INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3841","1466","2239","CRP-CMR004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-09-13 13:27:03","2019-09-14 02:05:03","2019-09-13 18:00:03","2019-09-14 02:00:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","3,0	3,0	3,0	3,5	-0,5	6,1	1,0	1,13	0,85	1,49","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3842","1466","2239","CRP-CMR004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-09-16 10:00:03","2019-09-16 11:19:03","2019-09-16 10:05:03","2019-09-16 10:16:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3843","1466","2239","CRP-CMR004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","11","","2019-09-16 11:23:00","2019-09-16 11:31:03","2019-09-16 11:25:03","2019-09-16 11:29:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3844","1467","2239","CRP-FRE007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-09-13 09:20:34","2019-09-16 09:04:08","2019-09-16 01:00:37","2019-09-16 09:00:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,4	-30,9	-30,4	0,4	-26,2	-32,9	1,21	2,11	1,58","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3845","1467","2239","CRP-FRE007","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-09-16 09:08:08","2019-09-16 09:28:09","2019-09-16 09:12:08","2019-09-16 09:24:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3846","1467","2239","CRP-FRE007","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-09-16 09:32:10","2019-09-16 10:41:14","2019-09-16 09:36:10","2019-09-16 10:36:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3847","1468","2239","CRP-FRE003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-33.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-09-16 11:27:10","2019-09-17 09:32:34","2019-09-17 01:28:03","2019-09-17 09:28:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -33.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-33,0	-31,5	-28,6	-28,7	-4,3	-24,9	-31,3	1,37	1,52	1,74","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3848","1468","2239","CRP-FRE003","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-33.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-09-17 09:36:34","2019-09-17 09:55:35","2019-09-17 09:40:34","2019-09-17 09:51:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3849","1468","2239","CRP-FRE003","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-33.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-09-17 09:59:36","2019-09-17 10:57:39","2019-09-17 10:03:36","2019-09-17 10:43:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3850","1446","752","132297","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","6","4","","2019-09-04 11:19:05","2019-09-04 12:31:05","2019-09-04 11:49:05","2019-09-04 12:18:05","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567733986312.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	121,4	123,4	125,2	2,0	154,4	116,9	0,6	11,7	3,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO EM VAZIO - AUTOCLAVE PATR.132297(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3851","1446","752","132297","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-09-04 14:07:04","2019-09-04 15:14:04","2019-09-04 14:29:04","2019-09-04 14:59:04","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567734486317.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	122,4	117,8	118,2	-4,6	124,8	101,7	3,8	6,6	5,0","0","1","SENSOR 2 - 1Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.132297(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3852","1446","752","132297","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-09-04 15:33:37","2019-09-04 16:38:37","2019-09-04 15:58:37","2019-09-04 16:28:37","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567734486317.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	122,4	121,2	120,7	-1,1	123,0	114,6	1,8	2,3	3,0","0","1","SENSOR 2 - 2Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.132297(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3853","1446","752","132297","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","4","","2019-09-04 17:11:28","2019-09-04 18:22:28","2019-09-04 17:33:28","2019-09-04 18:03:28","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567734486317.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	122,1	119,7	119,7	-2,3	122,9	108,1	1,7	3,9	3,0","0","1","SENSOR 2 - 3Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.132297 - BIOINDICADOR.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3854","1469","752","150343","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","241","127.00","2","4","","2019-08-20 08:50:02","2019-08-20 09:50:02","2019-08-20 09:15:02","2019-08-20 09:27:02","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	128,5	128,6	1,5	128,9	128,1	0,1	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO VAZIO(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3855","1469","752","150343","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","4","4","","2019-08-20 10:06:56","2019-08-20 11:00:56","2019-08-20 10:27:56","2019-08-20 10:39:56","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	128,4	128,5	1,4	128,7	128,1	0,1	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 1Âº CARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3856","1469","752","150343","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","4","4","","2019-08-20 11:08:20","2019-08-20 12:00:20","2019-08-20 11:26:20","2019-08-20 11:38:20","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	128,5	128,5	1,5	129,0	127,7	0,4	0,3	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 2Âº CARGA(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3857","1469","752","150343","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","4","4","","2019-08-20 12:58:17","2019-08-20 13:50:17","2019-08-20 13:21:17","2019-08-20 13:33:17","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	127,8	128,2	0,8	128,7	127,6	0,4	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 3ÂºCARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3858","1470","752","150342","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","241","127.00","1","4","","2019-08-22 08:50:29","2019-08-22 09:35:29","2019-08-22 09:08:29","2019-08-22 09:19:29","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	128,0	127,9	0,0	128,5	126,6	0,6	0,4	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO VAZIO(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3859","1470","752","150342","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","3","4","","2019-08-22 09:53:26","2019-08-22 10:40:26","2019-08-22 10:10:26","2019-08-22 10:22:26","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	127,8	127,8	-0,2	128,8	126,4	0,4	0,7	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 1Âº CARGA(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3860","1470","752","150342","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","4","4","","2019-08-22 10:49:14","2019-08-22 11:35:14","2019-08-22 11:05:14","2019-08-22 11:17:14","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	128,0	128,2	0,0	128,8	127,1	0,2	0,5	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 2Âº CARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3861","1470","752","150342","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","3","4","","2019-08-22 11:44:19","2019-08-22 13:30:19","2019-08-22 12:00:19","2019-08-22 12:12:19","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	127,9	128,0	-0,1	128,8	126,5	0,3	0,6	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 3Âº CARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3862","1471","752","150346","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","241","127.00","2","4","","2019-08-23 07:28:32","2019-08-23 08:20:32","2019-08-23 07:51:32","2019-08-23 08:03:32","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	128,3	128,2	1,3	129,0	127,0	0,6	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO VAZIO(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3863","1473","2239","JRO-CAM004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-09-17 16:49:29","2019-09-18 09:21:29","2019-09-18 01:21:29","2019-09-18 09:21:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	22,0	23,0	21,4	0,6	22,5	20,4	0,43	0,41	0,84","0","1","004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3864","1473","2239","JRO-CAM004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-09-18 09:28:13","2019-09-18 09:42:13","2019-09-18 09:32:13","2019-09-18 09:39:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3865","1473","2239","JRO-CAM004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-09-18 09:49:01","2019-09-18 10:15:01","2019-09-18 09:55:01","2019-09-18 10:02:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","004(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3866","1474","2239","JRO-FRE005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-17 16:08:37","2019-09-18 09:21:48","2019-09-18 01:21:46","2019-09-18 09:21:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-29,0	-30,1	-29,6	-0,4	-28,8	-31,2	0,77	0,62	1,13","0","1","005.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3867","1474","2239","JRO-FRE005","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-18 09:29:42","2019-09-18 09:42:44","2019-09-18 09:33:43","2019-09-18 09:40:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","005(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3868","1474","2239","JRO-FRE005","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-09-18 10:17:29","2019-09-18 11:27:38","2019-09-18 10:29:31","2019-09-18 11:22:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","005(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3869","1475","2239","JRO-CMR004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","11","","2019-09-18 17:26:29","2019-09-19 09:09:29","2019-09-19 01:09:29","2019-09-19 09:09:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,7	4,7	4,2	4,2	0,5	5,8	1,9	0,57	1,13	0,96","0","1","004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3870","1471","752","150346","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","4","4","","2019-08-23 08:28:42","2019-08-23 09:20:42","2019-08-23 08:49:42","2019-08-23 09:01:42","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	128,5	128,6	1,5	128,9	128,1	0,2	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 1Âº CARGA(6).