","CPM-CMR009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","11","","2018-09-04 08:07:00","2018-09-04 08:28:00","2018-09-04 08:16:43","2018-09-04 08:26:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("117","44","2239","CPM-CMR009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","11","","2018-09-04 08:30:00","2018-09-04 08:47:00","2018-09-04 08:34:25","2018-09-04 08:46:25","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("118","45","2239","CPM-CMR0011","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-03 14:06:00","2018-09-04 09:52:00","2018-09-04 01:50:48","2018-09-04 09:50:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Favor VIII Recombinante.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,1	4,0	5,9	-1,9	8,7	3,3	1,37	1,13	1,64","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("119","45","2239","CPM-CMR0011","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-04 09:58:00","2018-09-04 10:17:00","2018-09-04 09:59:06","2018-09-04 10:11:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VIII recombinante.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("120","45","2239","CPM-CMR0011","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-04 10:21:00","2018-09-04 10:53:00","2018-09-04 10:40:24","2018-09-04 10:51:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VIII recombinante.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("121","46","2239","CPM-FRE004","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2018-08-31 20:30:00","2018-09-01 08:01:00","2018-09-01 00:00:00","2018-09-01 08:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Gelox, gelo reciclável e plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-30,0	-25,3	-24,0	-24,0	-6,0	-22,1	-25,5	1,00	1,00	1,38","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("205","46","2239","CPM-FRE004","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-01 08:07:00","2018-09-01 08:23:00","2018-09-01 08:09:49","2018-09-01 08:21:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Gelox, gelo reciclável e plasmas.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("122","47","2239","LDB-CMR006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2018-08-13 23:20:00","2018-08-14 07:25:00","2018-08-13 23:23:26","2018-08-14 07:23:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Bolsas de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","4,0	2,8	4,5	6,9	-2,9	9,4	2,6	1,79	1,46	2,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("123","48","2239","CPM-CMR0010","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","10","","2018-09-02 15:40:00","2018-09-03 11:15:00","2018-09-02 19:00:27","2018-09-03 03:00:59","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VIII Plasmático Recombinante.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,1	4,1	5,4	-1,4	7,9	2,2	0,92	1,30	1,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("124","48","2239","CPM-CMR0010","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-09-03 11:23:00","2018-09-03 11:56:00","2018-09-03 11:30:39","2018-09-03 11:49:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VIII Plasmático Recombinante.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("125","48","2239","CPM-CMR0010","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-09-03 12:01:00","2018-09-03 12:12:00","2018-09-03 12:08:07","2018-09-03 12:10:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VIII Plasmático Recombinante.</p>","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("126","49","2239","CPM-CMR0023","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","10","","2018-09-01 21:33:00","2018-09-02 11:43:00","2018-09-02 03:40:04","2018-09-02 11:40:04","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VIII Plasmático e Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","4,0	5,0	5,4	5,0	-1,0	7,1	0,5	1,22	1,99	1,48","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("127","49","2239","CPM-CMR0023","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-09-02 11:48:00","2018-09-02 12:08:00","2018-09-02 11:51:59","2018-09-02 12:07:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VIII Plasmático e Plasmas.</p>","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("128","49","2239","CPM-CMR0023","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","11","","2018-09-02 12:12:00","2018-09-02 12:39:00","2018-09-02 12:16:39","2018-09-02 12:33:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VIII Plasmático e Plasmas.</p>","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("129","50","2239","CPM-CAM0012","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","12","","2018-09-04 18:35:00","2018-09-05 19:39:00","2018-09-05 01:30:18","2018-09-05 09:30:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","22,0	22,2	22,5	20,3	1,7	21,9	19,4	0,67	0,17	0,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("132","51","2239","CPM-BLF002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","1","12","","2018-09-05 10:00:00","2018-09-05 12:15:00","2018-09-05 11:05:25","2018-09-05 12:15:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","1 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("130","50","2239","CPM-CAM0012","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","12","","2018-09-05 09:43:00","2018-09-05 09:57:00","2018-09-05 09:47:44","2018-09-05 09:56:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("131","50","2239","CPM-CAM0012","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","12","","2018-09-05 10:01:00","2018-09-05 11:17:00","2018-09-05 10:03:16","2018-09-05 11:03:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("133","52","2239","CPM-FRE0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-09-01 21:56:00","2018-09-02 11:32:00","2018-09-02 03:32:59","2018-09-02 11:32:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-31,0	-29,8	-29,0	-29,8	-1,2	-26,4	-32,5	1,15	2,01	1,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("134","52","2239","CPM-FRE0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-09-02 11:51:00","2018-09-02 12:11:00","2018-09-02 11:25:13","2018-09-02 11:59:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("135","52","2239","CPM-FRE0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-09-02 12:40:00","2018-09-02 13:27:00","2018-09-02 12:41:10","2018-09-02 13:25:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 44 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("137","54","299","001.533","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","242","23.00","5","12","","2018-08-09 11:42:02","2018-08-09 13:55:02","2018-08-09 13:21:02","2018-08-09 13:51:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.533 - COM CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","25,0	25,3	24,4	23,9	1,1	25,4	23,1	0,42	0,58	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("138","53","2239","LDB-FRE0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2018-08-14 07:13:00","2018-08-14 17:32:00","2018-08-14 09:30:04","2018-08-14 17:30:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-32,0	-30,7	-32,0	-31,7	-0,3	-28,1	-34,2	1,08	1,96	1,33","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("139","53","2239","LDB-FRE0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-14 17:33:00","2018-08-14 17:48:00","2018-08-14 17:35:38","2018-08-14 17:46:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("140","53","2239","LDB-FRE0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-14 17:50:00","2018-08-14 18:37:00","2018-08-14 17:53:10","2018-08-14 18:35:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 42 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("141","55","2239","LDB-FRE0019","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2018-08-20 14:06:00","2018-08-21 11:31:00","2018-08-21 03:30:49","2018-08-21 11:30:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Plasmas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-30,0	-28,9	-29,8	-29,5	-0,5	-27,3	-32,7	1,31	1,30	1,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("142","55","2239","LDB-FRE0019","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-21 11:52:00","2018-08-21 12:06:00","2018-08-21 11:55:04","2018-08-21 12:03:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("143","55","2239","LDB-FRE0019","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-21 13:32:00","2018-08-21 14:19:00","2018-08-21 13:35:15","2018-08-21 14:18:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas.</p>","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("144","56","299","001.537","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","242","23.00","5","11","","2018-08-09 17:10:00","2018-08-10 08:40:00","2018-08-10 08:10:39","2018-08-10 08:40:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.537 - SENSORES.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	25,4	25,0	24,4	0,6	25,2	24,0	0,21	0,22	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("145","57","2239","LDB-CMR0013","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2018-08-17 11:57:00","2018-08-18 14:45:00","2018-08-18 06:00:11","2018-08-18 14:00:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados e fatores de coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","6,0	6,1	6,3	5,2	0,8	7,0	2,2	1,43	0,84	1,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("146","57","2239","LDB-CMR0013","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-18 15:06:00","2018-08-18 15:16:00","2018-08-18 15:07:31","2018-08-18 15:14:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>\n<p></p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("147","57","2239","LDB-CMR0013","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-18 15:19:00","2018-08-18 15:43:00","2018-08-18 15:25:35","2018-08-18 15:33:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("148","54","299","001.533","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","242","28.00","5","10","","2018-08-08 17:30:02","2018-08-09 08:10:00","2018-08-09 07:35:02","2018-08-09 08:05:02","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.533 - SENSORES(4).jpeg","<p>GERBOX</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","30,0	30,0	29,5	29,6	0,4	31,1	28,3	0,62	0,75	0,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("149","58","2239","LDB-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.10","Distribuição com carga","2.00","234","6.00","6","12","","2018-08-19 15:32:00","2018-08-20 08:56:00","2018-08-20 00:53:20","2018-08-20 08:53:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.1 / Crit.Máx.:2.0 / Crit.Min.:6.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,1	5,2	5,3	4,8	0,3	6,7	2,2	0,96	1,03	1,18","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("150","58","2239","LDB-CMR0021","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.10","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-20 08:59:00","2018-08-20 09:40:00","2018-08-20 09:05:51","2018-08-20 09:38:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("151","58","2239","LDB-CMR0021","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.10","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-20 09:42:00","2018-08-20 09:59:00","2018-08-20 09:44:32","2018-08-20 09:58:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("152","54","299","001.533","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","242","28.00","5","10","","2018-08-09 08:48:33","2018-08-09 10:51:33","2018-08-09 10:21:33","2018-08-09 10:51:33","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.533 - COM CARGA(1).jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","30,0	29,5	29,6	29,9	0,1	31,4	28,7	0,50	0,70	0,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("153","59","2239","LDB-CMR0011","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2018-08-18 16:46:00","2018-08-19 12:17:00","2018-08-19 04:17:23","2018-08-19 12:17:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados, fatores de coagulação e fator IX.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,3	5,8	4,0	1,0	6,0	-0,3	1,48	1,79	1,76","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("154","59","2239","LDB-CMR0011","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-19 12:21:00","2018-08-19 13:47:00","2018-08-19 12:23:47","2018-08-19 12:41:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("155","59","2239","LDB-CMR0011","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-19 13:52:00","2018-08-19 14:19:00","2018-08-19 14:00:45","2018-08-19 14:07:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("156","60","2239","LDB-CMR0019","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-15 13:56:00","2018-08-16 08:53:00","2018-08-16 00:52:11","2018-08-16 08:52:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados, fatores de coagulação e fator VIII recombinante.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,0	5,0	5,6	-0,6	8,2	0,6	1,36	2,17	1,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("157","60","2239","LDB-CMR0019","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-16 08:58:00","2018-08-16 09:25:00","2018-08-16 09:07:15","2018-08-16 09:21:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("158","60","2239","LDB-CMR0019","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-16 09:29:00","2018-08-16 09:48:00","2018-08-16 09:35:24","2018-08-16 09:45:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("159","56","299","001.537","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","242","23.00","5","11","","2018-08-10 09:55:00","2018-08-10 11:41:00","2018-08-10 11:05:14","2018-08-10 11:35:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.537 - COM CARGA.jpg","<p>GERBOX.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	25,4	25,0	25,4	-0,4	26,9	24,7	0,36	0,53	0,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("160","61","2239","LDB-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-16 12:27:00","2018-08-17 10:21:00","2018-08-17 02:19:44","2018-08-17 10:19:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Fator VII e fator XIII.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,0	5,0	4,8	5,7	-0,7	7,8	1,6	1,27	1,81	1,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("161","61","2239","LDB-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-17 10:36:00","2018-08-17 10:51:00","2018-08-17 10:39:20","2018-08-17 10:48:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("162","61","2239","LDB-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-17 10:54:00","2018-08-17 11:06:00","2018-08-17 10:55:15","2018-08-17 11:03:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("163","62","2239","LDB-CMR0022","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2018-08-21 15:40:00","2018-08-22 11:02:00","2018-08-22 03:01:24","2018-08-22 11:01:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas e plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-32,0	-30,9	-30,7	-30,3	-1,7	-27,5	-33,0	1,04	1,77	1,28","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("164","56","299","001.537","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","22.00","242","18.00","5","11","","2018-08-13 06:40:01","2018-08-13 09:05:01","2018-08-13 08:31:01","2018-08-13 09:01:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.537 - SENSORES.jpeg","<p>GERBOX.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:22.0 / Crit.Min.:18.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","20,0	19,9	26,2	20,1	-0,1	20,7	19,7	0,25	0,13	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("165","62","2239","LDB-CMR0022","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-22 11:07:00","2018-08-22 11:36:00","2018-08-22 11:10:17","2018-08-22 11:35:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("166","62","2239","LDB-CMR0022","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-22 11:42:00","2018-08-22 12:31:00","2018-08-22 11:43:22","2018-08-22 12:27:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas.</p>","0 Horas (s) 44 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("167","56","299","001.537","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","22.00","242","18.00","5","12","","2018-08-13 10:02:46","2018-08-13 12:06:46","2018-08-13 11:35:46","2018-08-13 12:05:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.537 - COM CARGA.jpg","<p>GERBOX.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:22.0 / Crit.Min.:18.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","20,0	19,1	19,0	18,8	1,2	19,2	18,1	0,32	0,05	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("168","63","2239","LDB-FRE0012","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","5","12","","2018-08-19 15:21:00","2018-08-20 10:51:00","2018-08-20 02:48:19","2018-08-20 10:48:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas e gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-35,0	-32,6	-32,6	-32,1	-2,9	-31,0	-33,2	0,59	0,37	0,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("169","63","2239","LDB-FRE0012","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","5","12","","2018-08-20 11:01:00","2018-08-20 11:14:00","2018-08-20 11:04:25","2018-08-20 11:11:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas e gelox.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("170","63","2239","LDB-FRE0012","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","5","12","","2018-08-20 11:16:00","2018-08-20 12:27:00","2018-08-20 11:20:54","2018-08-20 12:20:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas e gelox.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("171","64","2239","LDB-FRE0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-14 18:56:00","2018-08-15 08:52:00","2018-08-15 00:48:22","2018-08-15 08:48:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("172","64","2239","LDB-FRE0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-30.00","5","12","","2018-08-15 08:57:00","2018-08-15 09:15:00","2018-08-15 08:59:05","2018-08-15 09:10:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Hora(s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","","","","","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("173","64","2239","LDB-FRE0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-15 09:32:00","2018-08-15 10:08:00","2018-08-15 09:43:41","2018-08-15 10:05:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Hora(s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","","","","","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("174","65","2239","LDB-CMR0023","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-08-14 10:27:00","2018-08-15 10:30:00","2018-08-15 02:29:47","2018-08-15 10:29:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Hemoderivados e fatores de coagulação.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.6 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,6	5,6	5,6	5,5	0,1	7,8	1,6	1,23	1,57	1,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("175","66","2239","LDB-CMR0015","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-16 11:20:00","2018-08-17 08:52:00","2018-08-17 00:50:39","2018-08-17 08:50:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados, fator de coagulação e fator IX.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","CT-R 2018-0093 WY.jpg","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,1	4,9	4,8	0,2	7,1	1,2	1,01	1,47	1,23","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("176","66","2239","LDB-CMR0015","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-17 08:55:00","2018-08-17 09:11:00","2018-08-17 08:58:09","2018-08-17 09:08:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("177","66","2239","LDB-CMR0015","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-17 09:14:00","2018-08-17 09:39:00","2018-08-17 09:16:09","2018-08-17 09:38:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("178","67","2239","245.683","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-15 11:58:00","2018-08-16 10:30:00","2018-08-16 02:28:48","2018-08-16 10:28:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator XII e fator XIII.