INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4895","1807","2239","PTG-CAM006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-07 09:20:59","2020-02-07 10:25:59","2020-02-07 09:24:59","2020-02-07 10:24:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4896","1809","2239","PTG-CMR0019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","11","","2020-02-05 11:43:58","2020-02-06 09:10:58","2020-02-06 01:10:58","2020-02-06 09:10:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos Sensores 1.jpg","<p>Equipamento com Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","4,0	3,9	4,4	4,4	-0,4	6,4	1,3	0,95	1,38	1,17","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4897","1809","2239","PTG-CMR0019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição sem carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-06 09:15:58","2020-02-06 09:35:58","2020-02-06 09:18:58","2020-02-06 09:33:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4898","1809","2239","PTG-CMR0019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-06 09:35:58","2020-02-06 09:48:58","2020-02-06 09:39:58","2020-02-06 09:47:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4899","1810","2239","PTG-CMR006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","2","11","","2020-02-04 11:28:15","2020-02-05 08:38:15","2020-02-05 00:08:15","2020-02-05 08:08:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos Sensores.jpg","<p>Equipamento com Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","4,4	4,5	6,2	5,1	-0,7	7,4	2,6	1,08	0,61	1,31","0","1","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4900","1810","2239","PTG-CMR006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição sem carga","8.00","431","2.00","1","11","","2020-02-05 08:42:15","2020-02-05 08:54:15","2020-02-05 08:42:15","2020-02-05 08:53:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4901","1810","2239","PTG-CMR006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","2","11","","2020-02-05 08:58:15","2020-02-05 09:50:15","2020-02-05 08:58:15","2020-02-05 09:11:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4902","1811","2572","205.478","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","243","28.00","1","12","","2020-02-06 17:27:30","2020-02-07 07:33:27","2020-02-07 05:30:19","2020-02-07 07:30:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","30,0	29,9	30,9	30,7	-0,7	32,4	29,7	0,64	0,31	0,83","0","1","205478 em vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4903","1808","2239","PTG-FRE008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-02-04 10:07:12","2020-02-05 09:38:14","2020-02-05 01:38:12","2020-02-05 09:38:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com PFC.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -36.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-36,0	-29,6	-27,9	-28,2	-7,8	-25,2	-32,0	1,29	1,15	1,59","0","1","ptg-fre 008.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4904","1808","2239","PTG-FRE008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-02-05 09:42:14","2020-02-05 09:54:16","2020-02-05 09:42:14","2020-02-05 09:53:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","ptg-fre 008(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4905","1808","2239","PTG-FRE008","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-02-05 09:58:16","2020-02-05 11:00:28","2020-02-05 09:58:16","2020-02-05 10:26:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","ptg-fre 008(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4906","1811","2572","205.478","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","243","28.00","1","12","","2020-02-07 07:41:55","2020-02-07 10:35:04","2020-02-07 08:29:58","2020-02-07 10:30:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","30,0	29,9	30,6	30,4	-0,4	31,7	29,6	0,57	0,22	0,76","0","1","205478 com carga(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4907","1812","2239","PTG-FRE0011","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-02-05 12:18:29","2020-02-06 09:10:04","2020-02-06 01:10:05","2020-02-06 09:10:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -36.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-36,0	-28,1	-28,5	-29,9	-6,1	-26,7	-32,4	0,95	2,07	1,17","0","1","ptg-fre 0011.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4908","1812","2239","PTG-FRE0011","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-02-06 10:04:12","2020-02-06 10:16:14","2020-02-06 10:04:12","2020-02-06 10:16:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","ptg-fre 0011(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4909","1812","2239","PTG-FRE0011","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-02-06 10:19:15","2020-02-06 11:13:26","2020-02-06 10:20:15","2020-02-06 11:13:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","ptg-fre 0011(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4910","1814","2239","PTG-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","11","","2020-02-06 12:21:09","2020-02-07 10:10:09","2020-02-07 02:10:09","2020-02-07 10:10:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Medicamentos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","3,5	3,6	4,6	4,4	-0,9	6,2	2,4	0,81	1,27	1,02","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4911","1814","2239","PTG-CMR0021","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-07 10:14:09","2020-02-07 10:25:09","2020-02-07 10:14:09","2020-02-07 10:25:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4912","1814","2239","PTG-CMR0021","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-07 10:27:09","2020-02-07 10:39:09","2020-02-07 10:29:09","2020-02-07 10:37:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4913","1815","2239","PTG-CMR0018","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-06 11:59:20","2020-02-07 08:45:16","2020-02-07 00:45:11","2020-02-07 08:45:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","3,5	3,7	3,6	4,3	-0,8	6,2	2,3	0,70	0,97	0,92","0","1","ptg cmr 0018.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4914","1815","2239","PTG-CMR0018","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-07 08:52:19","2020-02-07 09:03:22","2020-02-07 08:52:19","2020-02-07 09:03:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","ptg cmr 0018(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4915","1815","2239","PTG-CMR0018","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-07 09:07:22","2020-02-07 09:13:24","2020-02-07 09:08:23","2020-02-07 09:13:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","ptg cmr 0018(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4916","1813","2572","265.860","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","243","33.00","2","12","","2020-02-10 08:52:05","2020-02-10 11:34:17","2020-02-10 09:30:08","2020-02-10 11:30:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","35,0	35,0	35,4	35,1	-0,1	35,8	33,2	0,72	0,06	0,91","0","1","TAG 265860 EM VAZIO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4917","1813","2572","265.860","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","243","33.00","2","12","","2020-02-10 11:40:08","2020-02-10 14:34:20","2020-02-10 12:30:12","2020-02-10 14:30:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>Vidros de ensaios.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","35,0	35,0	35,4	35,2	-0,2	36,0	34,2	0,49	0,05	0,68","0","1","TAG 265860 COM CARGA(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4918","1816","2572","A12959","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","243","33.00","2","12","","2020-02-05 17:58:10","2020-02-06 08:04:11","2020-02-06 06:00:03","2020-02-06 08:00:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","35,0	35,0	34,4	34,3	0,7	34,9	33,7	0,16	0,17	0,42","0","1","A12959 em vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4919","1816","2572","A12959","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","243","33.00","2","12","","2020-02-06 08:10:20","2020-02-06 10:34:28","2020-02-06 08:30:20","2020-02-06 10:30:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos de vidros com produtos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","35,0	35,0	34,4	34,4	0,6	35,2	33,8	0,20	0,24	0,43","0","1","A12959 COM CARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4920","1817","2572","205.270","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","243","33.00","1","12","","2020-02-11 11:30:52","2020-02-11 14:43:06","2020-02-11 12:29:56","2020-02-11 14:30:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","35,0	35,0	34,0	34,5	0,5	36,3	32,9	0,80	0,73	0,99","0","1","205270 em vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4921","1817","2572","205.270","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","243","33.00","1","12","","2020-02-11 14:49:38","2020-02-11 17:33:49","2020-02-11 15:30:40","2020-02-11 17:30:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","35,0	35,0	34,3	34,6	0,4	36,8	32,9	0,79	0,74	0,99","0","1","205270 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4922","1818","176","225506","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","296","121.00","1","12","","2020-01-07 11:38:05","2020-01-07 12:31:05","2020-01-07 12:04:05","2020-01-07 12:19:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","121,0	121,0	122,9	122,8	1,9	124,6	118,8	1,7	1,5	1,9","0","1","TMB01006 Vazio(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4923","1818","176","225506","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","3","11","","2020-01-07 14:09:10","2020-01-07 15:13:10","2020-01-07 14:31:10","2020-01-07 14:46:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>2 Balões de 1000ml.