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3871","1475","2239","JRO-CMR004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","11","","2019-09-19 09:11:59","2019-09-19 09:37:59","2019-09-19 09:24:59","2019-09-19 09:34:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3872","1471","752","150346","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","4","4","","2019-08-23 09:26:09","2019-08-23 10:15:09","2019-08-23 09:45:09","2019-08-23 09:57:09","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	127,8	128,1	0,8	128,6	127,6	0,4	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 2Âº CARGA(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3873","1475","2239","JRO-CMR004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-09-19 09:42:11","2019-09-19 10:06:11","2019-09-19 09:47:11","2019-09-19 10:00:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","004(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3874","1471","752","150346","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","4","4","","2019-08-23 10:20:50","2019-08-23 11:05:50","2019-08-23 10:38:50","2019-08-23 10:50:50","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	128,6	128,6	1,6	129,0	127,9	0,3	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 ESTUDO 3Âº CARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3875","1476","2239","JRO-CAM003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-09-18 15:04:51","2019-09-19 11:25:26","2019-09-19 03:23:24","2019-09-19 11:23:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","22,0	22,3	21,8	22,5	-0,5	23,8	20,3	0,81	0,81	1,17","0","1","003.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3876","1476","2239","JRO-CAM003","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-09-19 11:30:44","2019-09-19 11:54:48","2019-09-19 11:36:45","2019-09-19 11:50:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","003(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3877","1476","2239","JRO-CAM003","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-09-19 12:19:40","2019-09-19 13:32:53","2019-09-19 12:24:41","2019-09-19 12:33:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","003(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3878","1477","2239","JRO-CMR008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-19 16:13:18","2019-09-20 09:14:18","2019-09-20 01:14:18","2019-09-20 09:14:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,3	4,2	4,4	4,2	0,1	6,1	1,6	0,56	1,34	0,95","0","1","008.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3879","1477","2239","JRO-CMR008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-09-20 09:19:52","2019-09-20 09:38:52","2019-09-20 09:24:52","2019-09-20 09:34:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","008(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3880","1472","752","129750","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","241","127.00","1","4","","2019-08-21 12:06:00","2019-08-21 12:40:00","2019-08-21 12:24:00","2019-08-21 12:36:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","127,0	127,9	127,8	128,3	-0,1	129,6	125,6	0,5	0,9	1,0","0","1","VAZIO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3881","1477","2239","JRO-CMR008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-09-20 09:55:39","2019-09-20 10:20:39","2019-09-20 10:04:39","2019-09-20 10:17:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","008(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3882","1472","752","129750","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","3","4","","2019-08-21 13:08:00","2019-08-21 13:52:00","2019-08-21 13:25:00","2019-08-21 13:37:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","127,0	127,8	128,1	128,1	0,2	129,3	125,5	0,7	1,1	2,0","0","1","1Âº CARGA(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3883","1472","752","129750","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","3","4","","2019-08-21 13:55:00","2019-08-21 14:35:00","2019-08-21 14:09:00","2019-08-21 14:21:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","127,0	127,8	128,0	128,1	0,1	129,2	125,6	0,2	0,9	1,0","0","1","2Âº CARGA(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3884","1472","752","129750","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","241","127.00","3","4","","2019-08-21 14:40:00","2019-08-21 15:15:00","2019-08-21 14:54:00","2019-08-21 15:06:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","127,0	127,8	127,9	128,0	0,1	129,1	125,9	0,2	0,9	1,0","0","1","3Âº CARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3885","1478","1535","EQ 006 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","46.00","Distribuição com carga","47.00","202","45.00","2","10","","2019-09-10 10:00:52","2019-09-10 16:36:52","2019-09-10 16:07:52","2019-09-10 16:36:52","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para incubação.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 46.0 / Crit.Máx.:47.0 / Crit.Min.:45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","46,0	45,8	46,2	46,2	-0,2	47,0	45,1	0,48	0,25	0,67","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3886","1479","1535","EQ 007 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","43.00","202","41.00","1","9","","2019-09-12 17:30:15","2019-09-13 14:19:15","2019-09-13 13:50:15","2019-09-13 14:19:15","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para incubação.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","42,0	41,8	41,9	41,9	0,1	43,2	41,0	0,45	0,58	0,64","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3887","1480","1535","EQ 072 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.90","Distribuição com carga","8.00","202","2.00","2","11","","2019-07-22 17:00:07","2019-07-23 09:45:07","2019-07-23 01:25:07","2019-07-23 09:24:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.9 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","5,9	5,7	5,4	6,0	-0,1	7,4	3,7	0,54	0,99	0,74","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3888","1481","250","CQ 329","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-09-04 16:37:00","2019-09-05 18:36:30","2019-09-04 18:36:30","2019-09-05 18:36:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 329_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-6-2019 - 11-11 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3889","1481","250","CQ 329","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-09-06 11:08:01","2019-09-07 13:08:01","2019-09-06 13:08:01","2019-09-07 13:08:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 329_Carga.jpg","<p>Amostras para ensaio.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-9-2019 - 08-12 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3890","1481","250","CQ 329","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-09-09 08:41:35","2019-09-09 09:42:12","2019-09-09 08:45:00","2019-09-09 09:28:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-9-2019 - 09-50 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3891","1481","250","CQ 329","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-09-09 09:52:50","2019-09-09 10:31:35","2019-09-09 10:23:48","2019-09-09 10:31:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-9-2019 - 10-37 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3892","1451","752","150348","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","262","127.00","1","4","","2019-09-05 09:08:12","2019-09-05 10:00:12","2019-09-05 09:32:12","2019-09-05 09:44:12","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567736238267.jpg","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,2	127,7	127,7	-0,4	128,2	126,8	0,5	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO EM VAZIO - AUTOCLAVE PATR.150348(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3893","1451","752","150348","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","3","4","","2019-09-05 10:25:59","2019-09-05 11:13:59","2019-09-05 10:45:59","2019-09-05 10:56:59","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567736642713.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	128,1	127,9	0,1	128,6	126,8	0,6	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 - 1Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.150348.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3894","1451","752","150348","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-09-05 11:36:47","2019-09-05 12:24:47","2019-09-05 11:57:47","2019-09-05 12:07:47","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567736642713.jpg","<p>Carga mista</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,1	127,6	128,0	-0,5	128,7	127,4	0,5	0,3	1,0","0","1","SENSOR 2 - 2Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.150348.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3895","1451","752","150348","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","3","4","","2019-09-05 13:09:18","2019-09-05 13:58:18","2019-09-05 13:31:18","2019-09-05 13:42:18","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567736642713.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	127,6	127,6	-0,4	128,0	126,8	0,4	0,3	1,0","0","1","SENSOR 2 - 3Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.150348 - BIOINDICADOR.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3896","1455","752","153038","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","262","127.00","1","4","","2019-09-06 10:22:29","2019-09-06 11:12:29","2019-09-06 10:48:29","2019-09-06 10:58:29","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567801856253.