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,0	5,1	5,5	5,5	-0,5	7,5	2,9	0,68	1,45	0,88","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("179","67","2239","245.683","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-16 10:36:00","2018-08-16 10:51:00","2018-08-16 10:40:59","2018-08-16 10:51:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VII e Fator XIII.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("180","67","2239","245.683","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-16 10:55:00","2018-08-16 11:32:00","2018-08-16 10:57:09","2018-08-16 11:32:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Fator VII e Fator XIII.</p>","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("181","69","2239","LDB-CMR0024","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2018-08-17 12:21:00","2018-08-18 10:03:00","2018-08-18 01:41:57","2018-08-18 09:41:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados e fatores de coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","CT-R 2018-0318 TS.jpg","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,5	5,4	5,7	5,9	-0,4	8,1	1,9	0,79	1,67	1,00","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("182","68","299","001.558","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","65.00","Distribuição sem carga","70.00","242","60.00","5","12","","2018-08-14 11:10:13","2018-08-14 13:10:13","2018-08-14 12:40:13","2018-08-14 13:10:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSOR - 001.558.jpeg","<p>ERLENEMAYER;</p>\n<p>CUBA DE ALUMÍNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.0 / Crit.Máx.:70.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","65,0	65,0	66,8	66,5	-1,5	71,2	62,8	1,26	1,43	1,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("183","69","2239","LDB-CMR0024","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-19 10:12:00","2018-08-19 10:30:00","2018-08-19 10:18:10","2018-08-19 10:28:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("184","69","2239","LDB-CMR0024","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-19 10:33:00","2018-08-19 10:51:00","2018-08-19 10:36:51","2018-08-19 10:49:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("185","70","2239","LDB-FRE0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-45.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-08-26 13:29:00","2018-09-27 16:10:00","2018-08-27 08:09:50","2018-08-27 16:09:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -45.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-45,0	-45,1	-40,5	-37,4	-7,6	-36,0	-39,3	0,76	0,79	1,37","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("186","70","2239","LDB-FRE0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-45.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","6","12","","2018-08-27 16:43:00","2018-08-27 16:54:00","2018-08-27 16:45:00","2018-08-27 16:52:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("187","70","2239","LDB-FRE0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-45.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2018-08-27 17:02:00","2018-08-27 18:08:00","2018-08-27 17:03:33","2018-08-27 18:03:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("188","71","2239","LDB-CMR004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","11","","2018-08-23 17:14:00","2018-08-24 09:39:00","2018-08-24 01:35:14","2018-08-24 09:35:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,6	5,0	5,1	3,8	1,8	6,0	-0,1	1,71	1,62	2,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("189","71","2239","LDB-CMR004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-24 09:45:00","2018-08-24 10:45:00","2018-08-24 09:55:50","2018-08-24 10:23:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("190","71","2239","LDB-CMR004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-24 10:47:00","2018-08-24 11:06:00","2018-08-24 10:48:25","2018-08-24 10:57:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","3","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("191","72","2239","LDB-CMR003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-22 17:28:00","2018-08-23 09:49:00","2018-08-22 18:30:41","2018-08-23 02:30:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,6	5,6	5,4	4,0	1,6	7,4	-0,1	1,94	1,58	2,28","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("192","72","2239","LDB-CMR003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-23 10:00:00","2018-08-23 10:48:00","2018-08-23 10:07:27","2018-08-23 10:25:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("193","73","2239","LDB-CAM0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","11","","2018-08-27 17:17:00","2018-08-28 09:23:00","2018-08-28 01:23:56","2018-08-28 09:23:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","22,0	22,0	22,6	23,3	-1,3	24,8	21,3	0,93	0,50	1,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("194","73","2239","LDB-CAM0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","11","","2018-08-28 09:33:00","2018-08-28 09:43:00","2018-08-28 09:34:03","2018-08-28 09:41:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("195","73","2239","LDB-CAM0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","11","","2018-08-28 09:50:00","2018-08-28 09:55:00","2018-08-28 09:51:49","2018-08-28 09:52:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","3","3","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("196","74","2239","LDB-CAM0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-08-27 18:47:00","2018-08-28 09:23:00","2018-08-28 01:23:04","2018-08-28 09:23:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","22,0	22,0	22,8	22,1	-0,1	24,0	20,4	1,21	0,53	1,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("197","74","2239","LDB-CAM0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-08-28 09:32:00","2018-08-28 09:42:00","2018-08-28 09:33:26","2018-08-28 09:40:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("198","74","2239","LDB-CAM0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-08-28 09:49:00","2018-08-28 10:03:00","2018-08-28 09:50:55","2018-08-28 09:54:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("199","75","2239","PTG-FRE003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-04-09 17:20:00","2018-04-10 09:18:00","2018-04-10 01:14:56","2018-04-10 09:14:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","fotos montadas.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","-32,0	-30,3	-30,2	-31,7	-0,3	-29,1	-35,0	1,41	1,41	1,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("200","75","2239","PTG-FRE003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-04-10 09:34:00","2018-04-10 09:51:00","2018-04-10 09:37:25","2018-04-10 09:48:25","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("201","75","2239","PTG-FRE003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-04-10 09:53:00","2018-04-10 10:55:00","2018-04-10 09:53:58","2018-04-10 10:53:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-21","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("202","68","299","001.558","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","65.00","Distribuição com carga","70.00","242","60.00","5","12","","2018-08-14 13:30:00","2018-08-14 15:35:00","2018-08-14 15:00:06","2018-08-14 15:30:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.558 - COM CARGA.jpg","<p>ERLENMEYERS;</p>\n<p>CUBA DE ALUMÍNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.0 / Crit.Máx.:70.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","65,0	65,0	66,9	65,7	-0,7	69,9	62,0	1,60	2,08	1,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("203","68","299","001.558","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","110.00","242","100.00","5","12","","2018-08-14 16:04:16","2018-08-14 18:05:16","2018-08-14 17:30:16","2018-08-14 18:00:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSOR - 001.558.jpeg","<p>ERLENEMAYER;</p>\n<p>CUBA DE ALUMÍNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","105,0	105,0	106,9	103,8	1,2	108,7	99,1	2,38	1,66	2,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("204","68","299","001.558","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","110.00","242","100.00","5","12","","2018-08-15 08:37:38","2018-08-15 11:14:38","2018-08-15 10:39:38","2018-08-15 11:09:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.558 - COM CARGA.jpg","<p>ERLENMEYERS;</p>\n<p>CUBA DE ALUMÍNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","105,0	105,0	105,6	104,0	1,0	111,3	98,9	2,83	2,07	3,31","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("206","46","2239","CPM-FRE004","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-01 08:27:00","2018-09-01 09:09:00","2018-09-01 08:34:37","2018-09-01 09:06:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Gelox, gelo reciclável e plasmas.</p>","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("207","76","299","001.718","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","24.00","Distribuição sem carga","25.00","242","23.00","5","12","","2018-08-07 18:35:51","2018-08-08 08:35:00","2018-08-08 08:00:51","2018-08-08 08:30:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.718 - SENSORES.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 24.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","24,0	24,2	24,7	24,8	-0,8	25,3	24,1	0,24	0,40	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("208","76","299","001.718","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","24.00","Distribuição com carga","25.00","242","23.00","5","12","","2018-08-08 09:17:45","2018-08-08 11:21:45","2018-08-08 10:48:45","2018-08-08 11:18:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.718 - CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 24.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","24,0	23,9	24,2	24,2	-0,2	24,7	23,2	0,36	0,43	0,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("210","78","299","001.566","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","44.00","242","40.00","5","12","","2018-08-14 18:40:43","2018-08-15 08:05:43","2018-08-15 07:30:43","2018-08-15 08:00:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sem carga(2).jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","42,0	42,8	43,0	43,1	-1,1	43,8	42,4	0,23	0,47	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("211","79","2239","LDB-FRE0021","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.80","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2018-08-22 14:02:00","2018-08-23 08:18:00","2018-08-22 15:00:50","2018-08-22 23:00:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.8 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("212","78","299","001.566","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","44.00","242","40.00","5","12","","2018-08-15 09:08:38","2018-08-15 11:30:38","2018-08-15 11:00:38","2018-08-15 11:30:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA 001.566.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","42,0	42,0	43,1	43,1	-1,1	43,6	42,5	0,21	0,37	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("213","80","299","002.366","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","242","35.00","5","9","","2018-08-07 12:49:26","2018-08-07 14:49:26","2018-08-07 14:19:26","2018-08-07 14:49:26","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.366 - SENSORES.jpeg","<p>PLACAS DE PETRI.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","36,0	36,0	36,2	36,2	-0,2	37,1	35,0	0,64	0,11	0,83","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("214","80","299","002.366","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","242","35.00","5","9","","2018-08-07 18:34:21","2018-08-08 07:50:21","2018-08-08 07:20:21","2018-08-08 07:50:21","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","<p>Placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","36,0	36,0	36,2	36,0	0,0	36,8	35,1	0,58	0,10	0,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("215","81","2239","CPM-CMR0014","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-09-01 09:52:00","2018-09-02 13:23:00","2018-09-02 05:20:11","2018-09-02 13:20:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma e Fator VIII Plasmático.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,2	4,0	4,9	-0,9	8,1	0,9	1,56	1,45	1,85","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("216","81","2239","CPM-CMR0014","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-09-02 13:27:00","2018-09-02 13:45:00","2018-09-02 13:37:19","2018-09-02 13:44:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma e Fator VIII Plasmático.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("217","81","2239","CPM-CMR0014","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-09-02 13:47:00","2018-09-02 14:07:00","2018-09-02 13:56:31","2018-09-02 14:01:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma e Fator VIII Plasmático.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("218","82","2239","LDB-FRE0022","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","5","12","","2018-08-29 09:06:00","2018-08-29 13:42:00","2018-08-29 11:03:47","2018-08-29 12:33:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-30,0	-33,8	-35,4	-34,9	4,9	-28,7	-38,1	1,22	2,38	1,73","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("219","83","299","000.553","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","75.00","Distribuição sem carga","62.00","242","58.00","5","10","","2018-07-26 12:26:19","2018-07-26 14:32:19","2018-07-26 13:50:19","2018-07-26 14:20:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1532620689416.jpg","<p>TUBOS DE ENSAIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","75,0	75,1	59,4	59,4	15,6	60,9	58,1	0,47	0,50	0,66","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("228","86","2239","CWB-FRE0038","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2018-07-31 14:25:00","2018-07-31 14:35:00","2018-07-31 14:26:13","2018-07-31 14:33:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("220","72","2239","LDB-CMR003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-08-23 10:50:00","2018-08-23 11:04:00","2018-08-23 10:51:20","2018-08-23 10:57:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","3","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("221","84","2239","LDB-FRE005","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-26 18:05:00","2018-08-27 14:54:00","2018-08-27 06:50:18","2018-08-27 14:50:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de sangue e malotes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-31,0	-29,2	-30,6	-30,2	-0,8	-27,7	-33,2	1,12	1,81	1,50","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("222","84","2239","LDB-FRE005","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-27 15:53:00","2018-08-27 16:04:00","2018-08-27 15:55:41","2018-08-27 16:03:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de sangue e malotes.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("223","84","2239","LDB-FRE005","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-27 16:06:00","2018-08-27 17:01:00","2018-08-27 16:08:41","2018-08-27 16:59:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de sangue e malotes.</p>","0 Horas (s) 51 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("224","85","2239","LDB-FRE0013","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-27 18:31:00","2018-08-28 08:58:00","2018-08-28 00:53:59","2018-08-28 08:54:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de sangue e malotes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-31,0	-29,8	-25,7	-25,5	-5,5	-23,9	-27,5	0,93	0,93	1,30","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("225","85","2239","LDB-FRE0013","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-28 09:01:00","2018-08-28 09:21:00","2018-08-28 09:05:16","2018-08-28 09:19:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de sangue e malotes.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("226","85","2239","LDB-FRE0013","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-28 09:25:00","2018-08-28 10:02:00","2018-08-28 09:31:36","2018-08-28 09:57:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de sangue e malotes.</p>","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("227","86","2239","CWB-FRE0038","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2018-07-30 16:21:00","2018-07-31 14:10:00","2018-07-31 06:08:13","2018-07-31 14:08:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","-32,0	-30,6	-27,0	-27,2	-4,8	-23,5	-30,8	1,57	1,64	1,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("229","86","2239","CWB-FRE0038","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2018-07-31 15:14:00","2018-07-31 16:19:00","2018-07-31 15:15:06","2018-07-31 16:14:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("230","83","299","000.553","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","75.00","Distribuição com carga","62.00","242","58.00","5","10","","2018-07-27 11:53:00","2018-07-27 13:59:00","2018-07-27 13:25:00","2018-07-27 13:55:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","000.553 - CARGA(2).jpg","<p>TUBOS DE ENSAIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","75,0	75,0	58,8	59,7	15,3	61,0	58,6	0,46	0,49	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("231","87","299","000.872","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","65.00","Distribuição sem carga","66.00","242","64.00","5","10","","2018-08-01 11:51:40","2018-08-01 12:51:40","2018-08-01 12:20:40","2018-08-01 12:50:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SEM CARGA(1).jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.0 / Crit.Máx.:66.0 / Crit.Min.:64.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","65,0	65,0	64,7	64,2	0,8	65,7	62,4	0,98	0,37	1,20","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("232","87","299","000.872","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","65.00","Distribuição com carga","66.00","242","64.00","5","10","","2018-08-01 15:41:15","2018-08-01 17:52:15","2018-08-01 17:15:15","2018-08-01 17:45:15","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpeg","<p>Tubos de Ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.0 / Crit.Máx.:66.0 / Crit.Min.:64.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","65,0	65,1	65,0	64,9	0,1	65,5	64,4	0,28	0,09	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("238","90","2239","UMR-FRE008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-38.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-09-12 10:09:00","2018-09-12 10:20:00","2018-09-10 10:12:16","2018-09-10 10:19:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("234","89","2239","UMR-CMR0013","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-14 17:23:00","2018-09-15 07:50:00","2018-09-14 23:49:09","2018-09-15 07:49:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue e placas refrigeradas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,0	5,0	6,0	5,1	-0,1	7,8	1,9	1,71	0,86	2,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("235","89","2239","UMR-CMR0013","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-15 08:03:00","2018-09-15 08:13:00","2018-09-15 08:04:24","2018-09-15 08:11:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("236","89","2239","UMR-CMR0013","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-15 08:30:00","2018-09-15 08:51:00","2018-09-15 08:30:46","2018-09-15 08:38:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("237","90","2239","UMR-FRE008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-38.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-09-11 19:21:00","2018-09-12 10:07:00","2018-09-12 02:01:14","2018-09-12 10:01:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -38.