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","121,0	121,0	122,9	122,9	1,9	124,0	120,2	1,1	1,0	1,3","0","1","1 csrga(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4924","1818","176","225506","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","3","11","","2020-01-07 15:20:30","2020-01-07 16:06:30","2020-01-07 15:37:30","2020-01-07 15:52:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>2 Balões de 1000ml.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","121,0	121,0	121,8	122,6	0,8	124,3	118,3	1,1	1,4	1,4","0","1","2 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4925","1818","176","225506","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","3","12","","2020-01-07 16:10:27","2020-01-07 16:49:27","2020-01-07 16:24:27","2020-01-07 16:39:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>2 Balões de 1000ml.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","121,0	121,0	122,7	123,4	1,7	124,7	121,9	0,7	0,5	0,9","0","1","3 carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4926","1819","2572","68.255","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","38.00","243","34.00","2","12","","2020-02-13 07:41:50","2020-02-13 13:40:06","2020-02-13 09:30:58","2020-02-13 11:31:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","36,0	36,0	35,8	35,8	0,2	36,3	35,4	0,22	0,20	0,45","0","1","68255 em vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4927","1819","2572","68.255","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","38.00","243","34.00","2","12","","2020-02-13 11:42:02","2020-02-13 14:41:14","2020-02-13 12:30:05","2020-02-13 14:30:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>Becker de vidro</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","36,0	36,0	35,8	35,8	0,2	36,3	35,3	0,24	0,22	0,46","0","1","68255 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4928","1821","2239","PRA-CMR004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","11","","2020-02-11 19:29:20","2020-02-12 07:40:20","2020-02-11 23:39:20","2020-02-12 07:39:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","3,5	3,6	3,7	3,6	-0,1	6,3	-0,8	1,49	1,67	1,77","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4929","1821","2239","PRA-CMR004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-12 07:42:20","2020-02-12 07:56:20","2020-02-12 07:43:20","2020-02-12 07:54:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4930","1821","2239","PRA-CMR004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-12 08:00:20","2020-02-12 08:12:20","2020-02-12 08:01:20","2020-02-12 08:10:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4931","1820","1535","EQ 025 FQMED","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","262","36.00","2","9","","2020-02-12 08:38:47","2020-02-12 14:02:47","2020-02-12 12:02:47","2020-02-12 14:02:47","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1581620774343.jpg","<p>Pesos de plástico.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","37,0	37,5	37,5	37,3	-0,3	37,6	36,4	0,35	0,13	0,55","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4932","1822","2239","PRA-FRE002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-02-11 17:34:26","2020-02-12 07:50:17","2020-02-11 23:37:13","2020-02-12 07:37:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-28,3	-30,8	-29,3	-0,7	-26,4	-32,2	1,09	1,83	1,37","0","1","paranagua.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4933","1822","2239","PRA-FRE002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-02-12 08:05:19","2020-02-12 08:27:21","2020-02-12 08:08:19","2020-02-12 08:25:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","paranagua(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4934","1822","2239","PRA-FRE002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-02-12 08:28:22","2020-02-12 09:08:27","2020-02-12 08:30:22","2020-02-12 09:00:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","paranagua(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4937","1824","2239","PRA-CMR0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-12 08:09:55","2020-02-12 08:36:55","2020-02-12 08:15:55","2020-02-12 08:28:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4938","1824","2239","PRA-CMR0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-02-12 08:45:55","2020-02-12 09:29:55","2020-02-12 09:00:55","2020-02-12 09:11:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4936","1824","2239","PRA-CMR0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-11 19:02:55","2020-02-12 08:05:55","2020-02-12 00:04:55","2020-02-12 08:04:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","4,0	4,0	3,7	4,4	-0,4	5,8	1,1	0,80	1,16	1,00","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4939","1825","2239","PRA-FRE003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-11 17:43:08","2020-02-12 10:07:10","2020-02-12 01:44:38","2020-02-12 09:45:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","-32,0	-29,9	-30,3	-32,7	0,7	-29,0	-37,2	1,76	2,39	2,08","0","1","Estudos(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4940","1825","2239","PRA-FRE003","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2020-02-12 10:28:12","2020-02-12 11:45:17","2020-02-12 10:33:12","2020-02-12 11:40:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4941","1825","2239","PRA-FRE003","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-12 11:50:17","2020-02-12 12:38:20","2020-02-12 12:00:18","2020-02-12 12:30:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4942","1823","2239","PRA-FRE006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-02-12 10:35:37","2020-02-13 07:50:24","2020-02-12 23:45:20","2020-02-13 07:45:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-26,0	-25,8	-24,5	-5,5	-22,7	-25,6	0,83	0,16	1,03","0","1","345564 ctr(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4943","1823","2239","PRA-FRE006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-02-13 07:51:25","2020-02-13 08:15:28","2020-02-13 07:55:25","2020-02-13 08:06:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","345564 ctr(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4944","1823","2239","PRA-FRE006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-02-13 08:17:28","2020-02-13 08:29:30","2020-02-13 08:20:29","2020-02-13 08:21:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","345564 ctr(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4945","1826","2239","PRA-CMR0019","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","11","","2020-02-13 09:28:38","2020-02-14 07:51:31","2020-02-13 23:50:33","2020-02-14 07:51:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores..jpg","<p>Equipamento com Hemoderivados.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","3,0	2,8	2,4	4,2	-1,2	6,4	2,0	1,31	0,95	1,56","0","1","PRA-CMR 0019(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4946","1826","2239","PRA-CMR0019","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição sem carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-14 07:56:32","2020-02-14 08:17:36","2020-02-14 08:00:33","2020-02-14 08:13:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","PRA-CMR 0019(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4947","1826","2239","PRA-CMR0019","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-14 08:19:37","2020-02-14 08:23:38","2020-02-14 08:20:37","2020-02-14 08:22:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","PRA-CMR 0019(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4948","1827","3838","0703106","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","296","28.00","1","11","","2020-01-16 09:58:04","2020-01-17 09:59:37","2020-01-16 09:59:04","2020-01-17 09:59:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","30,0	30,3	30,3	31,1	-1,1	31,6	30,5	0,29	0,12	0,51","0","1","Vazio tem.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4949","1827","3838","0703106","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","296","28.00","1","11","","2020-01-19 14:19:11","2020-01-20 14:17:45","2020-01-19 14:19:11","2020-01-20 14:16:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>47 Cartelas de comprimido nemeduliza.</p>","23 Horas (s) 57 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","30,0	30,0	30,6	31,1	-1,1	31,7	30,6	0,22	0,16	0,45","0","1","Carga Tem(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4950","1829","2572","68.252","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.50","Distribuição sem carga","45.70","243","45.30","1","12","","2020-02-17 11:05:59","2020-02-17 14:04:10","2020-02-17 12:00:02","2020-02-17 14:00:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.5 / Crit.Máx.:45.7 / Crit.Min.:45.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","45,5	45,5	45,6	45,7	-0,2	46,0	45,4	0,17	0,09	0,42","0","1","Tag 68252 em vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4951","1829","2572","68.252","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.50","Distribuição com carga","45.70","243","45.30","1","12","","2020-02-17 14:10:04","2020-02-17 17:05:16","2020-02-17 15:00:08","2020-02-17 17:00:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Becker de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.5 / Crit.Máx.:45.7 / Crit.Min.:45.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","45,5	45,5	45,6	45,7	-0,2	46,0	45,4	0,16	0,08	0,42","0","1","Tag 68252 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4952","1830","2572","68.281","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","44.00","243","40.00","2","12","","2020-02-18 07:58:13","2020-02-18 11:49:28","2020-02-18 09:30:19","2020-02-18 11:30:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","42,0	42,0	42,3	42,2	-0,2	42,4	42,0	0,14	0,05	0,40","0","1","68281 em vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4953","1830","2572","68.281","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","44.00","243","40.00","2","12","","2020-02-18 11:56:01","2020-02-18 15:04:12","2020-02-18 13:00:04","2020-02-18 15:00:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos de cultura de c&eacute;lula.