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	127,6	127,7	0,6	128,4	126,9	0,7	0,5	1,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO EM VAZIO - AUTOCLAVE PATR.153038(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3897","1455","752","153038","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-09-06 11:40:57","2019-09-06 13:30:57","2019-09-06 12:01:57","2019-09-06 12:12:57","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567802343576.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,2	127,7	127,8	0,5	128,5	127,0	0,7	0,4	1,0","0","1","SENSOR 2 - 1Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.153038(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3898","1455","752","153038","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-09-06 13:03:56","2019-09-06 13:52:56","2019-09-06 13:26:56","2019-09-06 13:37:56","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567802343576.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,1	127,6	127,8	0,6	128,5	127,0	0,4	0,5	1,0","0","1","SENSOR 2 - 2Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.153038.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3899","1455","752","153038","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-09-06 14:30:48","2019-09-06 15:18:48","2019-09-06 14:53:48","2019-09-06 15:04:48","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567802343576.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,0	127,6	127,7	0,6	128,5	127,0	0,6	0,5	1,0","0","1","SENSOR 2 - 3Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.153038 - BIOINDICADOR.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3900","1482","1535","EQ 094 VIROL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","10","","2019-08-21 16:56:15","2019-08-22 09:25:15","2019-08-22 01:21:15","2019-08-22 09:21:15","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Tubos e kits de sorocoagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,2	4,9	5,0	5,3	-0,1	7,1	2,7	0,63	1,27	0,84","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3941","1499","2239","CWB-BLF007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-35.00","235","-80.00","1","12","","2019-09-25 13:22:16","2019-09-25 16:19:38","2019-09-25 13:37:18","2019-09-25 16:17:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","2 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-35.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-70,0	-57,2	-58,3	-48,1	-21,9	-11,2	-62,8	12,28	9,07	14,32","0","1","007.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3901","1483","250","CQ 197","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","12","","2019-09-20 14:25:00","2019-09-21 18:25:00","2019-09-20 18:25:00","2019-09-21 18:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Arquivo de amostras de vacinas contra raiva uso veterinário, antígenicos para diagnóstico de tuberculose e brucelose.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-24-2019 - 09-13 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3902","1483","250","CQ 197","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","12","","2019-09-21 18:30:00","2019-09-22 18:54:00","2019-09-21 18:54:00","2019-09-22 18:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Arquivo de amostras de vacinas contra raiva uso veterin&aacute;rio, ant&iacute;genos para diagn&oacute;stico de tuberculos e brucelose.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-24-2019 - 09-30 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3903","1483","250","CQ 197","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-09-24 09:35:00","2019-09-24 09:55:57","2019-09-24 09:38:00","2019-09-24 09:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-24-2019 - 10-00 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3904","1483","250","CQ 197","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","2","12","","2019-09-24 10:00:00","2019-09-24 11:03:01","2019-09-24 10:03:01","2019-09-24 11:03:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-24-2019 - 11-14 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3905","1484","250","CQ 242","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-50.00","233","-90.00","2","12","","2019-09-18 07:52:00","2019-09-19 07:55:00","2019-09-18 07:55:00","2019-09-19 07:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 242_Carga.jpg","<p>Amostras virais e vacinas de refer&ecirc;ncia.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -75.0 / Crit.Máx.:-50.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-20-2019 - 10-53 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3906","1484","250","CQ 242","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-50.00","233","-90.00","2","12","","2019-09-19 08:00:00","2019-09-20 08:25:00","2019-09-19 08:25:00","2019-09-20 08:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 242_Carga.jpg","<p>Amostras virais e vacinas de refer&ecirc;ncia.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -75.0 / Crit.Máx.:-50.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-20-2019 - 11-04 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3907","1484","250","CQ 242","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição sem carga","-50.00","233","-90.00","2","12","","2019-09-20 11:55:00","2019-09-20 12:06:17","2019-09-20 11:58:00","2019-09-20 12:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-20-2019 - 12-09 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3908","1484","250","CQ 242","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição sem carga","-50.00","233","-90.00","2","12","","2019-09-20 12:12:34","2019-09-20 13:15:37","2019-09-20 12:15:37","2019-09-20 13:15:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-20-2019 - 01-32 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3909","1485","291","FPS 3859","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-50.00","2","12","","2019-09-15 00:00:06","2019-09-16 10:48:32","2019-09-15 01:00:11","2019-09-16 01:00:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Gelox e Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","FPS 3859.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3910","1486","291","FPS 3912","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","10","","2019-09-13 11:43:47","2019-09-14 13:00:26","2019-09-13 12:43:48","2019-09-14 12:43:24","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 3912.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3911","1487","291","FPS 8579","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-35.00","1","12","","2019-09-15 00:00:26","2019-09-16 01:00:57","2019-09-15 01:00:29","2019-09-16 01:00:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","1","1","FPS 8579(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3912","1488","291","FPS 9451","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","1","9","","2019-09-11 13:44:55","2019-09-12 15:00:36","2019-09-11 14:44:03","2019-09-12 14:44:35","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 9451.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3914","1489","250","CQ 526","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-50.00","233","-90.00","1","12","","2019-09-11 14:56:40","2019-09-12 14:56:40","2019-09-11 14:56:40","2019-09-12 14:56:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>V&iacute;rus.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -75.0 / Crit.Máx.:-50.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-16-2019 - 09-42 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3915","1489","250","CQ 526","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-50.00","233","-90.00","1","12","","2019-09-16 09:49:00","2019-09-16 10:57:36","2019-09-16 09:52:00","2019-09-16 09:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-16-2019 - 11-04 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3916","1489","250","CQ 526","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição sem carga","-50.00","233","-90.00","1","12","","2019-09-16 11:33:51","2019-09-16 12:09:30","2019-09-16 11:40:38","2019-09-16 12:09:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-16-2019 - 12-17 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3917","1490","2239","JRO-FRE004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","11","","2019-09-17 16:51:54","2019-09-18 09:16:54","2019-09-18 01:12:54","2019-09-18 09:12:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-32,0	-27,3	-27,1	-27,1	-4,9	-25,1	-29,9	1,16	0,74	1,53","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3918","1490","2239","JRO-FRE004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-09-18 09:20:54","2019-09-18 09:40:54","2019-09-18 09:24:54","2019-09-18 09:36:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3919","1490","2239","JRO-FRE004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","11","","2019-09-18 09:44:54","2019-09-18 10:07:54","2019-09-18 09:48:54","2019-09-18 09:56:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3920","1491","2239","JRO-CMR009","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-09-17 16:14:11","2019-09-18 10:28:25","2019-09-18 02:24:53","2019-09-18 10:24:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,7	3,7	4,0	4,2	-0,5	6,4	0,9	0,78	1,53	1,14","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3921","1491","2239","JRO-CMR009","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-09-18 10:32:25","2019-09-18 10:53:26","2019-09-18 10:36:25","2019-09-18 10:49:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3922","1491","2239","JRO-CMR009","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-09-18 10:57:26","2019-09-18 11:05:27","2019-09-18 11:01:27","2019-09-18 11:03:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3923","1492","2239","JRO-CMR0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-09-18 16:02:16","2019-09-19 11:01:16","2019-09-19 02:57:16","2019-09-19 10:57:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	5,0	4,6	3,7	1,3	8,4	0,4	1,68	1,96	2,07","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3924","1492","2239","JRO-CMR0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-09-19 11:05:16","2019-09-19 12:03:16","2019-09-19 11:09:16","2019-09-19 11:59:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3925","1492","2239","JRO-CMR0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-09-19 12:07:16","2019-09-19 12:28:16","2019-09-19 12:18:16","2019-09-19 12:19:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3926","1493","2239","JRO-CMR002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-09-18 11:50:55","2019-09-18 23:55:42","2019-09-18 14:01:03","2019-09-18 23:01:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","9 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,3	8,0	6,5	-2,5	8,7	3,1	1,40	1,32	1,77","0","1","Estudos 8 horas.