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","-38,0	-36,9	-35,9	-36,7	-1,3	-34,5	-40,9	2,01	1,13	2,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("241","91","2239","UMR-FRE0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-09-13 20:39:00","2018-09-14 11:13:00","2018-09-14 03:12:10","2018-09-14 11:12:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","-31,0	-28,9	-27,0	-27,1	-3,9	-24,1	-30,3	1,43	1,92	1,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("240","90","2239","UMR-FRE008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-38.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-09-12 10:21:00","2018-09-12 11:30:00","2018-09-12 10:23:54","2018-09-12 11:23:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("242","91","2239","UMR-FRE0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-09-14 11:18:00","2018-09-14 11:33:00","2018-09-14 11:20:13","2018-09-14 11:28:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("243","91","2239","UMR-FRE0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-09-14 11:42:00","2018-09-14 12:44:00","2018-09-14 11:42:33","2018-09-14 12:42:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("244","92","2239","UMR-FRE009","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","11","","2018-09-13 19:53:00","2018-09-14 09:52:00","2018-09-14 01:49:41","2018-09-14 09:49:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma e gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-28,0	-26,7	-28,0	-26,4	-1,6	-23,4	-28,6	1,13	1,56	1,50","0","1","Raiz de 8 horas(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("245","92","2239","UMR-FRE009","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-14 09:54:00","2018-09-14 10:42:00","2018-09-14 09:56:43","2018-09-14 10:10:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("246","92","2239","UMR-FRE009","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-14 10:46:00","2018-09-14 12:34:00","2018-09-14 11:38:04","2018-09-14 12:31:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("247","93","2239","UMR-CAM0030","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-09-13 10:20:00","2018-09-13 19:19:00","2018-09-13 11:19:43","2018-09-13 19:19:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.5 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","21,5	21,9	23,1	22,3	-0,8	23,4	20,8	0,56	0,41	0,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("248","93","2239","UMR-CAM0030","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-09-13 19:28:00","2018-09-13 19:37:00","2018-08-19 19:29:16","2018-08-19 19:36:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("249","93","2239","UMR-CAM0030","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-09-13 19:40:00","2018-09-13 19:50:00","2018-09-13 19:40:30","2018-09-13 19:46:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("250","94","2239","UMR-CMR0029","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2018-09-11 18:13:00","2018-09-12 08:50:00","2018-09-12 00:50:18","2018-09-12 08:50:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","5,0	5,1	5,3	5,2	-0,2	6,7	2,3	1,06	1,37	1,29","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("251","95","299","002.400","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","47.00","Distribuição sem carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-04 16:20:00","2018-07-04 19:00:00","2018-07-04 18:30:50","2018-07-04 19:00:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","<p>3 ERLENMEYER COM ÁGUA.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","47,0	47,0	46,8	46,9	0,1	47,3	46,6	0,17	0,08	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("252","95","299","002.400","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","47.00","Distribuição com carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-05 09:21:00","2018-07-05 12:00:00","2018-07-05 11:30:47","2018-07-05 12:00:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>3 ERLENMEYER COM ÁGUA.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","47,0	47,0	47,2	46,8	0,2	47,1	46,4	0,20	0,05	0,43 									","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("253","96","299","002.401","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","47.00","Distribuição sem carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-04 16:19:00","2018-07-04 19:01:00","2018-07-04 18:30:00","2018-07-04 19:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","47,0	47,0	46,7	46,8	0,2	47,5	46,4	0,31	0,11	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("254","96","299","002.401","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","47.00","Distribuição com carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-05 09:10:00","2018-07-05 12:00:00","2018-07-05 11:30:23","2018-07-05 12:00:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>3 ERLENMEYER COM ÁGUA.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","47,0	47,0	46,8	46,6	0,4	47,2	46,2	0,30	0,07	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("255","97","299","002.402","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","47.00","Distribuição sem carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-09 14:00:00","2018-07-09 17:01:00","2018-07-09 16:30:07","2018-07-09 17:00:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","<p>FRASCOS ERLENMEYER.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","47,0	47,0	46,6	46,7	0,3	47,7	46,2	0,33	0,34	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("256","98","2239","CAC-BLF001","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-60.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-80.00","2","12","","2018-06-19 14:51:00","2018-06-19 17:40:00","2018-06-19 16:10:14","2018-06-19 17:20:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: -60.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("257","97","299","002.402","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","47.00","Distribuição com carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-10 09:10:00","2018-07-10 12:01:00","2018-07-10 11:30:35","2018-07-10 12:00:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>FRASCOS ERLENMEYER.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","47,0	47,0	47,4	46,8	0,2	47,5	46,1	0,49	0,12	0,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("258","99","2239","UMR-CMR0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-12 11:15:00","2018-09-13 07:40:00","2018-09-12 23:39:24","2018-09-13 07:39:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores de Coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,7	4,9	5,2	5,6	-0,9	7,4	2,9	0,73	1,43	0,93","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("259","99","2239","UMR-CMR0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-13 07:46:00","2018-09-13 07:56:00","2018-09-13 07:47:23","2018-09-13 07:54:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("260","99","2239","UMR-CMR0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-13 08:00:00","2018-09-13 08:15:00","2018-09-13 08:01:22","2018-09-13 08:09:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("261","100","299","000.723","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","47.00","Distribuição sem carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-09 14:20:00","2018-07-09 17:01:00","2018-07-09 16:30:49","2018-07-09 17:00:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","<p>FRASCOS ERLENMEYER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","47,0	47,0	47,5	47,4	-0,4	48,0	47,0	0,18	0,31	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("262","101","2239","UMR-CMR0026","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-16 20:05:00","2018-09-17 09:25:00","2018-09-17 01:24:27","2018-09-17 09:24:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores de coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,0	4,8	4,9	5,4	-0,4	7,4	2,1	0,71	1,44	0,92","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("263","101","2239","UMR-CMR0026","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-17 09:36:00","2018-09-17 09:46:00","2018-09-17 09:37:44","2018-09-17 09:44:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("264","101","2239","UMR-CMR0026","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-17 10:03:00","2018-09-17 10:39:00","2018-09-17 10:03:22","2018-09-17 10:32:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("265","100","299","000.723","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","47.00","Distribuição com carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-10 08:55:00","2018-07-10 12:10:00","2018-07-10 11:30:34","2018-07-10 12:00:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>3 FRASCOS ERLENMEYER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","47,0	47,0	47,3	47,0	0,0	47,6	46,4	0,34	0,23	0,54","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("266","102","2239","UMR-CMR0025","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","11","","2018-09-12 14:02:00","2018-09-13 10:22:00","2018-09-13 02:20:55","2018-09-13 10:20:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","4,5	4,5	5,0	4,1	0,4	5,5	0,5	1,30	1,33	1,55","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("267","102","2239","UMR-CMR0025","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","11","","2018-09-13 10:29:00","2018-09-13 10:48:00","2018-09-13 10:31:22","2018-09-13 10:47:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("268","102","2239","UMR-CMR0025","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","11","","2018-09-13 10:50:00","2018-09-13 10:59:00","2018-09-13 10:51:10","2018-09-13 10:56:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("269","103","2239","UMR-FRE0013","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-11 19:15:00","2018-09-12 08:53:00","2018-09-12 00:52:25","2018-09-12 08:52:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-30,0	-29,4	-30,4	-29,8	-0,2	-28,4	-31,3	0,83	0,88	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("270","103","2239","UMR-FRE0013","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-12 08:58:00","2018-09-12 09:09:00","2018-09-12 09:00:32","2018-09-12 09:08:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("271","103","2239","UMR-FRE0013","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-12 09:13:00","2018-09-12 10:26:00","2018-09-12 09:23:51","2018-09-12 10:23:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("272","104","299","002.399","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","47.00","Distribuição sem carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-11 11:11:00","2018-07-11 13:32:00","2018-07-11 13:00:02","2018-07-11 13:30:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","<p>ERLENMEYER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","47,0	47,0	47,1	47,1	-0,1	47,6	46,6	0,21	0,24	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("273","105","2239","UMR-CMR0024","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-09-13 10:36:00","2018-09-13 18:55:00","2018-09-13 10:55:12","2018-09-13 18:55:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Reagentes Imunohematologia.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,5	4,6	4,7	5,0	-0,5	7,6	2,0	0,82	1,47	1,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("274","105","2239","UMR-CMR0024","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-09-13 19:00:00","2018-09-13 19:11:00","2018-09-13 19:02:54","2018-09-13 19:10:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("275","105","2239","UMR-CMR0024","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-09-13 19:14:00","2018-09-13 19:28:00","2018-09-13 19:18:34","2018-09-13 19:27:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("276","104","299","002.399","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","47.00","Distribuição com carga","48.00","241","46.00","5","12","","2018-07-11 13:50:00","2018-07-11 17:01:00","2018-07-11 16:30:10","2018-07-11 17:00:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>3 ERLENMEYER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 47.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","47,0	47,0	46,8	46,9	0,1	47,7	46,4	0,38	0,08	0,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("277","106","2239","UMR-CMR0023","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-12 11:00:00","2018-09-13 07:40:00","2018-09-12 23:40:21","2018-09-13 07:40:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de Receptor.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,0	4,1	4,5	-0,5	6,4	1,7	0,67	1,37	0,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("278","106","2239","UMR-CMR0023","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-13 07:54:00","2018-09-13 08:09:00","2018-09-13 07:56:45","2018-09-13 08:05:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("279","106","2239","UMR-CMR0023","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-13 08:13:00","2018-09-13 08:28:00","2018-09-13 08:17:42","2018-09-13 08:27:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("280","108","2239","UMR-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","6","10","","2018-09-11 09:23:00","2018-09-11 18:01:00","2018-09-11 10:00:52","2018-09-11 18:00:52","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Controle de hematologia, reagentes fenotipagem, amostras de doadores e amostras para doação de medúla.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","4,5	4,6	4,3	4,6	-0,1	7,4	2,0	0,77	1,35	0,97","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("281","107","299","002.410","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","41.50","Distribuição sem carga","42.50","241","40.50","5","10","","2018-07-10 13:50:00","2018-07-10 16:01:00","2018-07-10 15:30:27","2018-07-10 16:00:27","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","41,5	41,6	41,6	41,5	0,0	41,7	41,2	0,18	0,06	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("282","108","2239","UMR-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","11","","2018-09-11 18:05:00","2018-09-11 18:23:00","2018-09-11 18:07:28","2018-09-11 18:19:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Controle de hematologia, reagentes fenotipagem, amostras de doadores e amostras para doação de medúla.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("283","108","2239","UMR-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","11","","2018-09-11 18:25:00","2018-09-11 18:36:00","2018-09-11 18:25:11","2018-09-11 18:26:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Controle de hematologia, reagentes fenotipagem, amostras de doadores e amostras para doação de medúla.</p>","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("284","109","2239","UMR-CMR0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-11 18:13:00","2018-09-12 08:50:00","2018-09-12 00:50:13","2018-09-12 08:50:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	3,8	4,6	4,9	-0,9	6,5	2,5	0,66	1,10	0,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("285","107","299","002.410","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","42.50","241","40.50","5","10","","2018-07-11 08:20:00","2018-07-11 10:40:00","2018-07-11 10:10:20","2018-07-11 10:40:20","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>TUBOS DE ENSAIO EM 1 BECKER COM ÁGUA.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","41,5	41,6	41,3	41,1	0,4	41,3	40,8	0,15	0,06	0,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("288","110","2239","UMR-CAM0031","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2018-09-13 11:12:00","2018-09-13 19:19:00","2018-09-13 11:19:53","2018-09-13 19:19:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","21,0	21,5	21,8	22,4	-1,4	22,9	21,8	0,22	0,17	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("286","109","2239","UMR-CMR0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-12 09:09:00","2018-09-12 09:19:00","2018-09-12 09:10:18","2018-09-12 09:17:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("287","109","2239","UMR-CMR0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-12 09:34:00","2018-09-12 10:24:00","2018-09-12 09:35:58","2018-09-12 10:10:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("289","110","2239","UMR-CAM0031","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-09-13 19:28:00","2018-09-13 19:37:00","2018-09-13 19:29:09","2018-09-13 19:36:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("290","110","2239","UMR-CAM0031","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-09-13 19:40:00","2018-09-13 19:53:00","2018-09-13 19:40:00","2018-09-13 19:48:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("291","111","299","000.920","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","27.00","Distribuição sem carga","28.00","242","26.00","5","9","","2018-07-27 13:56:08","2018-07-27 15:48:08","2018-07-27 15:18:08","2018-07-27 15:48:08","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SEM CARGA.jpeg","<p>PLACA DE PETRI.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 27.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:26.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","27,0	27,6	27,0	26,7	0,3	27,7	25,6	0,49	0,59	0,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("292","111","299","000.920","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","27.00","Distribuição com carga","28.00","242","26.00","5","12","","2018-07-30 13:35:02","2018-07-31 08:34:02","2018-07-31 08:00:02","2018-07-31 08:30:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","000.920 - com carga.jpg","<p>Placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 27.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:26.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","27,0	27,0	26,9	26,5	0,5	27,1	24,8	0,78	0,16	0,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("293","112","299","001.633","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","241","36.00","5","10","","2018-07-12 09:40:00","2018-07-12 12:01:00","2018-07-12 11:30:03","2018-07-12 12:00:03","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","<p>TUBOS DE ENSAIO E PLACAS DE PETRI.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","37,0	37,5	36,7	38,8	-1,8	39,5	37,9	0,51	0,07	0,97","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("294","112","299","001.633","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","241","36.00","5","10","","2018-07-12 12:41:00","2018-07-12 16:01:00","2018-07-12 15:30:57","2018-07-12 16:00:57","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>TUBOS DE ENSAIO E PLACAS DE PETRI.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","37,0	36,2	35,1	36,9	0,1	37,6	36,0	0,50	0,07	0,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("295","113","299","000.874","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","55.00","Distribuição sem carga","56.00","241","54.00","5","12","","2018-07-13 09:10:00","2018-07-13 12:02:00","2018-07-13 11:30:25","2018-07-13 12:00:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","55,0	55,2	58,8	58,1	-3,1	63,4	53,5	1,83	2,62	2,16","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("296","113","299","000.874","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","56.00","241","54.00","5","12","","2018-07-13 12:10:00","2018-07-13 14:50:00","2018-07-13 14:10:13","2018-07-13 14:40:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 Becker com ampolas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","55,0	55,2	58,6	57,5	-2,5	61,5	53,7	1,67	1,70	1,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("297","114","299","002.368","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","241","35.00","5","11","","2018-07-11 12:00:00","2018-07-11 15:01:00","2018-07-11 14:30:58","2018-07-11 15:00:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","36,0	36,0	36,2	36,2	-0,2	37,0	35,6	0,43	0,09	0,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("298","114","299","002.368","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","55.00","Distribuição sem carga","56.00","241","54.00","5","11","","2018-07-11 15:48:00","2018-07-11 19:01:00","2018-07-11 18:30:56","2018-07-11 19:00:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","55,0	55,0	55,1	55,1	-0,1	57,6	52,9	1,60	0,19	1,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("299","114","299","002.368","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","56.00","241","54.00","5","11","","2018-07-12 08:10:00","2018-07-12 12:31:00","2018-07-12 12:00:01","2018-07-12 12:30:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>TUBOS DE ENSAIO E FRASCOS ERLENMEYER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","55,0	55,0	55,5	55,6	-0,6	58,1	52,5	1,58	0,10	1,86","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("300","114","299","002.368","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","241","35.00","5","11","","2018-07-12 13:26:00","2018-07-12 16:30:00","2018-07-12 16:00:37","2018-07-12 16:30:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>TUBOS DE ENSAIO E FRASCOS ERLENMEYER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","36,0	36,0	36,4	36,3	-0,3	37,0	35,6	0,43	0,07	0,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("464","194","1535","EQ 001 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.50","234","35.50","5","11","","2018-07-12 08:19:00","2018-07-12 12:01:00","2018-07-12 10:00:12","2018-07-12 12:00:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>PLACAS DE PETRI.