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","42,0	42,0	42,0	42,0	0,0	42,2	41,7	0,13	0,05	0,40","0","1","68281 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4954","1832","2572","A10033","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","39.00","243","33.00","2","12","","2020-02-19 08:13:56","2020-02-19 11:34:10","2020-02-19 09:30:01","2020-02-19 11:30:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","36,0	36,0	35,1	35,1	0,9	35,3	34,9	0,12	0,00	0,39","0","1","A10033 em vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4955","1832","2572","A10033","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","39.00","243","33.00","2","12","","2020-02-19 11:45:10","2020-02-19 14:35:21","2020-02-19 12:30:12","2020-02-19 14:30:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidros de 50ml.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","","0","1","A10033 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4956","1834","24","1572/19","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","130.00","Distribuição sem carga","131.00","241","129.00","1","12","","2020-02-14 11:03:00","2020-02-14 13:17:00","2020-02-14 12:47:00","2020-02-14 13:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES AR.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 130.0 / Crit.Máx.:131.0 / Crit.Min.:129.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","130,0	130,0	130,0	129,0	1,0	130,4	127,3	1,02	0,30	1,24","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4957","1834","24","1572/19","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","0.00","Distribuição sem carga","1.00","241","-1.00","2","6","","2020-02-14 13:26:00","2020-02-14 14:09:00","2020-02-14 13:39:00","2020-02-14 14:09:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES AGUA.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 0.0 / Crit.Máx.:1.0 / Crit.Min.:-1.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","6","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","0,0	0,3	-0,3	-0,4	0,4	0,3	-1,0	0,17	0,31	0,43","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4958","1835","2239","UNV-FRE001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-18 17:01:17","2020-02-19 06:55:10","2020-02-18 22:50:40","2020-02-19 06:50:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","-32,0	-32,1	-32,2	-32,8	0,8	-31,4	-34,0	0,69	0,17	1,13","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4959","1835","2239","UNV-FRE001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2020-02-19 08:00:07","2020-02-19 08:28:09","2020-02-19 08:06:08","2020-02-19 08:20:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4960","1835","2239","UNV-FRE001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2020-02-19 09:10:12","2020-02-19 09:49:14","2020-02-19 09:13:12","2020-02-19 09:13:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4961","1833","24","1570/19","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-70.00","Distribuição sem carga","-69.00","241","-71.00","1","12","","2020-02-12 11:03:00","2020-02-12 14:42:00","2020-02-12 13:42:00","2020-02-12 14:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-69.0 / Crit.Min.:-71.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-70,0	-70,0	-70,2	-69,9	-0,1	-68,9	-70,7	0,41	0,14	0,60","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4962","1833","24","1570/19","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-40.00","Distribuição sem carga","-39.00","241","-41.00","1","12","","2020-02-12 14:52:00","2020-02-12 16:55:00","2020-02-12 15:54:00","2020-02-12 16:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-39.0 / Crit.Min.:-41.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-40,0	-40,0	-40,1	-39,9	-0,1	-38,7	-40,9	0,33	0,44	0,54","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4963","1833","24","1570/19","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","81.00","241","79.00","1","12","","2020-02-12 17:19:00","2020-02-12 19:23:00","2020-02-12 18:22:00","2020-02-12 19:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:81.0 / Crit.Min.:79.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","80,0	80,0	80,3	80,1	-0,1	81,1	78,4	0,59	0,36	0,78","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4964","1833","24","1570/19","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","180.00","Distribuição sem carga","181.00","241","179.00","1","11","","2020-02-12 19:25:00","2020-02-12 21:56:00","2020-02-12 20:56:00","2020-02-12 21:56:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:181.0 / Crit.Min.:179.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","180,0	180,0	180,2	179,7	0,3	180,6	178,9	0,53	0,06	0,72","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4965","1833","24","1570/19","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","241","24.00","1","12","","2020-02-12 22:03:00","2020-02-13 01:35:00","2020-02-13 00:35:00","2020-02-13 01:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	26,1	23,8	0,81	0,07	1,01","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4966","1833","24","1570/19","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","50.00","Distribuição sem carga","51.00","241","49.00","1","12","","2020-02-13 10:05:00","2020-02-13 15:12:00","2020-02-13 14:12:00","2020-02-13 15:12:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 50.0 / Crit.Máx.:51.0 / Crit.Min.:49.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","50,0	50,0	50,1	50,0	0,0	51,3	48,7	1,03	0,05	1,25","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4967","1836","291","FPS 3861","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","10","","2020-02-21 10:24:20","2020-02-22 12:00:00","2020-02-21 11:24:23","2020-02-22 11:24:58","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hemácias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 3861.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4968","1837","2572","A10033","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","39.00","243","33.00","1","12","","2020-02-27 11:44:56","2020-02-27 14:35:07","2020-02-27 12:30:59","2020-02-27 14:31:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","36,0	36,0	37,5	37,6	-1,6	38,3	36,9	0,10	0,34	0,39","0","1","A10033 em vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4969","1838","2239","UNV-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2020-02-19 12:02:13","2020-02-20 08:53:13","2020-02-20 00:49:13","2020-02-20 08:49:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hem&aacute;cias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4970","1838","2239","UNV-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2020-02-20 08:54:13","2020-02-20 09:23:13","2020-02-20 08:58:13","2020-02-20 09:19:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4971","1837","2572","A10033","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","39.00","243","33.00","1","12","","2020-02-27 14:42:22","2020-02-27 17:35:35","2020-02-27 15:30:26","2020-02-27 17:30:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidros de 50ml.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","36,0	36,0	36,6	35,7	0,3	36,2	35,1	0,12	0,26	0,40","0","1","A10033  COMCARGA(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4972","1838","2239","UNV-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2020-02-20 09:27:13","2020-02-20 09:51:13","2020-02-20 09:29:13","2020-02-20 09:40:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4973","1839","2239","UNV-CMR0014","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.30","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2020-02-19 15:57:13","2020-02-20 10:00:19","2020-02-20 01:59:49","2020-02-20 09:59:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Hemocomponentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.3 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4974","1839","2239","UNV-CMR0014","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.30","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2020-02-20 10:02:19","2020-02-20 10:34:21","2020-02-20 10:07:19","2020-02-20 10:30:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4975","1839","2239","UNV-CMR0014","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.30","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2020-02-20 10:38:21","2020-02-20 11:15:24","2020-02-20 10:46:22","2020-02-20 11:02:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4976","1840","2239","UNV-FRE007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-20 12:03:08","2020-02-21 10:07:37","2020-02-21 02:03:05","2020-02-21 10:03:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","-32,0	-30,2	-26,8	-27,8	-4,2	-25,7	-30,7	1,10	1,40	1,48","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4977","1840","2239","UNV-FRE007","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-21 10:08:37","2020-02-21 10:27:39","2020-02-21 10:12:38","2020-02-21 10:23:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4978","1840","2239","UNV-FRE007","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-21 10:28:39","2020-02-21 11:23:42","2020-02-21 10:35:39","2020-02-21 11:18:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Estudos(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4979","1841","2572","A01009","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","48.00","Distribuição sem carga","49.00","243","47.00","1","12","","2020-02-21 10:05:34","2020-02-21 13:55:49","2020-02-21 11:30:39","2020-02-21 13:30:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 48.0 / Crit.Máx.:49.0 / Crit.Min.:47.