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3927","1493","2239","JRO-CMR002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-09-19 08:58:55","2019-09-19 10:03:59","2019-09-19 09:36:57","2019-09-19 09:56:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Abertura de Porta e Queda de Energia.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3928","1493","2239","JRO-CMR002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-09-19 10:04:59","2019-09-19 10:10:59","2019-09-19 10:06:59","2019-09-19 10:09:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Abertura de Porta e Queda de Energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3931","1494","2239","CWB-BLF005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-35.00","235","-80.00","1","12","","2019-09-23 13:34:35","2019-09-23 16:05:55","2019-09-23 13:37:36","2019-09-23 15:57:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","2 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-35.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-70,0	-53,7	-54,8	-43,4	-26,6	-7,1	-60,8	13,36	13,98	15,58","0","1","005(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3932","1495","2239","CWB-FRE0083","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","11","","2019-09-23 16:00:56","2019-09-24 10:00:56","2019-09-24 02:00:56","2019-09-24 10:00:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -82.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-82,0	-75,0	-71,8	-70,2	-11,8	-63,7	-73,6	3,31	0,17	3,90","0","1","0083.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3933","1495","2239","CWB-FRE0083","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","2","11","","2019-09-24 10:12:51","2019-09-24 11:52:51","2019-09-24 10:17:51","2019-09-24 10:21:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0083(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3934","1495","2239","CWB-FRE0083","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","11","","2019-09-24 13:17:31","2019-09-24 14:05:31","2019-09-24 13:27:31","2019-09-24 14:01:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0083(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3935","1496","2239","JRO-CAM006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","10","","2019-09-19 14:13:02","2019-09-20 09:22:07","2019-09-20 01:18:07","2019-09-20 09:18:07","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,0	22,0	22,6	22,6	-0,6	23,7	21,5	0,57	0,43	0,95","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3936","1496","2239","JRO-CAM006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","10","","2019-09-20 09:26:07","2019-09-20 09:46:07","2019-09-20 09:30:07","2019-09-20 09:42:07","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3937","1496","2239","JRO-CAM006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","10","","2019-09-20 09:50:07","2019-09-20 10:00:07","2019-09-20 09:54:07","2019-09-20 09:58:07","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3938","1497","752","122866","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","1","2","","2019-09-10 11:39:30","2019-09-10 12:40:30","2019-09-10 12:14:00","2019-09-10 12:35:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","2","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	121,0	125,6	125,6	4,6	126,6	124,5	3,9	0,5	5,0","0","1","SENSOR 1 - ESTUDO EM VAZIO - AUTOCLAVE 122866(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3939","1498","497","CR-0734","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-45.00","Distribuição sem carga","-35.00","241","-50.00","2","6","","2019-09-04 10:01:00","2019-09-05 09:15:00","2019-09-04 12:30:00","2019-09-04 16:30:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -45.0 / Crit.Máx.:-35.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-45,0	-45,0	-40,3	-40,5	-4,5	-37,9	-42,7	1,18	0,92	1,43","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3940","1444","291","UR-04-A4-1","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-35.00","1","24","","2019-08-22 15:33:58","2019-08-23 05:00:51","2019-08-22 16:33:02","2019-08-23 04:33:49","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","car.jpg","<p>Amostras.</p>","12 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","carga1(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3942","1500","291","FPS 8975","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","10","","2019-09-17 09:28:34","2019-09-18 10:43:10","2019-09-17 10:28:36","2019-09-18 10:28:09","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8975.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3943","1501","291","FPS 8286","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","12","","2019-09-20 11:44:52","2019-09-21 13:00:05","2019-09-20 12:44:55","2019-09-21 12:44:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hem&aacute;cias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 8286.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3944","1502","291","FPS 8999","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-35.00","1","9","","2019-09-24 11:36:05","2019-09-25 15:18:58","2019-09-24 12:36:08","2019-09-25 12:36:47","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plasma e gelox.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8999.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3945","1444","291","UR-04-A4-1","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-35.00","2","24","","2019-09-02 16:42:58","2019-09-03 06:00:49","2019-09-02 17:42:02","2019-09-03 05:42:48","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","car.jpg","<p>Amostras.</p>","12 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","carga2(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3946","1504","291","FPS 7879","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-09-24 15:24:01","2019-09-25 17:00:41","2019-09-24 16:24:05","2019-09-25 16:24:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 7879.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3947","1505","291","FPS 8977","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","9","","2019-09-24 15:59:41","2019-09-25 18:00:26","2019-09-24 16:59:44","2019-09-25 16:59:21","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Gelox.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8977.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3948","1506","250","CQ 094","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.30","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-09-24 13:47:00","2019-09-25 13:59:00","2019-09-24 13:59:00","2019-09-25 13:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras teste de esterilidade.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.3 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-26-2019 - 02-50 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4217","797","497","CR-1833","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-25.00","Distribuição sem carga","-20.00","256","-30.00","2","3","","2019-08-16 13:06:00","2019-08-17 14:29:00","2019-08-16 14:29:00","2019-08-17 14:29:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567038442638.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-24,8	-23,5	-25,7	5,7	-23,0	-28,3	3,11	0,34	3,66","1","1","VAZIO(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4218","797","497","CR-1833","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","2","3","","2019-01-08 14:30:00","2019-01-09 14:29:00","2019-01-08 14:30:00","2019-01-09 14:29:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga distribuicao.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-25,0	-25,2	-24,6	-24,1	-0,9	-23,2	-25,2	0,55	0,39	0,95","1","1","1 carga(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4219","797","497","CR-1833","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","2","3","","2019-01-09 15:30:00","2019-01-10 15:29:00","2019-01-09 15:30:00","2019-01-10 15:29:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga distribuicao.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-25,0	-24,5	-23,9	-24,1	-0,9	-23,3	-25,2	0,55	0,37	0,96","1","1","CR-1833 - 2Âª Carga(12).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4220","797","497","CR-1833","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","1","3","","2019-08-19 12:32:00","2019-08-19 13:31:00","2019-08-19 12:40:00","2019-08-19 13:15:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","3","2","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","AB DE PORTA(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4221","797","497","CR-1833","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","1","3","","2019-11-26 07:54:10","2019-11-26 08:21:40","2019-11-26 07:58:15","2019-11-26 08:21:40","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","3","3","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3955","1507","497","CR 1806","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","241","28.00","2","12","","2019-09-10 10:49:00","2019-09-11 13:45:00","2019-09-10 13:45:00","2019-09-11 13:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO SENSORES VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","30,0	30,0	29,8	29,6	0,4	29,9	29,4	0,11	0,05	0,39","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3956","1507","497","CR 1806","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","241","28.00","2","12","","2019-09-17 11:05:00","2019-09-18 11:15:00","2019-09-17 11:15:00","2019-09-18 11:15:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO SENSORES CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","30,0	30,0	29,7	29,6	0,4	29,9	29,4	0,12	0,06	0,39","1","1","Estudo(24).