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","36,0	37,0	35,7	35,1	0,9	36,1	34,2	0,40	0,36	0,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("301","115","299","002.610","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","102.00","Distribuição sem carga","104.00","242","100.00","5","12","","2018-08-06 09:49:18","2018-08-06 11:50:18","2018-08-06 11:20:18","2018-08-06 11:50:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SEM CARGA.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 102.0 / Crit.Máx.:104.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","102,0	102,0	100,7	102,0	0,0	104,3	99,3	1,38	0,14	1,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("302","115","299","002.610","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","102.00","Distribuição com carga","104.00","242","100.00","5","12","","2018-08-06 12:28:51","2018-08-06 14:31:51","2018-08-06 14:00:51","2018-08-06 14:30:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.610 - COM CARGA.jpg","<p>CÁPSULAS DE ALUMÍNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 102.0 / Crit.Máx.:104.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","102,0	101,9	104,6	102,4	-0,4	105,6	100,1	1,68	0,27	1,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("303","116","2239","UMR-BLF0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-78.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-85.00","5","10","","2018-09-15 11:45:00","2018-09-15 13:27:00","2018-09-15 11:47:27","2018-09-15 13:27:27","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","1 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: -78.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-85.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("304","117","2239","UMR-CMR0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-15 14:52:00","2018-09-16 15:08:00","2018-09-16 07:08:57","2018-09-16 15:08:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue e placas refrigeradas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,0	5,0	6,9	5,9	-0,9	8,5	1,3	2,15	1,54	2,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("305","117","2239","UMR-CMR0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2018-09-16 15:21:00","2018-09-16 15:54:00","2018-09-16 15:22:20","2018-09-16 15:41:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("306","117","2239","UMR-CMR0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2018-09-16 15:55:00","2018-09-16 16:06:00","2018-09-16 15:55:12","2018-09-16 16:00:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("307","118","299","002.411","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","56.00","Distribuição sem carga","59.00","242","53.00","5","12","","2018-07-31 17:54:00","2018-08-01 08:32:00","2018-08-01 07:50:58","2018-08-01 08:19:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sem carga.jpeg","","0 Hora(s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:59.0 / Crit.Min.:53.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","","","","","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("308","118","299","002.411","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","56.00","Distribuição com carga","59.00","242","53.00","5","12","","2018-08-01 09:26:00","2018-08-01 11:28:00","2018-08-01 10:55:05","2018-08-01 11:24:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Com carga.jpeg","<p>MICROTUBOS.</p>","0 Hora(s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:59.0 / Crit.Min.:53.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","","","","","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("309","120","2239","UMR-CMR0015","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 10:01:00","2018-09-15 20:43:00","2018-09-15 12:42:06","2018-09-15 20:42:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 2.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","2,8	3,0	3,2	4,6	-1,8	7,4	1,5	1,18	1,38	1,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("310","119","299","002.411","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","56.00","Distribuição sem carga","59.00","242","53.00","5","12","","2018-07-31 17:54:58","2018-08-01 08:32:58","2018-08-01 07:50:58","2018-08-01 08:20:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sem carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:59.0 / Crit.Min.:53.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","56,0	54,7	56,2	54,0	2,0	58,0	50,4	1,75	1,56	3,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("311","120","2239","UMR-CMR0015","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 20:49:00","2018-09-15 21:07:00","2018-09-15 20:50:30","2018-09-15 21:05:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("312","120","2239","UMR-CMR0015","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 21:10:00","2018-09-15 21:25:00","2018-09-15 21:16:43","2018-09-15 21:20:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("313","121","2239","UMR-CAM0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","12","","2018-09-16 19:13:00","2018-09-17 09:41:00","2018-09-17 01:40:29","2018-09-17 09:40:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","22,3	21,8	22,3	21,6	0,7	23,0	19,2	0,77	1,19	0,97","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("314","121","2239","UMR-CAM0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","12","","2018-09-17 09:48:00","2018-09-17 10:08:00","2018-09-17 09:59:34","2018-09-17 10:07:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("315","121","2239","UMR-CAM0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","12","","2018-09-17 10:11:00","2018-09-17 11:43:00","2018-09-17 10:13:07","2018-09-17 11:05:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("316","119","299","002.411","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","56.00","Distribuição com carga","59.00","242","53.00","5","11","","2018-08-01 09:26:05","2018-08-01 11:28:05","2018-08-01 10:55:05","2018-08-01 11:25:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.411 - com carga.jpg","<p>MICROTUBOS.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:59.0 / Crit.Min.:53.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","56,0	56,1	71,6	53,9	2,1	58,4	50,0	1,67	1,39	2,07","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("317","119","299","002.411","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","61.00","242","59.00","5","12","","2018-08-01 15:23:01","2018-08-01 17:39:01","2018-08-01 17:05:01","2018-08-01 17:35:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.411 - com carga.jpg","<p>MICROTUBOS.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:61.0 / Crit.Min.:59.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","60,0	60,0	60,6	58,8	1,2	62,1	53,8	2,29	0,15	2,74","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("318","122","2239","UMR-CAM0016","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2018-09-16 16:56:00","2018-09-17 09:51:00","2018-09-17 01:41:34","2018-09-17 09:42:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de plaquetas. </p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","22,0	22,0	22,0	22,7	-0,7	23,3	22,3	0,32	0,09	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("319","122","2239","UMR-CAM0016","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","12","","2018-09-17 10:00:00","2018-09-17 10:12:00","2018-09-17 10:03:56","2018-09-17 10:10:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("320","122","2239","UMR-CAM0016","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","5","12","","2018-09-17 10:16:00","2018-09-17 10:20:00","2018-09-17 10:17:10","2018-09-17 10:18:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("321","119","299","002.411","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","61.00","242","59.00","5","12","","2018-08-01 17:43:17","2018-08-02 08:34:17","2018-08-02 08:00:17","2018-08-02 08:30:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sem carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:61.0 / Crit.Min.:59.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","60,0	60,0	60,3	58,8	1,2	61,4	55,2	1,77	0,19	2,16","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("322","123","2239","UMR-FRE0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-39.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","11","","2018-09-15 22:54:00","2018-09-16 16:02:00","2018-09-16 07:59:45","2018-09-16 15:59:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas e Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -39.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","-39,0	-38,0	-23,8	-25,8	-13,2	-20,1	-29,6	2,79	0,24	3,32","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("323","123","2239","UMR-FRE0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-39.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","11","","2018-09-16 16:06:00","2018-09-16 17:30:00","2018-09-16 16:10:21","2018-09-16 17:11:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("324","123","2239","UMR-FRE0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-39.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","11","","2018-09-16 17:32:00","2018-09-16 18:50:00","2018-09-16 17:48:12","2018-09-16 18:48:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("325","124","2239","UMR-CMR0032","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2018-09-14 16:17:00","2018-09-15 07:53:00","2018-09-14 23:51:33","2018-09-15 07:51:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 2.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","2,8	3,0	3,1	4,6	-1,8	6,0	3,3	0,60	0,51	0,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("326","124","2239","UMR-CMR0032","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 08:00:00","2018-09-15 08:39:00","2018-09-15 08:07:51","2018-09-15 08:33:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("327","124","2239","UMR-CMR0032","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 08:42:00","2018-09-15 09:23:00","2018-09-15 09:09:16","2018-09-15 09:11:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("328","125","299","002.369","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","31.00","241","29.00","5","11","","2018-07-03 08:05:00","2018-07-03 10:25:00","2018-07-03 09:50:43","2018-07-03 10:20:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","30,0	30,0	30,4	30,3	-0,3	31,0	29,8	0,31	0,07	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("329","126","2239","UMR-FRE0014","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","5","12","","2018-09-15 21:59:00","2018-09-16 14:37:00","2018-09-16 06:34:36","2018-09-16 14:34:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas e gelox. </p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -29.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-29,0	-27,3	-28,7	-27,8	-1,2	-25,9	-31,2	1,29	1,69	1,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("330","125","299","002.369","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","241","35.00","5","11","","2018-07-03 11:00:00","2018-07-03 14:35:00","2018-07-03 14:00:40","2018-07-03 14:30:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","36,0	36,0	36,0	35,9	0,1	36,9	35,2	0,49	0,08	0,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("331","126","2239","UMR-FRE0014","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","5","12","","2018-09-16 14:41:00","2018-09-16 14:56:00","2018-09-16 14:44:47","2018-09-16 14:54:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("332","126","2239","UMR-FRE0014","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","5","12","","2018-09-16 15:00:00","2018-09-16 16:13:00","2018-09-16 15:05:11","2018-09-16 16:05:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("333","125","299","002.369","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","241","35.00","5","11","","2018-07-03 14:48:38","2018-07-03 17:35:38","2018-07-03 17:00:38","2018-07-03 17:30:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>TUBOS E PLACAS DE PETRI.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","36,0	36,0	35,9	36,2	-0,2	37,2	34,8	0,62	0,08	0,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("334","125","299","002.369","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","31.00","241","29.00","5","11","","2018-07-04 08:20:00","2018-07-04 11:25:00","2018-07-04 10:50:06","2018-07-04 11:20:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>TUBOS E PLACAS DE PETRI.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","30,0	30,0	30,0	29,9	0,1	30,4	29,2	0,30	0,06	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("335","127","2239","UMR-FRE0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.80","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2018-09-13 20:38:00","2018-09-14 10:44:00","2018-09-14 02:44:54","2018-09-14 10:44:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma e gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.8 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("336","127","2239","UMR-FRE0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.80","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-09-14 11:18:00","2018-09-14 11:29:00","2018-09-14 11:19:17","2018-09-14 11:27:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("337","127","2239","UMR-FRE0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.80","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-09-14 11:36:00","2018-09-14 12:32:00","2018-09-14 11:36:12","2018-09-14 12:29:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("338","129","299","001.636","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","242","36.00","5","11","","2018-08-07 13:04:14","2018-08-07 15:04:14","2018-08-07 14:32:14","2018-08-07 15:02:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.636 - SENSORES.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","37,0	37,0	37,4	37,2	-0,2	37,9	36,5	0,37	0,13	0,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("339","130","2239","UMR-CMR0019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 10:33:00","2018-09-15 21:52:00","2018-09-15 13:49:02","2018-09-15 21:49:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","4,0	4,1	4,3	3,4	0,6	5,4	0,7	0,91	1,21	1,12","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("340","130","2239","UMR-CMR0019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 21:53:00","2018-09-15 22:03:00","2018-09-15 21:54:43","2018-09-15 22:02:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("341","130","2239","UMR-CMR0019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 22:05:00","2018-09-15 22:30:00","2018-09-15 22:14:34","2018-09-15 22:28:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("342","129","299","001.636","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","242","36.00","5","11","","2018-08-07 15:39:40","2018-08-07 17:41:40","2018-08-07 17:10:40","2018-08-07 17:40:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.636 - COM CARGA.jpg","<p>PLACAS DE PETRI.</p>\n<p>ERLENMEYER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","37,0	37,0	37,1	36,9	0,1	37,5	36,2	0,38	0,12	0,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("343","131","299","001.634","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","242","36.00","5","12","","2018-08-06 18:00:00","2018-08-07 08:15:00","2018-08-07 07:40:04","2018-08-07 08:10:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.634 - SENSORES.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	38,0	36,2	0,41	0,26	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("344","131","299","001.634","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","242","36.00","5","12","","2018-08-07 09:05:58","2018-08-07 11:10:58","2018-08-07 10:35:58","2018-08-07 11:05:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.634 - COM CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	38,0	36,2	0,40	0,29	0,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("345","132","2239","UMR-CMR0027","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-14 14:35:00","2018-09-15 07:59:00","2018-09-14 23:54:17","2018-09-15 07:54:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,0	3,9	4,6	-0,6	6,3	1,5	0,73	1,35	0,93","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("346","132","2239","UMR-CMR0027","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 08:02:00","2018-09-15 08:25:00","2018-09-15 08:07:59","2018-09-15 08:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("347","132","2239","UMR-CMR0027","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-15 08:27:00","2018-09-15 08:40:00","2018-09-15 08:29:44","2018-09-15 08:30:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("348","133","299","001.638","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","36.00","241","34.00","5","12","","2018-07-10 13:20:00","2018-07-10 16:01:00","2018-07-10 15:30:16","2018-07-10 16:00:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","35,0	35,5	35,2	35,1	-0,1	38,8	33,0	1,17	1,39	1,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("349","133","299","001.638","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","241","34.00","5","12","","2018-07-11 08:20:00","2018-07-11 10:40:00","2018-07-11 10:10:29","2018-07-11 10:40:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>EMBALAGENS DE LEITE.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","35,0	35,5	35,1	34,2	0,8	38,6	31,2	1,45	0,96	1,72","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("350","134","299","001.637","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","31.00","241","29.00","5","12","","2018-07-13 09:14:00","2018-07-13 12:00:00","2018-07-13 11:30:08","2018-07-13 12:00:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","30,0	28,7	28,2	29,8	0,2	30,5	29,1	0,42	0,07	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("351","134","299","001.637","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","31.00","241","29.00","5","12","","2018-07-13 12:10:00","2018-07-13 14:40:00","2018-07-13 14:10:51","2018-07-13 14:40:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>TUBOS DE ENSAIO;</p>\n<p>FRASCOS ERLENMEYER;</p>\n<p>PLACAS DE PETRI.