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","48,0	48,0	48,6	48,6	-0,6	49,4	47,9	0,19	0,24	0,43","0","1","A01009  em vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4980","1841","2572","A01009","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","48.00","Distribuição com carga","49.00","243","47.00","2","12","","2020-02-21 14:30:31","2020-02-21 16:50:40","2020-02-21 14:40:31","2020-02-21 16:40:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Pipeta e tubo de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 48.0 / Crit.Máx.:49.0 / Crit.Min.:47.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","48,0	48,0	48,4	48,3	-0,3	48,9	47,5	0,23	0,24	0,46","0","1","A01009 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4981","1842","2239","UNV-CMR0024","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-20 16:49:11","2020-02-21 08:50:11","2020-02-21 00:46:11","2020-02-21 08:46:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hem&aacute;cias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4982","1842","2239","UNV-CMR0024","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-21 08:52:11","2020-02-21 09:19:11","2020-02-21 08:57:11","2020-02-21 09:15:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4983","1842","2239","UNV-CMR0024","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-21 09:20:11","2020-02-21 09:48:11","2020-02-21 09:25:11","2020-02-21 09:30:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4984","1843","2239","UNV-FRE0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","11","","2020-02-18 16:48:00","2020-02-19 08:10:00","2020-02-19 00:10:00","2020-02-19 08:10:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","-30,0	-28,6	-27,5	-29,5	-0,5	-26,3	-32,3	1,41	1,12	1,69","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4985","1843","2239","UNV-FRE0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","1","11","","2020-02-19 08:12:00","2020-02-19 08:28:00","2020-02-19 08:14:00","2020-02-19 08:26:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4986","1843","2239","UNV-FRE0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","11","","2020-02-19 08:29:00","2020-02-19 09:25:00","2020-02-19 08:30:00","2020-02-19 09:23:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4987","1844","2239","UNV-CMR0019","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-18 16:11:25","2020-02-19 07:08:18","2020-02-18 23:05:15","2020-02-19 07:05:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","3,8	3,7	4,0	4,1	-0,3	5,7	1,8	0,70	1,24	0,89","0","1","BSG-UVA 005.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4988","1844","2239","UNV-CMR0019","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição sem carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-19 07:10:18","2020-02-19 07:25:23","2020-02-19 07:13:19","2020-02-19 07:23:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","BSG-UVA 005(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4989","1844","2239","UNV-CMR0019","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-19 07:26:23","2020-02-19 07:33:25","2020-02-19 07:27:23","2020-02-19 07:31:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","BSG-UVA 005(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4990","1845","2239","UNV-CMR007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.60","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-19 10:04:41","2020-02-20 08:31:39","2020-02-20 00:30:34","2020-02-20 08:30:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Hemácias e Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 2.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","2,6	2,7	2,9	4,4	-1,8	6,1	2,3	1,13	0,69	1,36","0","1","UNV-CMR 007.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4991","1845","2239","UNV-CMR007","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.60","Distribuição sem carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-02-20 08:34:39","2020-02-20 09:00:43","2020-02-20 08:35:39","2020-02-20 08:57:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","UNV-CMR 007(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4992","1845","2239","UNV-CMR007","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","2.60","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","2","12","","2020-02-20 09:10:44","2020-02-20 09:17:45","2020-02-20 09:13:45","2020-02-20 09:16:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","UNV-CMR 007(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4993","1846","2239","UNV-CMR0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.20","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-02-19 10:30:25","2020-02-20 08:34:25","2020-02-20 00:30:25","2020-02-20 08:30:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","6,2	6,2	6,3	5,6	0,6	7,8	1,3	1,29	2,04	1,55","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4994","1846","2239","UNV-CMR0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.20","Distribuição sem carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-02-20 08:36:25","2020-02-20 08:54:25","2020-02-20 08:39:25","2020-02-20 08:52:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4995","1846","2239","UNV-CMR0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.20","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-02-20 08:55:25","2020-02-20 09:27:25","2020-02-20 08:56:25","2020-02-20 09:22:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4996","1847","2572","399.827","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","40.00","Distribuição sem carga","42.00","243","38.00","2","12","","2020-02-28 14:06:41","2020-02-28 16:34:50","2020-02-28 14:30:42","2020-02-28 16:30:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","40,0	40,0	40,5	40,5	-0,5	40,9	39,9	0,17	0,21	0,42","0","1","399827 em vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4997","1847","2572","399.827","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","42.00","243","38.00","2","12","","2020-03-02 07:36:07","2020-03-02 11:34:23","2020-03-02 09:30:15","2020-03-02 11:30:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubo de Cultura de células.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","40,0	40,0	40,4	40,3	-0,3	40,6	39,8	0,18	0,08	0,42","0","1","399827  com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4998","1848","2239","UNV-CAM005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.00","Distribuição com carga","24.00","431","20.00","2","12","","2020-02-20 10:09:03","2020-02-21 08:47:53","2020-02-21 00:45:51","2020-02-21 08:45:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","21,0	22,1	22,4	22,1	-1,1	22,3	21,6	0,19	0,11	0,43","0","1","CP.UVA 03.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4999","1848","2239","UNV-CAM005","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.00","Distribuição sem carga","24.00","431","20.00","2","12","","2020-02-21 08:48:53","2020-02-21 09:00:56","2020-02-21 08:48:53","2020-02-21 08:59:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","CP.UVA 03(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5000","1848","2239","UNV-CAM005","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.00","Distribuição com carga","24.00","431","20.00","2","12","","2020-02-21 09:02:56","2020-02-21 09:22:59","2020-02-21 09:03:56","2020-02-21 09:18:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","CP.UVA 03(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5001","1849","2239","UNV-CAM002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.00","Distribuição com carga","24.00","431","20.00","1","12","","2020-02-20 14:18:15","2020-02-21 08:46:15","2020-02-21 00:45:15","2020-02-21 08:45:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","21,0	21,8	21,7	22,1	-1,1	23,4	19,7	0,90	0,76	1,11","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5002","1849","2239","UNV-CAM002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.00","Distribuição sem carga","24.00","431","20.00","1","12","","2020-02-21 08:47:15","2020-02-21 09:02:15","2020-02-21 08:49:15","2020-02-21 09:00:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5003","1849","2239","UNV-CAM002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.00","Distribuição com carga","24.00","431","20.00","2","12","","2020-02-21 09:02:15","2020-02-21 09:08:15","2020-02-21 09:04:15","2020-02-21 09:06:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5005","1850","2239","UNV-BLF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-54.00","Distribuição com carga","-30.00","234","-60.00","1","11","","2020-02-27 14:37:10","2020-02-27 19:07:10","2020-02-27 16:02:10","2020-02-27 19:06:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Plasma.</p>","3 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: -54.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","-54,0	-56,9	-56,2	-54,8	0,8	-49,6	-59,3	0,95	2,38	1,46","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5006","1851","2239","CWB-BLF002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-72.00","Distribuição com carga","-30.00","431","-80.00","1","12","","2020-02-28 14:40:02","2020-02-28 16:41:17","2020-02-28 14:40:02","2020-02-28 15:58:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Plaquetas.</p>","1 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: -72.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","blest hem.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5007","1852","517","0190","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","12","","2020-02-21 08:22:27","2020-02-21 10:00:27","2020-02-21 09:09:27","2020-02-21 09:39:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio-.