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3957","1507","497","CR 1806","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","241","28.00","2","12","","2019-09-18 11:17:00","2019-09-19 11:17:00","2019-09-18 11:17:00","2019-09-19 11:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO SENSORES CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","30,0	30,0	29,8	29,6	0,4	29,8	29,4	0,10	0,04	0,38","1","1","Estudo(25).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3958","1507","497","CR 1806","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","241","28.00","1","12","","2019-09-19 11:21:00","2019-09-19 11:30:00","2019-09-19 11:22:00","2019-09-19 11:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3959","1507","497","CR 1806","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","241","28.00","2","12","","2019-09-19 11:32:00","2019-09-19 11:38:00","2019-09-19 11:33:00","2019-09-19 11:38:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3960","1508","2239","UNV-CMR0024","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-09-30 14:20:43","2019-10-01 08:54:55","2019-09-30 21:52:12","2019-10-01 05:52:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,5	4,1	4,3	3,5	1,0	5,9	1,0	0,85	1,23	1,06","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3961","1508","2239","UNV-CMR0024","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-01 08:58:55","2019-10-01 09:17:56","2019-10-01 09:02:55","2019-10-01 09:13:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3962","1508","2239","UNV-CMR0024","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-01 09:21:57","2019-10-01 10:41:02","2019-10-01 09:39:58","2019-10-01 10:39:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3963","1509","2239","UNV-FRE0010","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-09-30 14:46:31","2019-10-01 10:26:12","2019-10-01 02:25:05","2019-10-01 10:25:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-29,3	-28,5	-28,1	-1,9	-25,5	-29,5	0,60	1,25	0,81","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3964","1509","2239","UNV-FRE0010","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-10-01 10:30:13","2019-10-01 10:55:17","2019-10-01 10:37:14","2019-10-01 10:51:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3965","1509","2239","UNV-FRE0010","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-10-01 11:00:18","2019-10-01 11:55:29","2019-10-01 11:05:18","2019-10-01 11:52:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 47 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3966","1507","497","CR 1806","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","40.00","Distribuição sem carga","42.00","241","38.00","2","12","","2019-09-11 13:46:00","2019-09-12 14:15:00","2019-09-11 14:15:00","2019-09-12 14:15:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO SENSORES VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","40,0	40,0	40,0	39,8	0,2	40,0	39,4	0,17	0,05	0,41","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3967","1507","497","CR 1806","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","42.00","241","38.00","2","12","","2019-09-13 06:01:00","2019-09-14 08:00:00","2019-09-13 08:00:00","2019-09-14 08:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO SENSORES CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","40,0	40,0	40,0	39,7	0,3	40,0	39,4	0,17	0,05	0,41","1","1","Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3968","1507","497","CR 1806","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","42.00","241","38.00","2","12","","2019-09-16 09:46:00","2019-09-17 09:50:00","2019-09-16 09:50:00","2019-09-17 09:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO SENSORES CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","40,0	40,0	39,9	39,7	0,3	39,9	39,4	0,15	0,05	0,40","1","1","Estudo(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3969","1507","497","CR 1806","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","42.00","241","38.00","1","12","","2019-09-17 10:23:00","2019-09-17 10:44:00","2019-09-17 10:25:00","2019-09-17 10:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3970","1507","497","CR 1806","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","42.00","241","38.00","2","12","","2019-09-17 10:50:00","2019-09-17 10:58:00","2019-09-17 10:52:00","2019-09-17 10:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","13","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4164","1550","1744","EMEL-0233","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","85.00","Distribuição sem carga","87.00","241","83.00","2","12","","2019-10-03 14:30:00","2019-10-03 17:29:00","2019-10-03 15:29:00","2019-10-03 17:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 85.0 / Crit.Máx.:87.0 / Crit.Min.:83.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","85,0	85,0	85,3	85,4	-0,4	85,7	84,9	0,18	0,05	0,42","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4163","1550","1744","EMEL-0233","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","40.00","Distribuição sem carga","42.00","241","38.00","2","12","","2019-10-03 11:53:00","2019-10-03 14:21:00","2019-10-03 12:21:00","2019-10-03 14:21:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","40,0	40,0	40,1	40,2	-0,2	40,6	39,8	0,19	0,09	0,43","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3972","1510","752","150344","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","262","127.00","2","4","","2019-08-19 11:09:29","2019-08-19 11:58:29","2019-08-19 11:32:29","2019-08-19 11:43:29","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566246717907.jpg","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	127,9	128,0	128,0	0,0	128,8	127,0	0,4	0,5	1,0","0","1","SENSOR 2 - ESTUDO VAZIO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3973","1510","752","150344","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-08-19 13:36:39","2019-08-19 14:27:39","2019-08-19 13:58:39","2019-08-19 14:09:39","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566246887277.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	127,7	127,8	-0,3	128,2	127,2	0,2	0,2	1,0","0","1","SENSOR 2 - CARGA - 1Âº ESTUDO(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3974","1510","752","150344","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-08-19 13:42:38","2019-08-19 14:31:38","2019-08-19 14:01:38","2019-08-19 14:12:38","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566246887277(1).jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	128,2	128,3	0,2	128,9	127,4	0,2	0,4	1,0","0","1","SENSOR 2 - CARGA - 2Âº ESTUDO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3976","1511","2239","UNV-CAM003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","10","","2019-09-30 15:21:20","2019-10-01 11:38:30","2019-10-01 03:37:30","2019-10-01 11:37:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,0	22,1	21,2	20,9	1,1	21,8	20,2	0,50	0,11	0,69","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3977","1510","752","150344","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","262","127.00","4","4","","2019-08-19 15:41:51","2019-08-19 16:26:51","2019-08-19 16:00:51","2019-08-19 16:11:51","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1566246887277.jpg","<p>Carga Mista.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","4","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","127,0	128,0	128,3	128,0	0,3	128,6	127,2	0,4	0,3	1,0","0","1","SENSOR 2 - CARGA - 3Âº ESTUDO - BIOINDICADOR.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3978","1511","2239","UNV-CAM003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","1","12","","2019-10-01 11:42:30","2019-10-01 12:03:30","2019-10-01 11:46:30","2019-10-01 11:59:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3979","1511","2239","UNV-CAM003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-10-01 12:07:30","2019-10-01 12:54:30","2019-10-01 12:13:30","2019-10-01 12:48:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3980","1498","497","CR-0734","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","-45.00","Distribuição com carga","-35.00","241","-50.00","1","6","","2019-09-05 10:11:00","2019-09-05 16:45:00","2019-09-05 12:45:00","2019-09-05 16:45:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>700 frascos com 1 ml cada.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -45.0 / Crit.Máx.:-35.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-45,0	-45,0	-37,6	-38,3	-6,7	-35,7	-41,1	2,04	0,47	2,40","1","1","Estudo(12).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3981","1498","497","CR-0734","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","-45.00","Distribuição com carga","-35.00","241","-50.00","2","6","","2019-09-09 09:45:00","2019-09-10 09:35:00","2019-09-09 12:25:00","2019-09-09 15:25:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>700 frascos com 1 ml cada.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -45.0 / Crit.Máx.:-35.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-45,0	-45,0	-39,1	-41,1	-3,9	-36,7	-43,4	2,26	0,33	2,66","1","1","Estudo(11).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3982","1513","1535","EQ 023 LACRI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","189","34.50","2","9","","2019-09-24 09:18:30","2019-09-24 14:49:30","2019-09-24 12:41:30","2019-09-24 14:41:30","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Semeador.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	35,0	35,3	34,9	0,1	35,5	33,9	0,48	0,08	0,67","0","1","Estudo.