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","30,0	28,8	28,3	29,8	0,2	30,2	29,1	0,31	0,08	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("352","135","2239","CNT-CMR008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","11","","2018-09-18 10:32:00","2018-09-18 20:46:00","2018-09-18 12:46:01","2018-09-18 20:46:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,5	5,5	6,3	5,8	-0,3	10,0	0,9	2,36	1,44	2,76","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("353","135","2239","CNT-CMR008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","11","","2018-09-18 20:57:00","2018-09-18 21:07:00","2018-09-18 20:58:02","2018-09-18 21:05:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","11","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("354","135","2239","CNT-CMR008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","11","","2018-09-18 21:20:00","2018-09-18 21:53:00","2018-09-18 21:21:34","2018-09-18 21:47:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","11","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("355","136","2239","CNT-CMR0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-18 22:41:00","2018-09-19 09:30:00","2018-09-19 01:30:35","2018-09-19 09:30:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,2	3,7	4,4	-0,4	6,5	1,1	0,68	1,38	0,88","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("356","137","299","002.281","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","23.00","243","17.00","5","12","","2018-08-13 18:36:04","2018-08-13 21:35:04","2018-08-13 21:00:04","2018-08-13 21:30:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto sem carga.jpeg","<p>GERBOKIS.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:23.0 / Crit.Min.:17.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","20,0	19,9	18,1	18,2	1,8	18,7	17,6	0,20	0,36	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("357","136","2239","CNT-CMR0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-19 09:35:00","2018-09-19 09:46:00","2018-09-19 09:36:40","2018-09-19 09:44:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","11","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("358","136","2239","CNT-CMR0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-19 09:53:00","2018-09-19 10:20:00","2018-09-19 09:53:05","2018-09-19 10:17:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","11","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("546","137","299","002.281","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","23.00","243","17.00","5","12","","2018-08-14 18:30:01","2018-08-15 07:50:01","2018-08-15 07:00:01","2018-08-15 07:30:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","com carga.jpeg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:23.0 / Crit.Min.:17.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","20,0	20,8	19,8	19,8	0,2	20,3	17,8	0,64	0,24	0,83","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("360","138","2239","CNT-CMR0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-17 18:18:00","2018-09-18 07:58:00","2018-09-17 23:58:28","2018-09-18 07:58:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,0	3,8	4,3	-0,3	6,3	1,4	0,74	1,22	0,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("361","138","2239","CNT-CMR0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-18 08:16:00","2018-09-18 08:28:00","2018-09-18 08:17:47","2018-09-18 08:26:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","11","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("362","138","2239","CNT-CMR0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-09-18 08:44:00","2018-09-18 09:21:00","2018-09-18 08:44:46","2018-09-18 09:13:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","11","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("363","139","2239","CNT-CMR0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-18 10:31:00","2018-09-18 20:45:00","2018-09-18 12:45:13","2018-09-18 20:45:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sague.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.2 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","4,2	4,1	4,9	3,7	0,5	6,3	0,6	1,02	1,45	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("364","139","2239","CNT-CMR0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-18 20:56:00","2018-09-18 21:14:00","2018-09-18 20:57:28","2018-09-18 21:10:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("365","139","2239","CNT-CMR0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-18 21:30:00","2018-09-18 21:58:00","2018-09-18 21:31:38","2018-09-18 21:49:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("366","140","2239","CNT-FRE003","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-42.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2018-09-17 17:10:00","2018-09-18 07:57:00","2018-09-17 23:56:21","2018-09-18 07:56:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -42.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-42,0	-41,7	-45,1	-41,0	-1,0	-38,7	-44,4	1,72	0,07	2,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("367","140","2239","CNT-FRE003","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-42.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-18 08:01:00","2018-09-18 08:13:00","2018-09-18 08:05:09","2018-09-18 08:12:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("368","140","2239","CNT-FRE003","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-42.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-09-18 08:16:00","2018-09-18 09:22:00","2018-09-18 08:16:15","2018-09-18 09:16:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("369","141","2239","UMR-CMR0033","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-18 09:49:00","2018-09-18 20:46:00","2018-09-18 12:44:23","2018-09-18 20:44:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 2.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","2,8	3,2	3,5	5,3	-2,5	7,6	2,9	1,08	0,75	1,31","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("370","141","2239","UMR-CMR0033","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-18 20:50:00","2018-09-18 21:49:00","2018-09-18 20:53:04","2018-09-18 21:30:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("371","141","2239","UMR-CMR0033","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-18 21:50:00","2018-09-18 22:06:00","2018-09-18 22:03:23","2018-09-18 22:04:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("372","142","299","002.585","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","242","19.00","5","12","","2018-08-15 13:19:00","2018-08-15 16:30:00","2018-08-15 15:49:00","2018-08-15 16:19:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SEM CARGA.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","20,0	20,1	20,2	20,1	-0,1	21,4	18,9	0,39	0,81	0,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("373","143","2239","CNT-FRE004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2018-09-17 18:19:00","2018-09-18 07:58:00","2018-09-17 23:58:25","2018-09-18 07:58:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","-30,0	-27,7	-25,1	-27,0	-3,0	-21,8	-30,5	1,72	2,11	2,05","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("374","143","2239","CNT-FRE004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-09-18 08:16:00","2018-09-18 08:26:00","2018-09-18 08:17:27","2018-09-18 08:24:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("375","143","2239","CNT-FRE004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-09-18 08:32:00","2018-09-18 09:22:00","2018-09-18 08:32:06","2018-09-18 09:13:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("376","144","2239","UMR-CMR0034","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2018-09-18 23:27:00","2018-09-19 09:43:00","2018-09-19 01:42:23","2018-09-19 09:42:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,0	4,0	4,5	-0,5	6,4	1,5	1,00	1,56	1,22","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("377","144","2239","UMR-CMR0034","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-19 09:47:00","2018-09-19 10:04:00","2018-09-19 09:50:46","2018-09-19 10:00:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("378","144","2239","UMR-CMR0034","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","5","12","","2018-09-19 10:08:00","2018-09-19 10:19:00","2018-09-19 10:10:16","2018-09-19 10:12:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("379","142","299","002.585","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","5","12","","2018-08-15 19:20:33","2018-08-16 07:40:00","2018-08-16 07:00:33","2018-08-16 07:30:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.585 - CARGA.jpg","<p>BECKER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","20,0	20,1	20,1	20,0	0,0	20,4	19,3	0,19	0,28	0,43","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("380","145","2239","IVA-CMR006","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-09-26 10:15:00","2018-09-26 18:30:00","2018-09-26 10:30:44","2018-09-26 18:30:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,0	3,7	4,4	-0,4	6,1	2,5	0,56	0,99	0,76","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("381","145","2239","IVA-CMR006","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-26 18:36:00","2018-09-26 18:46:00","2018-09-26 18:37:40","2018-09-26 18:45:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("382","145","2239","IVA-CMR006","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-26 18:50:00","2018-09-26 18:57:00","2018-09-26 18:50:00","2018-09-26 18:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("383","146","299","002.403","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","108.00","242","102.00","5","11","","2018-08-15 13:25:36","2018-08-15 15:31:36","2018-08-15 14:55:36","2018-08-15 15:25:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.403 - SENSORES.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:108.0 / Crit.Min.:102.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","105,0	105,0	104,7	104,7	0,3	108,0	102,4	1,73	0,16	2,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("384","146","299","002.403","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","108.00","242","102.00","5","10","","2018-08-15 15:53:00","2018-08-15 18:00:00","2018-08-15 17:29:58","2018-08-15 17:59:58","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.403 - COM CARGA.jpg","<p>Cadinhos.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:108.0 / Crit.Min.:102.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","105,0	105,0	104,6	104,2	0,8	106,6	102,1	1,47	0,16	1,75","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("385","147","2239","IVA-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-10.00","Distribuição com carga","-10.00","235","-15.00","5","2","","2018-09-28 18:42:00","2018-09-29 09:23:00","2018-09-29 01:23:43","2018-09-29 09:23:43","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de receptores, reagentes, conectores de bolsas e painel de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -10.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-15.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("386","147","2239","IVA-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-10.00","Distribuição com carga","-10.00","235","-15.00","5","2","","2018-09-29 09:36:00","2018-09-29 10:12:00","2018-09-29 09:37:00","2018-09-29 10:03:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("387","147","2239","IVA-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-10.00","Distribuição com carga","-10.00","235","-15.00","5","2","","2018-09-29 10:16:00","2018-09-29 10:35:00","2018-09-29 10:17:08","2018-09-29 10:28:08","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("388","148","299","001.610","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","68.00","Distribuição sem carga","71.00","243","65.00","5","9","","2018-08-06 12:13:00","2018-08-06 14:10:00","2018-08-06 13:28:24","2018-08-06 13:58:24","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SEM CARGA.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 68.0 / Crit.Máx.:71.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","68,0	68,0	67,4	67,7	0,3	68,8	66,3	0,32	0,64	1,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("389","149","2239","IVA-FRE001","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2018-09-27 19:06:00","2018-09-28 10:26:00","2018-09-28 02:26:39","2018-09-28 10:26:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("390","149","2239","IVA-FRE001","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-09-28 10:44:00","2018-09-28 10:57:00","2018-09-28 10:45:27","2018-09-28 10:53:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("391","149","2239","IVA-FRE001","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-09-28 11:05:00","2018-09-28 11:43:00","2018-09-28 11:05:24","2018-09-28 11:34:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("392","148","299","001.610","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","68.00","Distribuição com carga","71.00","243","65.00","5","9","","2018-08-06 15:17:00","2018-08-06 17:01:23","2018-08-06 16:31:23","2018-08-06 17:01:23","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpeg","<p>BECKER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 68.0 / Crit.Máx.:71.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","68,0	68,0	68,1	68,4	-0,4	69,8	67,1	0,52	0,46	1,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("393","150","2239","IVA-CMR003","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-25 10:53:00","2018-09-26 08:49:50","2018-09-26 00:49:19","2018-09-26 08:49:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,0	6,7	6,7	-1,7	9,1	1,9	1,85	1,43	2,17","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("394","150","2239","IVA-CMR003","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-26 08:58:00","2018-09-26 09:09:00","2018-09-26 08:59:27","2018-09-26 09:06:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("395","150","2239","IVA-CMR003","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-09-26 09:19:00","2018-09-26 09:41:00","2018-09-26 09:19:21","2018-09-26 09:34:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("396","151","2239","IVA-FRE004","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2018-09-27 08:29:00","2018-09-27 16:45:00","2018-09-27 08:45:58","2018-09-27 16:45:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox e amostras de doadores.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("397","151","2239","IVA-FRE004","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","11","","2018-09-27 16:50:00","2018-09-27 17:49:00","2018-09-27 16:51:51","2018-09-27 17:26:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("398","151","2239","IVA-FRE004","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","11","","2018-09-27 17:54:00","2018-09-27 18:43:00","2018-09-27 17:55:20","2018-09-27 18:36:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("399","152","2239","IVA-CMR002","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-28 16:16:17","2018-09-29 09:02:20","2018-09-29 01:02:50","2018-09-29 09:02:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","3,5	5,3	4,0	4,3	-0,8	6,2	1,4	1,15	0,66	1,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("400","152","2239","IVA-CMR002","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-29 09:08:00","2018-09-29 10:49:00","2018-09-29 09:09:08","2018-09-29 09:50:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("401","153","299","000.563","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","45.20","241","44.80","5","11","","2018-07-03 05:00:24","2018-07-03 08:00:24","2018-07-03 07:30:24","2018-07-03 08:00:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","<p>GRADES COM TUBOS DE ENSAIO CONTENDO ÁGUA.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","45,0	45,0	45,2	45,2	-0,2	45,5	44,7	0,20	0,29	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("403","153","299","000.563","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","45.20","241","44.80","5","12","","2018-07-03 08:20:00","2018-07-03 11:00:00","2018-07-03 10:30:58","2018-07-03 11:00:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>GRADE COM TUBOS DE ENSAIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","45,0	45,0	45,2	45,2	-0,2	45,6	44,7	0,24	0,23	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("402","152","2239","IVA-CMR002","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-09-29 10:57:00","2018-09-29 11:07:00","2018-09-29 10:57:14","2018-09-29 10:58:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("404","154","2239","IVA-FRE002","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","6","12","","2018-09-24 15:59:00","2018-09-25 08:57:00","2018-09-25 00:57:16","2018-09-25 08:57:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-32,0	-30,2	-31,8	-31,3	-0,7	-26,5	-35,8	1,74	2,99	2,15","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("405","154","2239","IVA-FRE002","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","6","12","","2018-09-25 09:06:00","2018-09-25 09:16:00","2018-09-25 09:07:21","2018-09-25 09:14:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("406","154","2239","IVA-FRE002","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","5","12","","2018-09-25 09:24:00","2018-09-25 10:26:00","2018-09-25 09:25:48","2018-09-25 10:15:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("407","155","299","001.717","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","242","24.00","5","12","","2018-08-06 17:50:00","2018-08-07 08:15:00","2018-08-07 07:40:27","2018-08-07 08:10:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","GRADE 1.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","25,0	25,0	25,6	25,5	-0,5	25,7	25,0	0,17	0,12	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("408","155","299","001.717","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","242","24.00","5","12","","2018-08-07 08:38:04","2018-08-07 10:42:04","2018-08-07 10:10:04","2018-08-07 10:40:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","com carga.jpeg","<p>PLACAS DE PETRI;</p>\n<p>ERLENMEYER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","25,0	25,0	25,5	25,3	-0,3	25,6	24,9	0,16	0,11	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("409","156","299","000.864","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","110.00","242","100.00","5","12","","2018-08-03 09:13:53","2018-08-03 11:15:53","2018-08-03 10:44:53","2018-08-03 11:14:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","000.864 - sensores.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","105,0	105,0	105,9	105,5	-0,5	109,5	101,4	1,81	0,17	2,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("410","156","299","000.864","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","110.00","242","100.00","5","11","","2018-08-03 11:52:00","2018-08-03 13:56:00","2018-08-03 13:25:44","2018-08-03 13:55:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","000.864 - com carga.jpg","<p>CAPSULAS DE ALUMÍMNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","105,0	105,0	105,9	104,9	0,1	107,6	101,3	2,00	0,10	2,34","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("411","157","299","000.919","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","160.00","Distribuição sem carga","200.00","242","160.00","5","10","","2018-07-31 15:16:32","2018-07-31 17:04:32","2018-07-31 16:34:32","2018-07-31 17:04:32","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","000.919 - SEM CARGA.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 160.0 / Crit.Máx.:200.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","160,0	160,0	162,0	170,7	-10,7	180,9	163,8	6,24	0,76	7,35","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("412","157","299","000.919","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","160.00","Distribuição com carga","200.00","242","160.00","5","10","","2018-08-01 09:37:00","2018-08-01 11:40:00","2018-08-01 11:06:17","2018-08-01 11:36:17","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","000.919 - COM CARGA.png","<p>Placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 160.0 / Crit.Máx.:200.