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	124,0	121,8	122,3	-2,2	123,0	120,7	0,8	0,3	0,9","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5008","1852","517","0190","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-02-27 10:16:00","2020-02-27 11:30:00","2020-02-27 10:43:00","2020-02-27 11:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga-.jpg","<p>2 Pacotes com materiais diversos para descontaminação.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	121,1	119,5	-2,9	121,6	109,6	2,2	2,9	2,5","1","1","1Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5009","1852","517","0190","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-02-27 11:46:00","2020-02-27 13:00:00","2020-02-27 12:11:00","2020-02-27 12:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga-.jpg","<p>2 Pacotes com materiais diversos para descontaminação.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	121,7	119,3	-2,3	122,0	112,4	1,7	2,3	2,0","1","1","2Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5010","1852","517","0190","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-02-27 13:04:00","2020-02-27 14:15:00","2020-02-27 13:28:00","2020-02-27 13:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga-.jpg","<p>2 Pacotes com materiais diversos para descontaminação.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	121,5	119,9	-2,5	122,1	113,1	2,0	2,1	2,3","1","1","3Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5011","1854","2572","392","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","242","33.00","1","12","","2020-02-06 08:13:24","2020-02-06 10:36:35","2020-02-06 08:30:25","2020-02-06 10:30:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","36,0	36,0	36,0	36,1	-0,1	37,4	35,2	0,47	0,28	0,66","0","1","quimis - 392 - sem carga - 36(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5012","1855","223","UF-003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-68.10","Distribuição com carga","-65.00","281","-82.00","1","12","","2020-02-18 10:00:27","2020-02-18 20:20:27","2020-02-18 16:00:27","2020-02-18 20:00:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1582197433247.jpg","<p>Micro-organismos.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -68.1 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-82.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2019-1101 CL","2020-07-01","-68,1	-78,5	-74,5	-73,3	5,2	-62,2	-81,9	6,24	1,66	7,24","0","1","UFR-003(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5013","1856","223","UF-005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-67.10","Distribuição com carga","-65.00","281","-82.00","1","12","","2020-02-19 10:00:18","2020-02-19 19:50:18","2020-02-19 15:30:18","2020-02-19 19:30:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1582258351657.jpg","<p>Micro-organismos.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -67.1 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-82.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2019-1101 CL","2020-07-01","-67,1	-73,2	-67,2	-75,1	8,0	-65,3	-79,9	4,52	0,94	5,25","0","1","UF-005(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5014","1854","2572","392","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","242","33.00","1","12","","2020-02-06 10:40:28","2020-02-06 13:13:39","2020-02-06 11:04:29","2020-02-06 13:04:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Becker.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	37,3	35,2	0,49	0,29	0,67","0","1","quimis - 392 - com carga - 36.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5015","1857","2572","357","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","242","33.00","2","12","","2020-02-06 13:22:51","2020-02-06 16:20:00","2020-02-06 14:10:52","2020-02-06 16:10:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583247327976.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	36,3	34,1	0,58	0,35	0,77","0","1","Quimis 357 sem carga - 35.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5016","1857","2572","357","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","242","33.00","2","12","","2020-02-06 16:33:33","2020-02-07 08:16:31","2020-02-07 06:06:23","2020-02-07 08:06:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583247511474.jpg","<p>Becker.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","35,0	35,0	34,9	34,9	0,1	36,1	34,2	0,52	0,27	0,71","0","1","quimis 357 com carga - 35.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5017","1853","517","0348","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","12","","2020-02-28 08:02:00","2020-02-28 09:10:00","2020-02-28 08:45:00","2020-02-28 09:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	123,0	122,6	-1,0	123,0	120,8	0,2	0,6	0,3","1","1","VAZIO(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5018","1853","517","0348","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-02-28 09:25:00","2020-02-28 10:30:00","2020-02-28 10:02:00","2020-02-28 10:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>10 Frascos schott de 1000ml com 500ml de água, 2 Frascos schott de 250ml com 200ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	122,9	119,9	-1,1	122,5	113,6	0,9	2,5	1,1","1","1","1Âº CARGA(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5019","1853","517","0348","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-02-28 11:16:00","2020-02-28 12:20:00","2020-02-28 11:43:00","2020-02-28 11:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>10 Frascos schott de 1000ml com 500ml de água, 2 Frascos schott de 250ml com 200ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	123,1	120,0	-0,9	122,6	114,1	0,8	2,5	1,0","1","1","2Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5020","1853","517","0348","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-02-28 12:33:00","2020-02-28 13:55:00","2020-02-28 12:58:00","2020-02-28 13:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>10 Frascos schott de 1000ml com 500ml de água, 2 Frascos schott de 250ml com 200ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	123,0	119,6	-1,0	122,6	113,0	0,8	2,8	1,0","1","1","3Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5021","1858","2572","399826","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","38.00","243","34.00","2","12","","2020-03-03 07:38:20","2020-03-03 11:05:33","2020-03-03 09:00:26","2020-03-03 11:00:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","36,0	36,0	36,3	36,3	-0,3	36,6	36,1	0,15	0,08	0,41","0","1","399826 em vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5022","1858","2572","399826","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","38.00","243","34.00","2","12","","2020-03-03 07:38:20","2020-03-03 14:14:09","2020-03-03 12:00:00","2020-03-03 14:00:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubo de cultura de células.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","36,0	36,0	36,3	36,3	-0,3	36,6	36,0	0,14	0,08	0,40","0","1","399826 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5023","1859","2572","205479","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","42.00","242","32.00","1","11","","2020-02-10 09:25:27","2020-02-10 11:45:36","2020-02-10 09:40:28","2020-02-10 11:40:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:32.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","37,0	37,0	37,6	38,2	-1,2	42,2	36,5	1,46	1,08	1,73","0","1","205479 sem carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5024","1859","2572","205479","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","42.00","242","32.00","1","12","","2020-02-10 11:52:43","2020-02-10 15:27:56","2020-02-10 13:20:48","2020-02-10 15:20:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos de vidro, Becker.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:32.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","37,0	37,0	37,3	37,9	-0,9	41,7	36,2	1,56	1,07	1,85","0","1","205479 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5025","1860","2572","RX-1684","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.50","242","34.50","2","12","","2020-02-10 16:11:15","2020-02-11 07:59:17","2020-02-11 05:29:08","2020-02-11 07:29:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583346441151(1).jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","37,0	37,0	39,1	38,4	-1,4	39,2	37,7	0,45	0,13	0,64","0","1","rx 1684 sem carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5026","1860","2572","RX-1684","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.50","242","34.50","2","12","","2020-02-11 08:04:26","2020-02-11 10:25:34","2020-02-11 08:20:27","2020-02-11 10:20:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583346612882.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","37,0	37,0	37,6	36,6	0,4	37,7	35,8	0,58	0,18	0,77","0","1","rx 1684 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5027","1861","176","184084","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","75.00","Distribuição sem carga","79.00","296","73.00","2","12","","2020-03-05 11:09:14","2020-03-05 15:00:14","2020-03-05 12:00:14","2020-03-05 14:00:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:79.0 / Crit.Min.:73.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","15","CT-R 2020-0133 CL","2021-01-01","75,0	75,0	74,4	74,4	0,6	78,1	73,4	1,31	1,57	1,56","0","1","TMB01006.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5028","1862","2572","68259","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","46.00","Distribuição sem carga","51.00","243","41.00","2","12","","2020-03-05 08:40:42","2020-03-05 13:40:01","2020-03-05 11:29:52","2020-03-05 13:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 46.0 / Crit.Máx.:51.