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3983","1514","1535","EQ 032 LACRI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","189","35.00","1","9","","2019-09-23 15:00:19","2019-09-24 08:38:19","2019-09-24 06:30:19","2019-09-24 08:30:19","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Meio de Cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","3","7","CT-R 2019-0021 IN","2019-11-01","36,0	35,9	35,8	35,8	0,2	36,6	34,8	0,52	0,44	0,71","0","1","Estudo(2).txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4155","1581","2239","APU-FRE0013","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-10-18 18:41:57","2019-10-19 08:30:57","2019-10-19 00:25:57","2019-10-19 08:25:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-31,0	-28,6	-29,1	-28,6	-2,4	-26,7	-30,3	0,67	0,62	0,88","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4156","1581","2239","APU-FRE0013","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-10-19 08:35:57","2019-10-19 08:55:57","2019-10-19 08:39:57","2019-10-19 08:51:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4157","1581","2239","APU-FRE0013","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-10-19 08:56:57","2019-10-19 09:31:57","2019-10-19 09:00:57","2019-10-19 09:29:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4158","1582","2239","APU-FRE0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","2","12","","2019-10-19 09:55:28","2019-10-21 08:13:39","2019-10-21 00:10:39","2019-10-21 08:10:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-80,0	-68,6	-77,7	-71,3	-8,7	-64,4	-77,2	4,39	0,28	15,61","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4159","1582","2239","APU-FRE0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","234","-90.00","1","12","","2019-10-21 08:17:39","2019-10-21 09:50:39","2019-10-21 08:21:39","2019-10-21 08:50:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4160","1582","2239","APU-FRE0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","2","12","","2019-10-21 10:15:39","2019-10-21 11:29:39","2019-10-21 10:51:39","2019-10-21 11:21:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4161","1550","1744","EMEL-0233","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-40.00","Distribuição sem carga","-38.00","241","-42.00","2","12","","2019-10-02 14:49:00","2019-10-02 19:57:00","2019-10-02 17:57:00","2019-10-02 19:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-38.0 / Crit.Min.:-42.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-40,0	-40,0	-40,6	-40,5	0,5	-39,9	-40,9	0,20	0,12	0,44","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4162","1550","1744","EMEL-0233","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","23.00","Distribuição sem carga","25.00","241","21.00","2","12","","2019-10-03 09:03:00","2019-10-03 11:47:00","2019-10-03 09:47:00","2019-10-03 11:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:21.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","23,0	23,0	23,1	23,0	0,0	23,4	22,4	0,32	0,10	0,52","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3993","1515","1535","EQ 057 LACRI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","189","33.00","2","11","","2019-09-24 15:49:13","2019-09-25 08:03:13","2019-09-25 05:54:13","2019-09-25 07:54:13","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Semeador.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	35,1	35,3	35,6	-0,6	36,6	33,7	0,95	0,07	1,16","0","1","Estudo.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3994","1512","1535","EQ 030 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","550.00","Distribuição com carga","560.00","202","540.00","2","1","","2019-10-01 08:43:39","2019-10-01 14:20:39","2019-10-01 12:11:39","2019-10-01 14:11:39","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Cadinhos cerâmicos com amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 550.0 / Crit.Máx.:560.0 / Crit.Min.:540.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","9","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","550,0	548,0	543,2	543,2	6,8	543,4	543,2	0,11	0,06	0,40","0","2","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3995","1512","1535","EQ 030 FIQAL","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","525.00","Distribuição com carga","535.00","202","515.00","2","1","","2019-10-01 14:30:39","2019-10-01 17:03:39","2019-10-01 15:03:39","2019-10-01 17:03:39","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Cadinhos cerâmicos com amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 525.0 / Crit.Máx.:535.0 / Crit.Min.:515.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","9","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","525,0	525,5	520,7	520,8	4,2	521,3	520,4	0,38	0,33	0,62","0","2","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3996","1516","291","FPS 6591","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-35.00","1","9","","2019-09-26 14:03:37","2019-09-27 16:00:22","2019-09-26 15:03:40","2019-09-27 15:03:19","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 6591.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3997","1517","291","FPS 7877","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","11","","2019-09-26 12:50:28","2019-09-27 14:00:59","2019-09-26 13:50:32","2019-09-27 13:50:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hem&aacute;cias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 7877.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3998","1518","419","IM-128","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição com carga","35.00","235","30.00","2","12","","2019-09-30 13:52:52","2019-10-01 14:13:52","2019-09-30 14:13:52","2019-10-01 14:13:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Vidrarias e placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 33.0 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","33,0	33,0	33,1	32,2	0,8	33,1	31,3	0,55	0,07	0,74","0","1","IM-128.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3999","1518","419","IM-128","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição com carga","35.00","235","30.00","1","12","","2019-10-01 14:18:49","2019-10-01 14:34:49","2019-10-01 14:23:49","2019-10-01 14:30:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","IM-128(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4000","1518","419","IM-128","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição com carga","35.00","235","30.00","2","12","","2019-10-01 14:43:00","2019-10-01 15:09:00","2019-10-01 14:49:00","2019-10-01 15:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","IM-128(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4001","1519","176","183821","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","124.00","Distribuição sem carga","127.00","296","124.00","1","12","","2019-09-23 09:27:00","2019-09-23 10:36:00","2019-09-23 09:59:00","2019-09-23 10:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: 124.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","Vazio e  1Â° com carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4002","1519","176","183821","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","124.00","Distribuição com carga","127.00","296","124.00","3","12","","2019-09-23 10:45:00","2019-09-23 11:30:00","2019-09-23 10:52:00","2019-09-23 11:11:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>200 frascos de 50ml.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 124.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","Vazio e  1Â° com carga(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4003","1519","176","183821","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","124.00","Distribuição com carga","127.00","296","124.00","3","12","","2019-09-23 14:17:00","2019-09-23 15:14:00","2019-09-23 14:34:00","2019-09-23 14:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>200 frascos de 50ml.</p>","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: 124.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","2Â° e 3Â° com Carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4004","1519","176","183821","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","124.00","Distribuição com carga","127.00","296","124.00","3","12","","2019-09-23 15:20:00","2019-09-23 16:11:00","2019-09-23 15:35:00","2019-09-23 15:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>200 frascos de 50ml.</p>","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp. (SetPoint: 124.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","2Â° e 3Â° com Carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4005","1520","176","234657","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","23.50","Distribuição sem carga","25.00","296","22.00","2","10","","2019-09-04 12:24:00","2019-09-04 14:37:00","2019-09-04 12:36:00","2019-09-04 14:36:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","","0","1","B ,O,D 234657(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4006","1521","176","258877","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","85.00","Distribuição sem carga","90.00","296","70.00","2","11","","2019-09-09 10:31:00","2019-09-09 14:51:00","2019-09-09 11:12:00","2019-09-09 14:50:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","3 Horas (s) 38 minuto(s) exp. (SetPoint: 85.0 / Crit.Máx.:90.0 / Crit.Min.:70.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","85,0	85,0	84,9	81,7	3,3	87,8	78,9	3,37	1,66	3,92","0","1","Sorocoaguladora(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4007","1522","176","184090","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","150.00","Distribuição sem carga","200.00","296","80.00","2","11","","2019-09-06 14:11:00","2019-09-06 16:27:00","2019-09-06 14:15:00","2019-09-06 16:26:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 150.0 / Crit.Máx.:200.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","150,0	150,0	122,8	122,8	27,2	128,3	117,4	3,58	0,48	4,17","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4008","1523","176","222326","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","56.00","Distribuição sem carga","66.00","296","46.00","2","11","","2019-09-09 09:25:00","2019-09-09 14:23:00","2019-09-09 12:20:00","2019-09-09 14:20:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:66.0 / Crit.Min.:46.