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","160,0	160,0	162,4	170,4	-10,4	182,3	159,9	8,61	0,36	10,07","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("413","158","1535","EQ 117 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","44.30","189","44.70","5","10","","2018-08-31 09:27:00","2018-08-31 11:34:00","2018-08-31 09:31:52","2018-08-31 11:31:52","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:44.3 / Crit.Min.:44.7 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","44,5	44,7	44,6	44,9	-0,4	47,9	43,0	1,03	1,45	1,26","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("414","159","1535","EQ 094 VIROL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","5","11","","2018-08-23 17:23:00","2018-08-24 10:27:00","2018-08-24 02:24:29","2018-08-24 10:24:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Kits Imunoblot e HIV.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,5	5,1	5,0	5,3	0,2	8,2	-0,5	1,68	2,26	2,00","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("415","161","1535","EQ 124 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","189","36.00","5","11","","2018-08-23 09:53:00","2018-08-23 14:53:00","2018-08-23 12:35:27","2018-08-23 14:38:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Tubos e meios de cultura.</p>","2 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","37,0	36,2	36,6	37,4	-0,4	39,1	36,0	0,81	0,56	1,01","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("416","160","299","002.363","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","100.00","Distribuição sem carga","110.00","243","90.00","5","11","","2018-08-08 14:16:29","2018-08-08 14:59:29","2018-08-08 14:20:29","2018-08-08 14:50:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO SEM CARGA -VAZIA.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","100,0	100,0	103,1	105,0	-5,0	109,0	98,1	3,30	0,30	3,96","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("417","160","299","002.363","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","100.00","Distribuição com carga","110.00","243","90.00","5","11","","2018-08-08 15:38:06","2018-08-08 16:29:06","2018-08-08 15:40:06","2018-08-08 16:10:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.363 36 GA COM CARGA.jpg","<p>Ampolas e pipetas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","100,0	100,0	103,0	105,3	-5,3	109,1	98,5	3,42	0,31	4,10","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("418","162","1535","EQ 001 SECOR","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","5","12","","2018-08-07 12:55:00","2018-08-07 23:00:00","2018-08-07 13:56:45","2018-08-07 21:56:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,0	5,0	4,9	5,0	0,0	7,4	-0,1	1,47	2,61	1,75","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("419","163","299","000.863","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","130.00","Distribuição sem carga","131.00","242","129.00","5","9","","2018-08-02 12:57:14","2018-08-02 14:57:14","2018-08-02 14:25:14","2018-08-02 14:55:14","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 130.0 / Crit.Máx.:131.0 / Crit.Min.:129.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","130,0	130,0	130,8	130,4	-0,4	131,3	129,2	0,65	0,00	0,84","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("420","163","299","000.863","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","130.00","Distribuição com carga","131.00","242","129.00","5","9","","2018-08-02 15:40:35","2018-08-02 17:40:35","2018-08-02 17:10:35","2018-08-02 17:40:35","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","000.863 - com carga.jpg","<p>PLAQUINHAS DE ALUMÍNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 130.0 / Crit.Máx.:131.0 / Crit.Min.:129.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","130,0	130,0	131,2	130,4	-0,4	131,1	129,0	0,79	0,00	0,99","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("421","164","1535","EQ 006 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","46.00","Distribuição com carga","47.00","189","45.00","5","12","","2018-08-03 14:00:37","2018-08-03 16:19:00","2018-08-03 14:10:37","2018-08-03 16:10:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Tubos e meio de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 46.0 / Crit.Máx.:47.0 / Crit.Min.:45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","46,0	45,1	45,6	45,9	0,1	47,2	44,9	0,81	0,28	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("422","165","1535","EQ 015 SEREA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","5","10","","2018-08-27 17:00:00","2018-08-28 09:51:00","2018-08-28 01:45:09","2018-08-28 09:45:09","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Amostras biológicas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","4,3	4,3	5,5	5,7	-1,4	7,4	2,3	1,06	1,64	1,29","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("423","166","299","002.611","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","85.00","Distribuição sem carga","86.00","242","84.00","5","12","","2018-08-06 09:47:05","2018-08-06 11:47:05","2018-08-06 11:17:05","2018-08-06 11:47:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sem carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 85.0 / Crit.Máx.:86.0 / Crit.Min.:84.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","85,0	84,9	85,6	84,9	0,1	86,6	83,0	1,16	0,16	1,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("424","167","1535","EQ 058 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","56.00","189","54.00","5","10","","2018-08-22 12:09:00","2018-08-22 14:05:00","2018-08-22 12:09:18","2018-08-22 14:05:18","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Bioindicador para esterilização.</p>","1 Horas (s) 56 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("425","166","299","002.611","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","85.00","Distribuição com carga","86.00","242","84.00","5","12","","2018-08-06 12:30:42","2018-08-06 14:31:42","2018-08-06 14:00:42","2018-08-06 14:30:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.611 - COM CARGA.jpg","<p>CAPSULAS DE ALUMÍNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 85.0 / Crit.Máx.:86.0 / Crit.Min.:84.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","85,0	84,8	85,9	85,0	0,0	86,9	83,3	1,19	0,34	1,43","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("426","166","299","002.611","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","102.00","Distribuição sem carga","104.00","242","100.00","5","11","","2018-08-03 11:14:51","2018-08-03 13:14:51","2018-08-03 12:44:51","2018-08-03 13:14:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sem carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 102.0 / Crit.Máx.:104.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","102,0	102,1	103,6	102,4	-0,4	104,6	100,7	1,20	0,19	1,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("427","166","299","002.611","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","102.00","Distribuição com carga","104.00","242","100.00","5","10","","2018-08-03 14:09:38","2018-08-03 16:11:38","2018-08-03 15:40:38","2018-08-03 16:10:38","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.611 - COM CARGA(2).jpg","<p>CÁPSULAS DE ALUMÍNIO.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 102.0 / Crit.Máx.:104.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","102,0	102,1	103,2	102,0	0,0	103,9	100,2	1,29	0,22	1,54","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("428","168","1535","EQ 004 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","169.00","Distribuição com carga","180.00","189","160.00","5","12","","2018-08-29 08:00:00","2018-08-29 11:18:00","2018-08-29 09:06:01","2018-08-29 11:06:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Tubos de ensaio, placas de Petri e caneco de porcelana.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 169.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","170,0	170,3	172,5	171,4	-1,4	176,4	167,7	2,06	1,45	2,48","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("431","170","299","001.534","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","243","23.00","5","10","","2018-08-09 14:47:03","2018-08-09 16:28:03","2018-08-09 15:58:03","2018-08-09 16:28:03","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.534 37 GA(1).jpg","<p> Gerbox.</p>\n<p></p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	25,5	25,2	26,2	-1,2	27,9	24,0	0,73	1,02	0,93","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("430","170","299","001.534","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","243","23.00","5","12","","2018-08-09 11:42:02","2018-08-09 13:55:02","2018-08-09 13:25:02","2018-08-09 13:55:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Sem Carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	25,8	25,3	24,1	0,9	25,5	23,1	0,42	0,66	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("432","169","1535","EQ 077 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","255.00","Distribuição com carga","260.00","189","250.00","5","11","","2018-09-03 13:37:00","2018-09-03 16:56:00","2018-09-03 13:40:36","2018-09-03 16:40:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 255.0 / Crit.Máx.:260.0 / Crit.Min.:250.0 ºC)","3","250.00","46.40","1","12","1","","","6","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","255,0	255,0	252,0	251,7	3,3	253,8	249,4	1,18	0,13	1,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("433","171","1535","EQ 150 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","234","35.00","5","12","","2018-08-02 12:07:00","2018-08-02 14:49:00","2018-08-02 12:49:47","2018-08-02 14:49:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","36,0	36,0	36,2	36,6	-0,6	38,7	35,5	0,87	0,62	1,07","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("434","170","299","001.534","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","243","28.00","5","12","","2018-08-09 08:48:33","2018-08-09 10:51:33","2018-08-09 10:17:33","2018-08-09 10:47:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Sem Carga(1).jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","30,0	31,0	31,3	29,6	0,4	31,4	28,4	0,66	0,71	0,86","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("435","172","1535","EQ 002 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","234","33.00","5","12","","2018-07-31 11:50:00","2018-07-31 14:09:00","2018-07-31 12:08:08","2018-07-31 14:08:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","36,5	36,6	36,9	35,3	1,2	37,5	33,5	1,37	0,36	1,64","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("436","170","299","001.534","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","243","28.00","5","10","","2018-08-09 17:43:12","2018-08-10 08:45:12","2018-08-10 08:15:12","2018-08-10 08:45:12","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.534 37 GA.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","30,0	30,0	31,2	31,8	-1,8	32,6	30,3	0,34	0,63	0,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("437","173","1535","EQ 003 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","24.60","Distribuição com carga","27.00","234","23.00","5","12","","2018-07-31 19:15:00","2018-08-01 08:37:00","2018-08-01 06:00:08","2018-08-01 08:00:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meio de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 24.6 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","24,6	24,5	24,5	24,2	0,4	25,5	23,2	0,79	0,18	0,98","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("438","174","1535","EQ 006 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","234","36.00","5","12","","2018-07-25 15:02:00","2018-07-25 17:16:00","2018-07-25 15:15:21","2018-07-25 17:15:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Suporte de tubos e 10 tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","37,0	37,1	37,2	37,1	-0,1	37,5	36,3	0,32	0,20	0,53","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("439","175","1535","EQ 007 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","234","42.00","5","12","","2018-07-25 10:46:00","2018-07-25 14:03:00","2018-07-25 11:30:12","2018-07-25 13:30:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>1 suporte para tubos e tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","43,0	43,0	43,5	43,4	-0,4	43,9	42,9	0,21	0,14	0,44","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("440","176","1535","EQ 015 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","234","33.00","5","12","","2018-07-31 16:42:00","2018-07-31 18:41:00","2018-07-31 16:42:09","2018-07-31 18:41:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meio de cultura.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","35,0	34,0	34,5	35,4	-0,4	37,9	34,4	1,12	0,35	1,35","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("441","177","299","001.457","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","242","36.00","5","11","","2018-07-26 11:20:07","2018-07-26 13:20:07","2018-07-26 12:50:07","2018-07-26 13:20:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","37,0	37,1	37,6	38,1	-1,1	39,7	37,3	0,58	0,22	0,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("442","178","1535","EQ 007 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","43.00","234","41.00","5","12","","2018-08-02 16:37:00","2018-08-03 09:09:00","2018-08-03 07:05:39","2018-08-03 09:05:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","42,0	42,3	42,7	44,1	-2,1	47,6	42,6	1,49	0,92	1,77","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("443","177","299","001.457","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","242","36.00","5","11","","2018-07-26 14:24:00","2018-07-26 16:06:00","2018-07-26 15:36:00","2018-07-26 16:06:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","com carga.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","37,0	37,1	37,7	38,0	-1,0	40,3	36,8	0,99	0,32	1,34","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("444","179","1535","EQ 062 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","31.00","189","29.00","5","12","","2018-08-01 12:14:00","2018-08-01 16:09:00","2018-08-01 14:06:27","2018-08-01 16:06:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","30,0	29,6	29,5	30,4	-0,4	32,5	29,3	0,84	0,35	1,04","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("445","180","1535","EQ 075 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","234","42.00","5","12","","2018-07-26 10:45:00","2018-07-26 14:04:00","2018-07-26 11:00:06","2018-07-26 13:00:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Suporte de tubos e três tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","45,0	43,8	44,4	44,2	0,8	46,1	43,5	0,83	0,68	1,03","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("446","181","1535","EQ 110 BIMOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-30 16:37:00","2018-07-31 08:54:00","2018-07-31 00:50:39","2018-07-31 08:50:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de sangue e influencias para análises.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,0	4,8	4,9	5,0	0,0	7,2	0,8	1,26	1,66	1,51","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("447","182","299","000.860","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","40.00","Distribuição sem carga","43.00","243","37.00","5","9","","2018-08-07 09:17:02","2018-08-07 11:02:02","2018-08-07 10:32:02","2018-08-07 11:02:02","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SEM CARGA INTERNA.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:37.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","40,0	40,0	39,9	39,8	0,2	40,2	39,3	0,18	0,17	0,72","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("448","182","299","000.860","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","48.00","243","42.00","5","9","","2018-08-07 11:02:32","2018-08-07 11:46:32","2018-08-07 11:16:32","2018-08-07 11:46:32","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SEM CARGA INTERNA.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","45,0	45,4	44,9	45,0	0,1	46,7	44,0	0,32	0,51	0,80","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("449","182","299","000.860","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","43.00","243","37.00","5","9","","2018-08-07 14:05:47","2018-08-07 15:49:17","2018-08-07 15:19:17","2018-08-07 15:49:17","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpeg","<p>BECKER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:37.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","40,0	40,0	38,7	39,6	0,4	40,3	39,0	0,32	0,20	0,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("450","182","299","000.860","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","48.00","243","42.00","5","9","","2018-08-07 16:11:47","2018-08-07 17:54:17","2018-08-07 17:19:17","2018-08-07 17:49:17","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpeg","<p>BECKER.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:48.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","45,0	45,0	44,4	44,2	0,8	45,0	43,5	0,36	0,16	0,80","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("451","183","1535","EQ 011 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.50","234","35.50","5","11","","2018-07-11 12:05:00","2018-07-11 14:25:00","2018-07-11 12:23:10","2018-07-11 14:23:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Jarra e placas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","38,0	38,0	36,6	35,8	2,2	36,7	34,8	0,65	0,09	0,84","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("452","184","1535","EQ 012 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.00","234","33.00","1","12","","2018-07-11 12:12:00","2018-07-11 14:59:00","2018-07-11 12:59:42","2018-07-11 14:59:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Placas de petri e jarras para amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","35,5	35,3	36,5	35,0	0,5	37,0	32,6	0,98	0,44	1,20","0","1","Estudo de 2 horas(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("453","185","1535","EQ 013 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.00","234","33.00","2","12","","2018-07-10 13:48:00","2018-07-10 15:55:00","2018-07-10 13:54:48","2018-07-10 15:54:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras com água, amostras em tubo e placas de petri.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","35,0	37,5	36,3	35,4	-0,4	36,4	33,5	0,82	0,07	1,02","0","1","Estudo de 2 horas(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("454","186","1535","EQ 014 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.00","234","33.00","2","11","","2018-07-10 13:50:00","2018-07-10 16:05:01","2018-07-10 14:04:02","2018-07-10 16:04:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Placas de petri e amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","37,5	37,5	35,9	35,4	2,1	36,6	34,0	0,76	0,07	0,96","0","1","Estudo de 2 horas(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("455","187","1535","EQ 030 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","450.00","Distribuição com carga","460.00","234","440.00","5","1","","2018-07-03 14:53:00","2018-07-03 17:31:00","2018-07-03 15:30:02","2018-07-03 17:30:02","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Cadinhos de porcelanas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 450.0 / Crit.Máx.:460.0 / Crit.Min.:440.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","450,0	451,0	447,6	447,6	2,4	447,7	447,5	0,07	0,06	0,38","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("463","187","1535","EQ 030 FIQAL","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","600.00","Distribuição com carga","610.00","234","590.00","5","1","","2018-07-04 10:40:00","2018-07-04 13:00:00","2018-07-04 11:00:42","2018-07-04 13:00:42","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Cadinhos de porcelana.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 600.0 / Crit.Máx.:610.0 / Crit.Min.:590.