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","46,0	46,0	45,1	45,0	1,0	45,6	44,4	0,13	0,27	0,40","0","1","68259 em vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5029","1862","2572","68259","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","46.00","Distribuição com carga","51.00","243","41.00","2","12","","2020-03-05 13:48:04","2020-03-05 16:48:15","2020-03-05 14:30:06","2020-03-05 16:30:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos de cultura de c&eacute;lulas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 46.0 / Crit.Máx.:51.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","46,0	46,0	46,5	46,5	-0,5	47,1	45,9	0,13	0,28	0,40","0","1","68259 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5030","1863","2572","314001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","100.00","Distribuição sem carga","120.00","242","80.00","2","12","","2020-02-27 09:34:25","2020-02-27 12:49:38","2020-02-27 10:35:29","2020-02-27 12:35:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:120.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","100,0	100,0	100,1	103,7	-3,7	117,9	91,2	4,86	6,54	5,69","0","1","314001 sem carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5031","1863","2572","314001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","100.00","Distribuição com carga","120.00","242","80.00","2","12","","2020-02-27 12:55:01","2020-02-27 15:56:12","2020-02-27 13:45:03","2020-02-27 15:45:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Placas pretriu.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:120.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","100,0	100,0	96,4	100,1	-0,1	114,0	87,7	4,90	6,51	5,74","0","1","314001 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5032","1864","2572","322","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","40.00","243","34.00","2","12","","2020-03-04 07:43:07","2020-03-04 14:11:32","2020-03-04 11:30:22","2020-03-04 13:30:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:40.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","37,0	37,0	35,3	35,3	1,7	35,8	34,9	0,12	0,21	0,39","0","1","322 em vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5033","1864","2572","322","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","40.00","243","34.00","2","12","","2020-03-04 14:19:00","2020-03-04 17:35:12","2020-03-04 15:30:04","2020-03-04 17:30:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubo de cultura de c&eacute;lulas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:40.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","37,0	37,0	36,5	36,5	0,5	37,1	36,0	0,14	0,26	0,41","0","1","322 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5034","1865","2572","314.150","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","85.00","242","55.00","2","12","","2020-02-17 12:41:17","2020-02-17 17:03:29","2020-02-17 14:55:21","2020-02-17 16:55:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583350681508.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","70,0	70,0	77,5	75,9	-5,9	81,0	71,1	1,73	1,64	2,05","0","1","314150 sem carga 1.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5035","1865","2572","314.150","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","85.00","242","55.00","2","12","","2020-02-17 17:08:45","2020-02-18 08:26:46","2020-02-18 06:15:38","2020-02-18 08:15:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583350939576.jpg","<p>Becker e frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","70,0	70,0	77,7	75,8	-5,8	82,6	70,2	2,12	2,46	2,50","0","1","314150 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5036","1866","2572","A09887","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","120.00","242","90.00","2","12","","2020-02-19 09:14:20","2020-02-19 13:12:35","2020-02-19 11:06:27","2020-02-19 13:06:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583348024772.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:120.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","105,0	105,0	106,3	106,9	-1,9	118,0	95,1	3,20	5,71	3,76","0","1","A09887 sem carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5037","1866","2572","A09887","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","120.00","242","90.00","1","12","","2020-02-19 13:15:45","2020-02-19 17:02:59","2020-02-19 14:57:51","2020-02-19 16:57:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583348364895.jpg","<p>Cadinho.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:120.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","105,0	105,0	105,9	106,6	-1,6	123,2	94,1	4,75	6,71	5,54","0","1","A09887 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5038","1867","2572","1991","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.50","242","33.50","1","12","","2020-02-11 17:53:51","2020-02-12 08:11:47","2020-02-12 05:50:37","2020-02-12 07:50:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583348848573.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.5 / Crit.Min.:33.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","37,0	37,0	36,9	37,3	-0,3	40,1	35,4	1,04	1,24	1,26","0","1","1991 sem carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5039","1867","2572","1991","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.50","242","33.50","1","12","","2020-02-12 08:16:11","2020-02-12 10:52:19","2020-02-12 08:42:10","2020-02-12 10:42:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583349201322.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.5 / Crit.Min.:33.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","37,0	37,0	36,9	37,6	-0,6	40,6	35,3	1,24	1,45	1,49","0","1","1991 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5040","1868","2572","314.146","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","85.00","242","55.00","2","12","","2020-02-20 12:33:50","2020-02-20 15:58:01","2020-02-20 13:47:52","2020-02-20 15:48:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583355163638.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","70,0	70,0	78,5	76,8	-6,8	80,6	72,0	1,61	1,54	1,99","0","1","314146 SEM carga(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5041","1868","2572","314.146","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","85.00","242","55.00","2","12","","2020-02-20 16:04:24","2020-02-20 18:20:32","2020-02-20 16:10:24","2020-02-20 18:10:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583355527356.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","70,0	70,0	77,3	75,6	-5,6	78,6	71,9	1,39	1,34	1,76","0","1","314146 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5042","1869","2572","361.221","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","62.00","242","58.00","2","12","","2020-02-21 10:02:57","2020-02-21 16:36:22","2020-02-21 14:25:14","2020-02-21 16:25:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sem carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","60,0	60,0	61,0	60,4	-0,4	61,7	58,6	0,78	0,07	0,97","0","1","361221 sem carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5043","1869","2572","361.221","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","62.00","242","58.00","2","12","","2020-02-27 17:05:48","2020-02-28 09:00:49","2020-02-28 06:50:40","2020-02-28 08:50:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","com carga.jpg","<p>Becker.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","60,0	60,0	60,4	60,1	-0,1	61,4	58,6	0,65	0,07	0,83","0","1","361221 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5044","1870","2572","314.149","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","80.00","242","60.00","1","12","","2020-02-14 08:56:24","2020-02-14 11:52:35","2020-02-14 09:35:27","2020-02-14 11:35:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583355163638.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","70,0	70,0	81,7	79,9	-9,9	97,0	73,1	5,66	5,40	6,59","0","1","314149 - sem carga(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5045","1870","2572","314.149","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","80.00","242","60.00","1","12","","2020-02-14 11:57:16","2020-02-14 15:26:29","2020-02-14 13:15:20","2020-02-14 15:15:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583355527356.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:90.0 / Crit.Min.:50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","70,0	70,0	82,6	80,3	-10,3	88,1	73,5	2,31	3,60	2,78","0","1","314149 - COM CARGA(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5046","1872","2239","PRA-FRE007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2020-02-13 11:06:08","2020-02-14 08:20:08","2020-02-14 00:17:08","2020-02-14 08:17:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","-30,0	-25,0	-25,0	-21,5	-8,5	-20,1	-23,8	1,32	0,09	1,68","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5047","1872","2239","PRA-FRE007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-14 08:24:08","2020-02-14 09:29:08","2020-02-14 08:28:08","2020-02-14 08:29:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5048","1871","2572","314.147","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","80.00","242","60.00","2","12","","2020-02-13 08:51:54","2020-02-13 12:16:06","2020-02-13 09:59:58","2020-02-13 12:00:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583352605743.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","70,0	70,0	67,0	65,4	4,6	71,1	61,0	1,46	2,05	1,74","0","1","314147 sem carga(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5049","1871","2572","314.147","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","80.00","242","60.00","2","12","","2020-02-13 12:21:30","2020-02-13 16:19:46","2020-02-13 14:00:37","2020-02-13 16:00:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1583352888341.