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4009","1524","176","234680","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","296","36.00","1","12","","2019-09-10 16:38:00","2019-09-11 08:43:00","2019-09-10 20:00:00","2019-09-11 08:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","12 Horas (s) 43 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4010","1503","2587","97676","1","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","1","2","","2019-09-26 11:45:12","2019-09-26 12:35:12","2019-09-26 12:01:42","2019-09-26 12:31:12","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","2","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","","0","1","VAZIO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4011","1503","2587","97676","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","2","","2019-09-26 12:48:00","2019-09-26 13:38:00","2019-09-26 13:02:00","2019-09-26 13:32:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri e frascos de vidro.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","2","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","","0","1","CARGA 1.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4012","1503","2587","97676","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","2","","2019-09-26 13:53:18","2019-09-26 14:41:18","2019-09-26 14:04:18","2019-09-26 14:34:18","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri e frascos de vidro.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","2","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","","0","1","CARGA 2.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4013","1503","2587","97676","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","2","","2019-09-26 14:48:34","2019-09-26 15:34:34","2019-09-26 15:00:34","2019-09-26 15:30:34","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri e frascos de vidro.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","2","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","","0","1","CARGA 3.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4014","1525","2587","030408095","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","12","","2019-09-25 10:22:18","2019-09-25 11:11:18","2019-09-25 10:43:18","2019-09-25 11:08:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","121Â°C - 25 MIN.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4015","1525","2587","030408095","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","12","","2019-09-25 11:33:37","2019-09-25 12:29:37","2019-09-25 11:56:37","2019-09-25 12:21:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","121Â°C - 35 MIN.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4016","1525","2587","030408095","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-10-04 08:15:25","2019-10-04 09:22:25","2019-10-04 08:37:25","2019-10-04 09:02:25","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA - CAIXAS E MARAVALHA.jpg","<p>Caixas de pl&aacute;sticos e um saco com maravalha.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","121Â°C - 25 MIN(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4017","1525","2587","030408095","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-10-04 09:57:41","2019-10-04 11:03:41","2019-10-04 10:18:41","2019-10-04 10:43:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA - CAIXAS E MARAVALHA.jpg","<p>Caixas de plásticos e um saco com maravalha.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","121Â°C - 25 MIN(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4018","1525","2587","030408095","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","11","","2019-10-04 11:33:37","2019-10-04 12:39:37","2019-10-04 11:59:37","2019-10-04 12:19:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA - CAIXAS E MARAVALHA.jpg","<p>Caixas de plásticos e um saco com maravalha.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","121Â°C - 25 MIN(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4019","1525","2587","030408095","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-10-02 08:44:04","2019-10-02 10:52:04","2019-10-02 09:24:04","2019-10-02 09:59:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA - LIQUIDOS.jpg","<p>7 grades com 18 mamadeiras de ratos em cada.</p>","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","121Â°C - 35 MIN(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4020","1525","2587","030408095","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-10-02 11:12:08","2019-10-02 13:10:08","2019-10-02 11:38:08","2019-10-02 12:13:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA - LIQUIDOS.jpg","<p>7 grades com 18 mamadeiras de ratos em cada.</p>","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","121Â°C - 35 MIN(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4021","1525","2587","030408095","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-10-02 14:29:29","2019-10-02 16:11:29","2019-10-02 14:56:29","2019-10-02 15:21:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA - LIQUIDOS.jpg","<p>7 grades com 18 mamadeiras de ratos em cada.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","121Â°C - 35 MIN(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4022","1526","291","FPS 3858","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-42.00","2","11","","2019-10-04 15:34:17","2019-10-05 17:00:56","2019-10-04 16:34:20","2019-10-05 16:34:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 3858(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4023","1527","291","FPS 3921","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","10","","2019-10-04 15:40:07","2019-10-05 17:00:46","2019-10-04 16:40:11","2019-10-05 16:40:45","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras e material de pesquisa.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 3921(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4024","1528","3869","28772","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.50","235","33.50","1","12","","2019-09-26 12:00:17","2019-09-27 14:34:59","2019-09-26 14:31:27","2019-09-27 14:31:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Cartelas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.5 / Crit.Min.:33.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","35	34,7	37,0	36,0	-7,7	36,9	34,5	0,82	0,07	1,02","0","1","28772.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4025","1529","3869","100.001.002.747","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","22.00","235","18.00","2","12","","2019-09-25 11:15:46","2019-09-26 14:06:46","2019-09-25 14:06:46","2019-09-26 14:06:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bandejas contendo ensaios ecotoxicológicos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:22.0 / Crit.Min.:18.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","20,0	20,0	20,2	20,4	-0,4	21,0	19,7	0,24	0,30	0,48","0","1","100001002747.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4027","1530","2239","PRV-CAM003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-10-08 08:13:08","2019-10-08 08:28:08","2019-10-08 08:18:08","2019-10-08 08:25:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4028","1530","2239","PRV-CAM003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-10-08 08:31:05","2019-10-08 08:53:05","2019-10-08 08:41:05","2019-10-08 08:51:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4029","1531","2239","PRV-FRE006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-07 17:12:54","2019-10-08 08:09:58","2019-10-08 00:05:51","2019-10-08 08:05:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-32,0	-30,5	-30,2	-29,0	-3,0	-27,4	-30,9	0,99	0,58	1,24","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4030","1531","2239","PRV-FRE006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-10-08 08:14:47","2019-10-08 08:34:50","2019-10-08 08:19:48","2019-10-08 08:27:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4031","1531","2239","PRV-FRE006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-08 08:46:43","2019-10-08 09:21:48","2019-10-08 08:50:43","2019-10-08 09:18:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4032","1532","204","0701009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","43.00","Distribuição sem carga","44.00","296","42.00","2","11","","2019-09-25 11:31:44","2019-09-26 14:31:44","2019-09-25 13:30:44","2019-09-26 13:30:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","Vazio(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4033","1532","204","0701009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","296","42.00","2","12","","2019-09-26 14:45:50","2019-09-27 16:28:50","2019-09-26 16:27:50","2019-09-27 16:27:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>24 frascos Schott.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","Carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4034","1506","250","CQ 094","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.30","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-09-25 14:05:00","2019-09-26 14:29:00","2019-09-25 14:29:00","2019-09-26 14:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras de teste de esterilidade.