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","9","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","600,0	600,0	597,6	597,6	2,4	597,6	597,5	0,05	0,04	0,37","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("456","188","1535","EQ 089 IMUNO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-07-05 18:33:00","2018-07-06 08:01:00","2018-07-05 23:59:55","2018-07-06 07:59:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","6,0	5,9	3,7	4,3	1,7	5,6	2,4	0,83	0,89	2,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("457","189","1535","EQ 126 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","43.00","234","41.00","5","12","","2018-07-03 10:30:00","2018-07-03 12:46:00","2018-07-03 10:35:12","2018-07-03 12:35:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Caldo lactosado.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("458","190","1535","EQ 049 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-09 17:30:00","2018-07-10 09:00:00","2018-07-10 01:00:20","2018-07-10 09:00:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Placas de petri.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,0	4,6	4,4	5,2	-0,2	6,9	2,3	1,16	1,29	1,39","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("459","191","1535","EQ 050 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-07-09 17:32:00","2018-07-10 09:02:00","2018-07-10 01:00:08","2018-07-10 09:00:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Reagentes e provas bioquímicas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","4,5	4,4	4,7	5,2	-0,7	6,5	3,2	0,81	1,01	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("460","192","1535","EQ 073 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","234","24.00","5","11","","2018-07-03 10:30:00","2018-07-03 12:46:00","2018-07-03 10:35:53","2018-07-03 12:35:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Caldo lactosado.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","25,0	24,8	25,0	25,0	0,0	25,8	24,2	0,25	0,44	0,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("461","193","1535","EQ 088 IMUNO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-07-05 18:33:00","2018-07-06 08:01:00","2018-07-06 00:00:56","2018-07-06 08:00:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","6,0	5,8	3,8	4,4	1,6	6,6	1,7	0,79	1,62	1,83","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("462","187","1535","EQ 030 FIQAL","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","550.00","Distribuição com carga","560.00","234","540.00","5","1","","2018-07-04 08:13:00","2018-07-04 10:33:00","2018-07-04 08:32:36","2018-07-04 10:32:36","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Cadinhos de porcelana.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 550.0 / Crit.Máx.:560.0 / Crit.Min.:540.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","9","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","550,0	552,0	550,1	550,1	-0,1	550,2	550,1	0,06	0,04	0,38","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("465","196","1535","EQ 011 FAGUA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-07-03 19:07:00","2018-07-04 07:57:00","2018-07-03 23:55:08","2018-07-04 07:55:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de água para análise.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,0	5,0	5,3	5,4	-0,4	7,6	2,4	0,93	1,64	1,15","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("466","195","1535","EQ 008 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","10","","2018-07-12 18:24:00","2018-07-13 09:30:00","2018-07-13 07:26:56","2018-07-13 09:26:56","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>SOLUÇÕES, REAGENTES E DIVERSAS AMOSTRAS.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","5,7	5,6	5,3	5,4	0,3	7,1	2,0	1,05	1,63	1,28","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("467","197","1535","EQ-010 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","47.00","234","43.00","5","11","","2018-07-04 16:02:00","2018-07-04 18:18:00","2018-07-04 06:17:29","2018-07-04 18:17:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>VIDRARIAS.</p>","12 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:47.0 / Crit.Min.:43.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","45,0	45,2	45,4	44,6	0,4	46,0	43,7	0,68	0,27	0,88","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("468","198","1535","EQ 027 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.70","Distribuição com carga","38.00","234","34.00","5","10","","2018-07-17 10:58:00","2018-07-17 14:10:00","2018-07-17 12:03:17","2018-07-17 14:04:07","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras para análise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.7 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","36,7	36,8	37,1	36,0	0,7	38,0	33,5	1,08	0,63	1,31","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("469","199","1535","EQ 034 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-12 18:27:00","2018-07-13 08:29:00","2018-07-13 00:29:54","2018-07-13 08:29:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Soluções, reagentes diversos e amostras de sangue animal.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","4,5	5,0	5,4	5,8	-1,3	7,1	3,3	0,88	1,20	1,71","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("470","197","1535","EQ-010 FIQAL","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","62.00","Distribuição com carga","64.00","234","60.00","5","11","","2018-07-05 13:59:00","2018-07-05 16:09:00","2018-07-05 14:04:34","2018-07-05 16:04:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Vidrarias.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 62.0 / Crit.Máx.:64.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","60,0	62,1	62,4	60,2	-0,2	62,5	58,8	1,22	0,39	1,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("471","200","1535","EQ 038 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","10","","2018-07-16 14:51:00","2018-07-17 08:35:00","2018-07-17 00:33:12","2018-07-17 08:33:12","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras e placas de petri.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.4 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,3	5,4	4,9	5,0	0,3	6,3	1,9	0,91	1,42	1,12","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("472","201","1535","EQ 047 TUBER","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.40","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-18 17:18:00","2018-07-19 09:59:00","2018-07-19 01:58:29","2018-07-19 09:58:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meios de Cultura LJ, kit para teste de sensibilidade, suplemento e planta para tuberculose.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.4 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","5,4	5,2	5,0	5,2	0,2	7,5	1,3	1,02	1,98	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("473","202","1535","EQ 048 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","234","28.00","5","12","","2018-07-17 17:53:00","2018-07-18 09:56:00","2018-07-18 07:53:30","2018-07-18 09:53:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras para análise e placas de petri.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","30,0	30,1	29,8	28,8	1,2	29,7	27,2	0,74	0,14	0,94","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("474","203","1535","EQ 052 DTROP","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","10","","2018-07-18 15:46:00","2018-07-19 09:21:00","2018-07-19 01:21:49","2018-07-19 09:21:49","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Kit leptospirose e DPP.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,0	5,1	5,0	5,2	-0,2	7,1	1,8	1,04	1,68	1,27","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("475","204","1535","EQ 053 SEADI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-23 17:59:00","2018-07-24 08:45:00","2018-07-24 00:44:02","2018-07-24 08:44:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Produtos e acessórios diversos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","5,0	4,7	4,8	5,2	-0,2	7,4	1,6	0,99	1,55	1,21","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("476","205","1535","EQ 054 SEADI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","10","","2018-07-23 18:03:00","2018-07-24 08:52:00","2018-07-24 00:46:57","2018-07-24 08:46:57","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Kits e acessórios diversos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,0	5,0	4,7	5,2	-0,2	7,5	0,7	1,36	2,00	1,62","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("477","206","1535","EQ 072 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-07-03 19:19:00","2018-07-04 08:52:00","2018-07-04 00:49:41","2018-07-04 08:49:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Reagentes e soluções.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","6,0	5,9	5,7	5,9	0,1	7,4	2,9	0,83	1,31	1,85","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("478","207","1535","EQ 077 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","62.00","234","58.00","5","12","","2018-07-04 16:02:00","2018-07-04 18:20:00","2018-07-04 16:17:23","2018-07-04 18:17:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Vidrarias.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","60,0	60,0	59,4	59,2	0,8	60,3	58,5	0,48	0,31	0,66","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("479","207","1535","EQ 077 FIQAL","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","65.00","Distribuição com carga","67.00","234","63.00","5","12","","2018-07-05 08:55:00","2018-07-05 11:00:00","2018-07-05 09:00:51","2018-07-05 11:00:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p style=\"text-align: left;\">Vidrarias.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.0 / Crit.Máx.:67.0 / Crit.Min.:63.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","65,0	65,0	64,4	64,2	0,8	64,9	63,1	0,48	0,21	0,67","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("480","208","1535","EQ 055 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.80","Distribuição com carga","38.80","234","34.80","5","12","","2018-07-17 10:57:00","2018-07-17 14:04:00","2018-07-17 12:02:12","2018-07-17 14:02:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>PLACAS DE PETRI, TUBOS COM AMOSTRAS.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.8 / Crit.Máx.:38.8 / Crit.Min.:34.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","36,8	37,1	37,2	36,4	0,4	37,6	35,1	0,74	0,06	0,94","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("481","209","1535","EQ 078 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","189","-40.00","5","12","","2018-07-08 14:27:00","2018-07-09 15:23:00","2018-07-09 07:18:22","2018-07-09 15:18:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Caixas, potes com fluídos e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","-28,0	-26,8	-25,2	-23,9	-4,1	-19,7	-28,5	2,07	2,73	2,51","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("482","210","1535","EQ 078 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-07-16 14:20:00","2018-07-17 07:56:00","2018-07-16 23:55:42","2018-07-17 07:55:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras e placas de petri.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","5,5	5,0	5,2	5,4	0,1	7,8	0,7	1,28	1,98	2,01","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("483","212","1535","EQ 081 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","56.00","Distribuição sem carga","58.00","189","54.00","5","12","","2018-07-27 08:00:00","2018-07-27 11:00:00","2018-07-27 10:00:48","2018-07-27 10:30:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>-</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:58.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","56,0	55,7	53,2	57,2	-1,2	58,7	55,1	1,01	0,42	1,25","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("484","211","1535","EQ 055 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.50","234","35.50","5","11","","2018-07-06 11:06:00","2018-07-06 13:17:00","2018-07-06 11:15:39","2018-07-06 13:15:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","36,5	36,5	36,2	35,4	1,1	36,5	33,6	0,85	0,09	1,05","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("485","213","1535","EQ 082 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","28.00","Distribuição com carga","30.00","234","26.00","5","10","","2018-07-17 17:53:00","2018-07-18 09:55:00","2018-07-18 07:52:46","2018-07-18 09:52:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras para análise. </p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 28.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:26.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","27,5	27,5	28,2	28,1	-0,6	28,5	27,8	0,16	0,05	0,42","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("486","214","1535","EQ 056 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.50","234","35.50","5","12","","2018-07-06 11:07:00","2018-07-06 13:19:00","2018-07-06 11:15:07","2018-07-06 13:15:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras de Água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","36,5	35,4	36,9	35,7	0,8	37,2	34,0	1,00	0,07	1,22","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("487","215","1535","EQ 083 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","26.00","Distribuição com carga","28.00","234","24.00","5","12","","2018-07-18 11:16:00","2018-07-18 14:34:00","2018-07-18 12:31:49","2018-07-18 14:31:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras para análise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 26.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","25,9	25,9	26,3	25,6	0,3	27,4	24,4	0,87	0,07	1,08","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("488","217","1535","EQ 089 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.30","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","5","11","","2018-07-06 15:15:00","2018-07-07 15:32:00","2018-07-07 07:32:31","2018-07-07 15:32:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras e placas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.3 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,3	5,3	5,1	5,1	0,2	7,0	1,9	1,19	1,55	1,99","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("489","216","1535","EQ 057 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-11 19:23:00","2018-07-12 09:05:00","2018-07-12 01:04:41","2018-07-12 09:04:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","<p>Reativos, vaselinas, soluções, água e diversos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","5,0	5,2	5,5	5,4	-0,4	6,6	3,1	0,80	1,08	1,00","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("490","218","1535","EQ 013 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","10.00","Distribuição sem carga","12.00","234","8.00","5","10","","2018-07-03 15:33:00","2018-07-03 18:11:00","2018-07-03 15:47:58","2018-07-03 17:47:58","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 10.0 / Crit.Máx.:12.0 / Crit.Min.:8.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","10,0	10,1	10,3	10,6	-0,6	11,5	10,0	0,42	0,25	0,61","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("491","219","1535","EQ 029 VIROL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","5","10","","2018-07-23 00:00:00","2018-07-23 10:10:00","2018-07-23 02:00:19","2018-07-23 10:00:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Kits hepatite e amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,0	4,7	4,6	5,4	-0,4	7,8	0,0	1,49	2,06	1,78","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("492","220","1535","EQ 002 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-07-24 11:25:59","2018-07-24 12:10:59","2018-07-24 11:36:59","2018-07-24 12:05:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Em vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","121,0	121,2	123,0	111,7	1,8	122,9	119,6	0,6	0,4	0,7","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("493","220","1535","EQ 002 LESEM","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-07-24 15:34:15","2018-07-24 16:29:15","2018-07-24 15:39:15","2018-07-24 16:09:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Com carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","121,0	121,2	122,5	111,4	1,3	122,8	116,2	1,6	1,7	1,8","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("494","220","1535","EQ 002 LESEM","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-07-24 17:15:15","2018-07-24 18:00:15","2018-07-24 17:24:15","2018-07-24 17:54:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Com carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","121,0	121,2	122,6	111,4	1,4	122,6	119,9	0,5	0,5	0,7","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("495","220","1535","EQ 002 LESEM","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-07-25 07:35:52","2018-07-25 08:30:52","2018-07-25 07:45:52","2018-07-25 08:14:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Com carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","121,0	121,2	122,4	112,2	1,2	125,9	118,5	1,5	0,9	1,7","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("496","80","299","002.366","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","43.00","242","41.00","5","12","","2018-08-07 15:38:21","2018-08-07 17:39:21","2018-08-07 17:08:21","2018-08-07 17:38:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.366 - SENSORES(1).jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","42,0	42,0	42,1	42,4	-0,4	44,9	40,3	1,34	0,13	1,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("497","80","299","002.366","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","43.00","242","41.00","5","12","","2018-08-08 09:44:04","2018-08-08 11:51:04","2018-08-08 11:18:04","2018-08-08 11:48:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","<p>Placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","42,0	42,0	42,3	42,6	-0,6	45,3	40,3	1,47	0,11	1,74","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("498","221","3258","EB.035","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","262","-50.00","5","12","","2018-09-25 10:29:28","2018-09-27 09:29:28","2018-09-26 09:30:28","2018-09-27 09:29:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Amostras e padrões.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","-40,0	-20,5	-22,1	-21,0	-19,0	-14,6	-23,4	2,15	2,75	3,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("499","223","3258","EB.030","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","262","36.00","5","9","","2018-09-27 11:37:11","2018-09-28 11:49:11","2018-09-27 11:49:11","2018-09-28 11:49:11","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1538345614692.jpg","<p>Embalagens com frascos a serem usados em pesquisas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","37,0	37,0	37,7	37,5	-0,5	37,9	36,8	0,36	0,05	0,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("500","223","3258","EB.030","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","262","36.00","5","9","","2018-09-28 11:54:02","2018-09-28 12:09:02","2018-09-28 11:55:02","2018-09-28 12:06:02","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Hora(s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("501","223","3258","EB.030","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","262","36.00","5","9","","2018-09-28 12:16:18","2018-09-28 12:27:18","2018-09-28 12:20:18","2018-09-28 12:27:18","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Hora(s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("502","224","3258","EM.020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.50","262","20.50","5","10","","2018-09-28 14:42:40","2018-09-29 15:12:40","2018-09-28 15:12:40","2018-09-29 15:12:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Frascos com  amostras e água.