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","70,0	70,0	72,9	71,2	-1,2	73,5	67,9	1,36	0,84	1,62","0","1","314147 com carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5050","1874","24","1571/19","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-70.00","Distribuição sem carga","-69.00","241","-71.00","2","11","","2020-02-19 19:45:00","2020-02-19 23:02:00","2020-02-19 22:02:00","2020-02-19 23:02:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-69.0 / Crit.Min.:-71.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-70,0	-70,0	-70,2	-70,0	0,0	-69,3	-70,8	0,38	0,09	0,58","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5051","1874","24","1571/19","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-20.00","Distribuição sem carga","-19.00","241","-21.00","1","11","","2020-02-19 23:13:00","2020-02-20 01:18:00","2020-02-20 00:18:00","2020-02-20 01:18:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-19.0 / Crit.Min.:-21.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-20,0	-20,2	-20,3	0,3	-19,0	-22,1	0,74	0,72	0,94","1","1","Estudo(13).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5052","1874","24","1571/19","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","241","24.00","1","11","","2020-02-20 13:03:00","2020-02-20 16:42:00","2020-02-20 15:42:00","2020-02-20 16:42:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES(1).jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","25,0	25,0	25,1	24,8	0,2	26,6	23,2	1,40	0,06	1,66","1","1","Estudo(14).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5053","1874","24","1571/19","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","31.00","241","29.00","1","11","","2020-02-20 01:27:00","2020-02-20 03:34:00","2020-02-20 02:34:00","2020-02-20 03:34:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","30,0	30,0	30,1	29,7	0,3	31,2	28,2	0,79	0,61	0,99","1","1","Estudo(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5054","1874","24","1571/19","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","50.00","Distribuição sem carga","51.00","241","49.00","1","11","","2020-02-20 18:16:00","2020-02-20 21:35:00","2020-02-20 20:35:00","2020-02-20 21:35:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 50.0 / Crit.Máx.:51.0 / Crit.Min.:49.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","50,0	50,0	50,2	49,8	0,2	51,9	47,8	1,63	0,06	1,93","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5055","1874","24","1571/19","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","81.00","241","79.00","1","11","","2020-02-20 03:54:00","2020-02-20 05:54:00","2020-02-20 04:54:00","2020-02-20 05:54:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:81.0 / Crit.Min.:79.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","80,0	80,0	79,9	79,7	0,3	81,5	78,1	0,73	0,73	0,94","1","1","Estudo(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5056","1876","291","FPS 9463","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","11","","2020-03-04 11:49:54","2020-03-05 18:41:54","2020-03-04 12:48:57","2020-03-05 12:49:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Gelox.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-04-01","","0","1","FPS 9463(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5057","1874","24","1571/19","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","130.00","Distribuição sem carga","131.00","241","129.00","2","11","","2020-02-20 06:13:00","2020-02-20 09:40:00","2020-02-20 08:40:00","2020-02-20 09:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 130.0 / Crit.Máx.:131.0 / Crit.Min.:129.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","130,0	130,0	130,0	129,9	0,1	130,3	129,5	0,23	0,11	0,46","1","1","Estudo(11).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5058","1874","24","1571/19","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","180.00","Distribuição sem carga","181.00","241","179.00","2","11","","2020-02-20 10:06:00","2020-02-20 12:27:00","2020-02-20 11:27:00","2020-02-20 12:27:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:181.0 / Crit.Min.:179.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","180,0	180,0	180,0	179,9	0,1	180,4	179,3	0,36	0,05	0,56","1","1","Estudo(12).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5063","1875","24","1573/19","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-4.00","Distribuição sem carga","-2.00","241","-6.00","2","12","","2020-02-19 03:48:00","2020-02-19 05:26:00","2020-02-19 04:26:00","2020-02-19 05:26:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio frio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -4.0 / Crit.Máx.:-2.0 / Crit.Min.:-6.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5062","1875","24","1573/19","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","9.00","Distribuição sem carga","11.00","241","7.00","2","12","","2020-02-18 23:15:00","2020-02-19 01:03:00","2020-02-19 00:03:00","2020-02-19 01:03:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio frio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 9.0 / Crit.Máx.:11.0 / Crit.Min.:7.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5061","1875","24","1573/19","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","23.00","Distribuição sem carga","24.00","241","22.00","2","12","","2020-02-18 16:13:00","2020-02-18 20:42:00","2020-02-18 19:42:00","2020-02-18 20:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio frio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5064","1875","24","1573/19","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-18.00","Distribuição sem carga","-16.00","241","-20.00","2","12","","2020-02-19 08:08:00","2020-02-19 09:20:00","2020-02-19 08:20:00","2020-02-19 09:20:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio frio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -18.0 / Crit.Máx.:-16.0 / Crit.Min.:-20.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5065","1875","24","1573/19","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-31.00","Distribuição sem carga","-29.00","241","-33.00","2","12","","2020-02-19 11:06:00","2020-02-19 12:26:00","2020-02-19 11:26:00","2020-02-19 12:26:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio frio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-29.0 / Crit.Min.:-33.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5066","1875","24","1573/19","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-45.00","Distribuição sem carga","-43.00","241","-47.00","2","12","","2020-02-19 13:49:00","2020-02-19 15:15:00","2020-02-19 14:15:00","2020-02-19 15:15:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio frio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -45.0 / Crit.Máx.:-43.0 / Crit.Min.:-47.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(11).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5067","1875","24","1573/19","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","23.00","Distribuição sem carga","25.00","241","21.00","2","12","","2020-02-19 21:53:00","2020-02-20 00:56:00","2020-02-19 23:56:00","2020-02-20 00:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio quente.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:21.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(12).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5068","1873","1535","EQ 025 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","72.00","Distribuição com carga","72.00","189","68.00","1","11","","2020-03-04 17:54:11","2020-03-05 12:07:11","2020-03-05 09:43:11","2020-03-05 11:43:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>3 gramas de areia quartzo 40.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 72.0 / Crit.Máx.:72.0 / Crit.Min.:68.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","72,0	72,4	71,3	69,0	3,0	71,9	65,9	1,55	0,73	1,84","0","1","DADOS(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5069","1875","24","1573/19","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","48.00","Distribuição sem carga","50.00","241","46.00","2","12","","2020-02-20 01:10:00","2020-02-20 02:44:00","2020-02-20 01:44:00","2020-02-20 02:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio quente.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 48.0 / Crit.Máx.:50.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(13).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5070","1875","24","1573/19","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","74.00","Distribuição sem carga","76.00","241","72.00","2","11","","2020-02-20 03:15:00","2020-02-20 04:52:00","2020-02-20 03:52:00","2020-02-20 04:52:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio quente.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 74.0 / Crit.Máx.:76.0 / Crit.Min.:72.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(14).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5071","1875","24","1573/19","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","99.00","Distribuição sem carga","101.00","241","97.00","2","11","","2020-02-19 19:42:00","2020-02-19 21:41:00","2020-02-19 20:41:00","2020-02-19 21:41:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio quente.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 99.0 / Crit.Máx.:101.0 / Crit.Min.:97.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(15).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5076","1877","2239","IGU-FRE0039","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","1","11","","2020-03-04 11:50:49","2020-03-05 09:20:15","2020-03-05 01:08:42","2020-03-05 09:08:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Frezer foz do iguacu.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5072","1875","24","1573/19","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","125.00","Distribuição sem carga","127.00","241","123.00","2","11","","2020-02-20 05:40:00","2020-02-20 07:08:00","2020-02-20 06:08:00","2020-02-20 07:08:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio quente.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 125.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:123.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(16).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5073","1875","24","1573/19","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","150.00","Distribuição sem carga","152.00","241","148.00","2","11","","2020-02-20 07:53:00","2020-02-20 09:23:00","2020-02-20 08:23:00","2020-02-20 09:23:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio quente.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 150.0 / Crit.Máx.:152.0 / Crit.Min.:148.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(17).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5074","1873","1535","EQ 025 FIQAL","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","107.00","Distribuição com carga","107.00","189","103.00","1","11","","2020-03-05 09:43:11","2020-03-06 09:52:11","2020-03-06 07:39:11","2020-03-06 09:39:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>3 gramas de areia quartzo 40.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.0 / Crit.Min.:103.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","107,0	107,4	107,6	103,0	4,0	107,7	97,9	2,65	1,19	3,13","1","1","DADOS(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5075","1873","1535","EQ 025 FIQAL","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","111.00","Distribuição com carga","112.00","189","108.00","1","11","","2020-03-06 09:53:11","2020-03-06 16:50:11","2020-03-06 14:44:11","2020-03-06 16:44:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>3 gramas de areia quartzo 40.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 111.0 / Crit.Máx.:112.0 / Crit.Min.:108.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","111,0	111,4	111,6	106,9	4,1	112,0	101,6	2,72	1,28	3,21","0","1","DADOS(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5077","1877","2239","IGU-FRE0039","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-05 09:40:16","2020-03-05 09:56:17","2020-03-05 09:46:17","2020-03-05 09:55:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Frezer foz do iguacu(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5078","1877","2239","IGU-FRE0039","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-05 09:57:17","2020-03-05 10:57:21","2020-03-05 09:58:17","2020-03-05 10:47:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","Frezer foz do iguacu(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5079","1878","2239","IGU-CMR0029","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-03-04 10:04:24","2020-03-05 09:30:24","2020-03-05 01:10:24","2020-03-05 09:10:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Concentrado de Hem&aacute;cias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5080","1878","2239","IGU-CMR0029","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição sem carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-03-05 09:45:24","2020-03-05 10:00:24","2020-03-05 09:48:24","2020-03-05 09:59:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5081","1878","2239","IGU-CMR0029","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","2","12","","2020-03-05 10:01:24","2020-03-05 10:16:24","2020-03-05 10:02:24","2020-03-05 10:04:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5082","1879","2239","IGU-FRE0028","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-05 16:55:41","2020-03-06 08:20:41","2020-03-06 00:15:09","2020-03-06 08:15:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Identificacao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudo IGU-FRE0028.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5083","1879","2239","IGU-FRE0028","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-03-06 08:26:41","2020-03-06 08:36:42","2020-03-06 08:27:41","2020-03-06 08:35:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudo IGU-FRE0028(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5084","1879","2239","IGU-FRE0028","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-06 08:39:42","2020-03-06 09:17:44","2020-03-06 08:40:42","2020-03-06 09:12:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudo IGU-FRE0028(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5085","1880","2239","IGU-FRE0030","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-05 12:01:10","2020-03-06 08:26:42","2020-03-06 00:25:42","2020-03-06 08:25:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","IGU-FRE 0030.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5086","1880","2239","IGU-FRE0030","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-06 08:26:42","2020-03-06 08:38:44","2020-03-06 08:27:42","2020-03-06 08:35:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","IGU-FRE 0030(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5087","1880","2239","IGU-FRE0030","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-06 08:40:44","2020-03-06 09:18:50","2020-03-06 08:42:44","2020-03-06 09:17:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","IGU-FRE 0030(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5089","1882","2239","IGU-CMR0023","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-03-08 11:10:47","2020-03-09 08:14:47","2020-03-09 00:10:47","2020-03-09 08:10:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5090","1882","2239","IGU-CMR0023","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-03-09 08:17:47","2020-03-09 08:30:47","2020-03-09 08:19:47","2020-03-09 08:28:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5091","1882","2239","IGU-CMR0023","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","2","12","","2020-03-09 08:32:47","2020-03-09 08:56:47","2020-03-09 08:34:47","2020-03-09 08:55:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5092","1883","2239","IGU-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","2","12","","2020-03-09 09:31:18","2020-03-09 20:47:18","2020-03-09 12:48:18","2020-03-09 20:48:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5093","1883","2239","IGU-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-03-09 20:51:18","2020-03-09 21:03:18","2020-03-09 20:52:18","2020-03-09 21:03:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5094","1883","2239","IGU-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","2","12","","2020-03-09 21:05:18","2020-03-09 21:30:18","2020-03-09 21:07:18","2020-03-09 21:29:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5095","1884","2239","IGU-FRE0035","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-06 19:32:05","2020-03-07 08:19:55","2020-03-07 00:15:23","2020-03-07 08:15:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao de sensores.jpg","<p>Equipamento com Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","igu-fre 0035.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5096","1884","2239","IGU-FRE0035","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-03-07 08:20:55","2020-03-07 08:38:56","2020-03-07 08:28:55","2020-03-07 08:36:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","igu-fre 0035(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5097","1884","2239","IGU-FRE0035","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-03-07 08:39:56","2020-03-07 08:54:57","2020-03-07 08:40:56","2020-03-07 08:53:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","","0","1","igu-fre 0035(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5098","1885","2239","IGU-FRE0017","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-03-06 10:10:07","2020-03-07 08:17:23","2020-03-07 00:15:15","2020-03-07 08:15:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","IGU-FRE 0017.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5099","1885","2239","IGU-FRE0017","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","431","-40.00","1","12","","2020-03-07 08:20:24","2020-03-07 08:50:28","2020-03-07 08:28:25","2020-03-07 08:40:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","IGU-FRE 0017(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5100","1885","2239","IGU-FRE0017","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","431","-40.00","2","12","","2020-03-07 08:50:28","2020-03-07 09:19:35","2020-03-07 08:58:29","2020-03-07 09:07:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","IGU-FRE 0017(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5101","1886","2239","IGU-CMR0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-03-07 09:53:47","2020-03-07 19:04:47","2020-03-07 11:03:47","2020-03-07 19:03:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao dos sensores.jpg","<p>Equipamento com Hem&aacute;cias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5102","1886","2239","IGU-CMR0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição sem carga","6.00","431","2.00","1","12","","2020-03-07 19:04:47","2020-03-07 19:15:47","2020-03-07 19:05:47","2020-03-07 19:13:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5103","1886","2239","IGU-CMR0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","431","2.00","2","12","","2020-03-07 19:15:47","2020-03-07 19:22:47","2020-03-07 19:19:47","2020-03-07 19:21:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("5104","1887","291","FPS 6593","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","10","","2020-03-10 00:20:01","2020-03-11 02:00:41","2020-03-10 01:20:05","2020-03-11 01:20:38","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>Gelox.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 6593.xlsx","1");