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:24.5 / Crit.Min.:20.5 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","22,5	22,5	21,0	21,9	0,6	23,8	20,0	0,96	0,80	2,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("503","224","3258","EM.020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.50","262","20.50","5","12","","2018-09-29 15:14:40","2018-09-29 15:23:02","2018-09-29 15:15:40","2018-09-29 15:22:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","2","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("504","224","3258","EM.020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.50","262","20.50","5","12","","2018-09-29 15:26:59","2018-09-29 16:00:59","2018-09-29 15:29:59","2018-09-29 16:00:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","3","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("505","226","3258","EM.019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","34.50","262","30.50","5","12","","2018-09-26 16:00:57","2018-09-27 16:31:32","2018-09-26 16:30:57","2018-09-27 16:31:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos com amostras e água.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:34.5 / Crit.Min.:30.5 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","32,5	32,5	32,6	32,7	-0,2	33,0	32,1	0,23	0,06	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("506","226","3258","EM.019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","34.50","262","30.50","5","12","","2018-09-27 16:32:32","2018-09-27 16:44:32","2018-09-27 16:34:32","2018-09-27 16:43:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","2","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("507","226","3258","EM.019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","34.50","262","30.50","5","12","","2018-09-27 16:54:01","2018-09-27 17:29:01","2018-09-27 16:57:01","2018-09-27 17:29:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","3","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("508","227","3258","EM.017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.50","262","33.50","5","12","","2018-09-21 14:10:15","2018-09-22 19:30:15","2018-09-21 15:30:15","2018-09-22 15:30:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1538343728015.jpg","<p>Frascos com amostras e água.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:33.5 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","35,0	35,0	35,1	35,1	-0,1	35,6	34,7	0,22	0,05	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("509","227","3258","EM.017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.50","262","33.50","5","12","","2018-09-24 09:34:30","2018-09-24 09:51:30","2018-09-24 09:35:30","2018-09-24 09:50:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","2","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("510","227","3258","EM.017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.50","262","33.50","5","12","","2018-09-24 10:03:03","2018-09-24 10:50:03","2018-09-24 10:03:03","2018-09-24 10:50:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 47 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","3","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("511","227","3258","EM.017","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição com carga","35.50","262","31.50","5","11","","2018-09-20 13:31:28","2018-09-21 14:00:28","2018-09-20 14:00:28","2018-09-21 14:00:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1538343728015.jpg","<p>Frascos com amostras e águas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 33.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:31.5 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","33,0	33,0	33,2	32,9	0,1	33,6	29,3	1,13	1,14	1,37","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("512","227","3258","EM.017","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição com carga","35.50","262","31.50","5","12","","2018-09-24 11:00:44","2018-09-24 11:18:44","2018-09-24 11:01:44","2018-09-24 11:16:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","2","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("520","228","299","001.531","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","242","19.00","5","11","","2018-08-13 07:00:01","2018-08-13 09:26:01","2018-08-13 08:39:01","2018-08-13 09:09:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.531 - SENSORES.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","20,0	20,0	20,2	20,2	-0,2	20,7	19,7	0,28	0,23	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("513","227","3258","EM.017","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição com carga","35.50","262","31.50","5","12","","2018-09-24 11:21:36","2018-09-24 12:25:36","2018-09-24 11:25:36","2018-09-24 11:25:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","3","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("533","230","299","001.535","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","243","23.00","5","12","","2018-08-13 12:17:00","2018-08-13 14:16:00","2018-08-13 13:46:00","2018-08-13 14:16:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA 001.535.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","25,0	24,6	25,2	25,2	-0,2	25,8	24,4	0,13	0,33	0,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("514","227","3258","EM.017","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","45.50","262","41.50","5","12","","2018-09-24 12:36:37","2018-09-25 12:37:37","2018-09-24 12:37:37","2018-09-25 12:37:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1538343728015.jpg","<p>Frascos com amostras e água.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:45.5 / Crit.Min.:41.5 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","43,0	43,0	43,2	43,3	-0,3	43,9	42,8	0,29	0,06	0,50","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("515","227","3258","EM.017","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","45.50","262","41.50","5","12","","2018-09-25 12:40:00","2018-09-25 12:52:00","2018-09-25 12:40:00","2018-09-25 12:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","2","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("516","227","3258","EM.017","9","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","45.50","262","41.50","5","12","","2018-09-25 13:02:43","2018-09-25 13:31:43","2018-09-25 13:06:43","2018-09-25 13:30:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","3","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("517","227","3258","EM.017","10","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","62.50","262","58.50","5","12","","2018-09-25 13:40:21","2018-09-26 13:40:21","2018-09-25 13:40:21","2018-09-26 13:40:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1538343728015.jpg","<p>Frascos com amostras e água.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.5 / Crit.Min.:58.5 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","60,0	60,0	60,5	60,6	-0,6	61,5	59,9	0,44	0,09	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("518","227","3258","EM.017","11","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","62.50","262","58.50","5","12","","2018-09-26 13:43:25","2018-09-26 13:56:25","2018-09-26 13:45:25","2018-09-26 13:55:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","2","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("519","227","3258","EM.017","12","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","62.50","262","58.50","5","12","","2018-09-26 14:12:39","2018-09-26 14:24:39","2018-09-26 14:17:39","2018-09-26 14:24:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","3","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("521","228","299","001.531","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","5","11","","2018-08-13 10:02:16","2018-08-13 12:06:16","2018-08-13 11:32:16","2018-08-13 12:02:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA - 001.531.jpeg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","20,0	20,0	20,2	18,9	1,1	19,3	18,6	0,26	0,05	0,48","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("522","228","299","001.531","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","242","24.00","5","11","","2018-08-13 18:47:26","2018-08-14 07:56:26","2018-08-14 07:19:26","2018-08-14 07:49:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.531 - SENSORES.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	24,8	24,6	25,1	-0,1	26,4	24,1	0,45	0,40	0,64","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("523","228","299","001.531","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","242","24.00","5","11","","2018-08-14 08:20:23","2018-08-14 10:21:23","2018-08-14 09:39:23","2018-08-14 10:09:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.531 - COM CARGA.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	24,8	24,6	24,7	0,3	26,1	23,8	0,53	0,38	0,72","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("525","225","1653","ESTB/LMA/11","1","2","NYTRES","NYP2011","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","34.00","Distribuição com carga","35.00","242","33.00","5","12","","2018-09-17 12:05:57","2018-09-18 12:17:36","2018-09-17 12:05:57","2018-09-18 12:05:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>ERLENMEYER;</p>\n<p>FRASCOS DE VIDRO.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 34.0 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-30","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("544","233","299","001.538","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","243","28.00","5","11","","2018-08-09 16:15:23","2018-08-09 17:30:23","2018-08-09 17:00:23","2018-08-09 17:30:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto sem carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","30,0	30,2	30,6	30,5	-0,5	31,5	29,2	0,32	0,51	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("545","233","299","001.538","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","243","28.00","5","11","","2018-08-09 18:00:15","2018-08-10 08:35:15","2018-08-10 08:00:15","2018-08-10 08:30:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","indice.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","30,0	30,2	30,5	30,5	-0,5	31,7	28,7	0,41	0,78	0,60","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("543","233","299","001.538","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","243","23.00","5","12","","2018-08-10 10:30:18","2018-08-10 12:30:18","2018-08-10 12:00:18","2018-08-10 12:30:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","indice.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","25,0	25,9	25,5	25,6	-0,6	26,9	24,5	0,31	0,62	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("542","233","299","001.538","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","243","23.00","5","12","","2018-08-09 12:34:23","2018-08-09 14:29:23","2018-08-09 13:59:23","2018-08-09 14:29:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto sem carga.jpeg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","25,0	25,6	25,0	25,1	-0,1	26,3	24,4	0,24	0,40	0,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("529","229","299","002.313","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","281","23.00","5","12","","2018-09-25 08:40:13","2018-09-25 11:21:13","2018-09-25 10:50:13","2018-09-25 11:20:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.313 vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","25,0	25,1	24,9	24,8	0,2	25,2	24,0	0,20	0,37	0,44 									","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("530","229","299","002.313","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","281","23.00","5","12","","2018-09-25 11:25:19","2018-09-25 13:41:19","2018-09-25 13:10:19","2018-09-25 13:40:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","002.313 carga.jpg","<p>Placas de Petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","25,0	25,1	24,8	24,8	0,2	25,2	24,0	0,21	0,38	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("531","225","1653","ESTB/LMA/11","2","2","NYTRES","NYP2011","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","34.00","Distribuição com carga","35.00","242","33.00","5","12","","2018-09-18 12:25:36","2018-09-19 12:25:34","2018-09-18 12:25:36","2018-09-19 12:25:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Erlenmeyes e frascos de vidro.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 34.0 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-30","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("532","230","299","001.535","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","243","23.00","5","11","","2018-08-13 09:00:03","2018-08-13 11:31:03","2018-08-13 11:00:03","2018-08-13 11:30:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto sem carga.jpeg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","25,0	24,6	25,1	25,4	-0,4	26,2	24,8	0,14	0,39	0,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("534","230","299","001.535","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","22.00","243","18.00","5","12","","2018-08-13 15:20:17","2018-08-13 16:50:17","2018-08-13 16:20:17","2018-08-13 16:50:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto sem carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:22.0 / Crit.Min.:18.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","20,0	21,0	20,0	20,0	0,0	20,5	19,5	0,11	0,23	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("535","230","299","001.535","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","22.00","243","18.00","5","12","","2018-08-13 17:09:59","2018-08-13 18:30:59","2018-08-13 18:00:59","2018-08-13 18:30:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA 001.535.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:22.0 / Crit.Min.:18.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","20,0	20,3	20,7	20,8	-0,8	21,0	20,4	0,12	0,16	0,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("536","231","299","000.876","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","44.00","243","40.00","5","12","","2018-08-14 15:00:26","2018-08-14 15:40:26","2018-08-14 15:10:26","2018-08-14 15:40:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto sem carga 2.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","42,0	42,1	42,9	42,8	-0,8	43,2	42,2	0,22	0,38	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("537","231","299","000.876","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","44.00","243","40.00","5","12","","2018-08-14 17:00:49","2018-08-14 18:20:49","2018-08-14 17:50:49","2018-08-14 18:20:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA 000.876.jpg","<p>Gerbox.</p>","1 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","42,0	42,0	42,8	42,7	-0,7	43,3	41,5	0,52	0,46	0,71","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("540","232","299","001.532","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","243","23.00","5","12","","2018-08-13 14:13:22","2018-08-13 15:39:22","2018-08-13 15:09:22","2018-08-13 15:39:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Sem Carga 2.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","25,0	25,3	25,3	25,4	-0,4	26,5	24,4	0,40	0,51	0,60","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("538","232","299","001.532","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","243","28.00","5","12","","2018-08-13 07:40:16","2018-08-13 09:59:16","2018-08-13 09:25:16","2018-08-13 09:55:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Sem Carga 2.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","30,0	29,0	29,6	29,4	0,6	30,7	28,1	0,49	0,44	0,68									","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("539","232","299","001.532","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","243","28.00","5","12","","2018-08-13 11:00:11","2018-08-13 12:30:11","2018-08-13 12:00:11","2018-08-13 12:30:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA 001.532.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","30,0	30,4	30,2	30,2	-0,2	31,9	29,4	0,40	0,56	0,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("541","232","299","001.532","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","243","23.00","5","12","","2018-08-13 16:25:54","2018-08-13 17:59:54","2018-08-13 17:29:54","2018-08-13 17:59:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA 001.532.jpg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","25,0	25,3	25,3	25,3	-0,3	26,6	24,2	0,47	0,62	0,66","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("547","137","299","002.281","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","33.00","243","27.00","5","11","","2018-08-14 16:12:36","2018-08-14 17:20:36","2018-08-14 16:50:36","2018-08-14 17:20:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto sem carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:33.0 / Crit.Min.:27.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","30,0	29,7	29,5	29,0	1,0	29,9	28,0	0,63	0,26	0,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("548","137","299","002.281","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","33.00","243","27.00","5","11","","2018-08-14 13:10:17","2018-08-14 14:49:17","2018-08-14 14:19:17","2018-08-14 14:49:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","com carga.jpeg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:33.0 / Crit.Min.:27.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","30,0	29,7	29,5	29,0	1,0	29,8	28,1	0,60	0,23	0,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("549","137","299","002.281","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","38.00","243","32.00","5","11","","2018-08-14 10:48:11","2018-08-14 12:44:11","2018-08-14 12:14:11","2018-08-14 12:44:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto sem carga.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:32.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","35,0	35,0	32,8	35,4	-0,4	36,7	33,8	1,03	0,26	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("550","137","299","002.281","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","38.00","243","32.00","1","12","","2018-08-14 05:00:04","2018-08-14 07:45:04","2018-08-14 07:10:04","2018-08-14 07:40:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","com carga.jpeg","<p>Gerbox.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:32.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","35,0	35,0	32,8	32,3	2,7	33,4	31,1	0,75	0,37	0,94","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("551","234","2239","100002156793","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","5","12","","2018-05-10 17:08:51","2018-05-11 06:53:51","2018-05-10 17:08:51","2018-05-11 06:53:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Plasma</p>","13 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("552","235","2239","CRP-FRE003","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-10-09 22:30:12","2018-10-10 09:06:52","2018-10-10 01:06:21","2018-10-10 09:06:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma. </p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-35,0	-33,0	-27,2	-28,2	-6,8	-25,3	-29,4	1,44	1,13	1,80","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("567","240","2239","CRP-FRE002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-10-10 20:00:57","2018-10-11 08:58:57","2018-10-11 00:58:57","2018-10-11 08:58:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de plasma e gelo.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-30,0	-28,5	-30,8	-30,7	0,7	-27,3	-33,6	1,27	2,18	1,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("553","235","2239","CRP-FRE003","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-10-10 09:15:50","2018-10-10 09:25:51","2018-10-10 09:16:50","2018-10-10 09:23:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("554","235","2239","CRP-FRE003","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-10-10 09:37:01","2018-10-10 10:44:05","2018-10-10 09:38:01","2018-10-10 10:30:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("555","236","2239","CRP-CMR002","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-10-11 20:00:35","2018-10-12 09:09:26","2018-10-12 01:08:54","2018-10-12 09:08:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,0	3,1	5,2	-1,2	8,4	1,5	2,04	1,22	2,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("556","236","2239","CRP-CMR002","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-10-12 09:21:31","2018-10-12 09:36:32","2018-10-12 09:22:31","2018-10-12 09:33:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