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.3 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-26-2019 - 02-56 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4035","1506","250","CQ 094","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.30","Distribuição sem carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-09-26 14:58:45","2019-09-26 15:22:04","2019-09-26 15:02:00","2019-09-26 15:21:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-26-2019 - 03-29 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4036","1506","250","CQ 094","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.30","Distribuição sem carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-09-26 16:29:17","2019-09-26 17:32:19","2019-09-26 16:32:19","2019-09-26 17:32:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetset-26-2019 - 05-38 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4037","1533","2239","PRV-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-08 09:02:22","2019-10-08 17:24:28","2019-10-08 09:20:22","2019-10-08 17:20:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,7	3,8	3,9	0,1	5,7	1,9	0,80	1,12	1,00","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4038","1533","2239","PRV-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-08 17:25:28","2019-10-08 17:56:28","2019-10-08 17:29:28","2019-10-08 17:52:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4039","1533","2239","PRV-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-10-08 17:57:28","2019-10-08 18:08:28","2019-10-08 18:00:28","2019-10-08 18:03:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4040","1534","2239","PRV-CAM001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-10-07 16:46:48","2019-10-08 07:59:48","2019-10-07 23:55:48","2019-10-08 07:55:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,0	22,0	22,6	22,7	-0,7	23,3	22,0	0,47	0,26	0,66","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4041","1534","2239","PRV-CAM001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-10-08 08:03:48","2019-10-08 08:24:48","2019-10-08 08:07:48","2019-10-08 08:20:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4042","1534","2239","PRV-CAM001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-10-08 08:25:48","2019-10-08 08:33:48","2019-10-08 08:29:48","2019-10-08 08:33:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4043","1535","2239","PRV-CMR0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-08 09:25:11","2019-10-09 08:24:42","2019-10-09 00:19:42","2019-10-09 08:19:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias/Material de Fenotipagem.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","4,0	4,0	4,9	4,9	-0,9	9,3	0,9	1,65	1,53	1,95","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4044","1535","2239","PRV-CMR0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-09 08:28:42","2019-10-09 09:12:42","2019-10-09 08:33:42","2019-10-09 09:01:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4045","1535","2239","PRV-CMR0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-09 09:20:42","2019-10-09 10:04:42","2019-10-09 09:40:42","2019-10-09 09:51:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4050","1536","2239","PRV-FRE007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-10-09 07:56:51","2019-10-09 08:19:51","2019-10-09 08:00:51","2019-10-09 08:15:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4051","1536","2239","PRV-FRE007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-10-09 08:23:51","2019-10-09 09:21:51","2019-10-09 08:27:51","2019-10-09 08:57:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4049","1536","2239","PRV-FRE007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-10-08 18:58:51","2019-10-09 07:52:51","2019-10-08 23:50:51","2019-10-09 07:50:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-31,0	-29,9	-30,8	-30,1	-0,9	-28,0	-32,1	0,97	0,96	1,19","0","1","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4052","1537","1158","352537","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-09-30 11:16:00","2019-09-30 12:48:00","2019-09-30 12:10:00","2019-09-30 12:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","352537_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,4	122,4	-1,6	122,6	121,9	0,1	0,2	0,3","1","1","Sheetset-30-2019 - 04-14 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4053","1537","1158","352537","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-09-30 14:55:46","2019-09-30 16:18:39","2019-09-30 15:40:00","2019-09-30 16:09:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","352537_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,9	122,9	-1,1	123,3	122,1	0,1	0,3	0,4","1","1","Sheetset-30-2019 - 04-24 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4054","1537","1158","352537","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-10-01 08:36:05","2019-10-01 10:16:17","2019-10-01 09:37:01","2019-10-01 10:07:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","352537_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,5	122,5	-1,5	122,8	121,2	0,4	0,4	0,6","1","1","Sheetout-1-2019 - 10-25 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4055","1537","1158","352537","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-01 11:31:52","2019-10-01 12:53:15","2019-10-01 12:17:38","2019-10-01 12:32:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - meio de cultura.jpg","<p>Cesto superior: 15 Frascos de 30ml com 30ml de água, Cesto inferior: 5 Frascos de 50ml com 30ml de água 6 frascos de 30ml com 30ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,8	122,4	-1,2	123,3	120,0	0,2	0,8	0,4","1","1","Sheetout-1-2019 - 01-11 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4057","1537","1158","352537","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-01 15:14:57","2019-10-01 16:19:51","2019-10-01 15:48:43","2019-10-01 16:03:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - meio de cultura.jpg","<p>Cesto superior: 15 Frascos de 30ml com 30ml de água, Cesto inferior: 5 Frascos de 50ml com 30ml de água 6 frascos de 30ml com 30ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,3	122,9	-0,7	123,4	120,2	0,3	0,9	0,5","1","1","Sheetout-2-2019 - 10-14 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4056","1537","1158","352537","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-01 13:32:57","2019-10-01 14:54:03","2019-10-01 14:12:30","2019-10-01 14:27:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - meio de cultura.jpg","<p>Cesto superior: 15 Frascos de 30ml com 30ml de água, Cesto inferior: 5 Frascos de 50ml com 30ml de água 6 frascos de 30ml com 30ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,3	122,0	-1,7	122,6	120,3	0,3	0,5	0,5","1","1","Sheetout-1-2019 - 03-09 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4058","1537","1158","352537","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-10-02 09:28:00","2019-10-02 10:40:00","2019-10-02 10:07:00","2019-10-02 10:27:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - vidraria.jpg","<p>1 pacote com 12 ponteiras de 5ml, 2 pacotes com 1 caixa de ponteiras, 10 pacotes com 4 frascos de 5 ml de tampa, 5 pacotes com 2 ponteiras de 5ml cada, 4 pacotes com 5 ponteiras de µl e 2 pacotes com 10 microtubos cada.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,9	122,7	-1,2	123,4	122,0	0,2	0,4	0,4","1","1","Sheetout-2-2019 - 10-59 AM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4059","1537","1158","352537","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-10-02 10:49:34","2019-10-02 11:49:04","2019-10-02 11:17:32","2019-10-02 11:37:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - vidraria.jpg","<p>1 pacote com 12 ponteiras de 5ml, 2 pacotes com 1 caixa de ponteiras, 10 pacotes com 4 frascos de 5 ml de tampa, 5 pacotes com 2 ponteiras de 5ml cada, 4 pacotes com 5 ponteiras de µl e 2 pacotes com 10 microtubos cada.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,9	122,7	-1,1	123,4	121,2	0,2	0,6	0,5","1","1","Sheetout-2-2019 - 01-17 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4060","1537","1158","352537","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-10-02 12:20:00","2019-10-02 13:27:00","2019-10-02 12:53:00","2019-10-02 13:12:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - vidraria.jpg","<p>1 pacote com 12 ponteiras de 5ml, 2 pacotes com 1 caixa de ponteiras, 10 pacotes com 4 frascos de 5 ml de tampa, 5 pacotes com 2 ponteiras de 5ml cada, 4 pacotes com 5 ponteiras de µl e 2 pacotes com 10 microtubos cada.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,1	122,9	-0,9	123,7	122,0	0,2	0,4	0,5","1","1","Sheetout-2-2019 - 01-42 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4061","1537","1158","352537","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-03 08:37:00","2019-10-03 09:53:00","2019-10-03 09:12:00","2019-10-03 09:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - vestimenta .jpg","<p>2 pacotes com 1 avental cada, 3 pacotes com 1 máscara cada, 3 pacotes com 1 touca cada, 2 pacotes com lenço para mop, 5 pacotes com lenço para bancada, 2 panos para chão e 3 pacotes com gaze.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,6	122,5	-1,4	123,6	121,0	0,1	0,7	0,3","1","1","Sheetout-3-2019 - 10-05 AM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4062","1537","1158","352537","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-10-03 10:14:48","2019-10-03 11:35:07","2019-10-03 10:55:31","2019-10-03 11:25:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - vestimenta .jpg","<p>2 pacotes com 1 avental cada, 3 pacotes com 1 máscara cada, 3 pacotes com 1 touca cada, 2 pacotes com lenço para mop, 5 pacotes com lenço para bancada, 2 panos para chão e 3 pacotes com gaze.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,2	122,3	-1,8	122,9	121,6	0,1	0,4	0,4","1","1","Sheetout-3-2019 - 01-13 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4063","1537","1158","352537","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-10-03 12:49:00","2019-10-03 14:12:00","2019-10-03 13:32:00","2019-10-03 14:01:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - vestimenta .jpg","<p>2 pacotes com 1 avental cada, 3 pacotes com 1 máscara cada, 3 pacotes com 1 touca cada, 2 pacotes com lenço para mop, 5 pacotes com lenço para bancada, 2 panos para chão e 3 pacotes com gaze.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	121,6	121,6	-2,4	122,0	121,3	0,2	0,2	0,5","1","1","Sheetout-3-2019 - 03-16 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4064","1538","2239","PRV-CMR0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-09 16:50:11","2019-10-10 08:18:11","2019-10-10 00:13:11","2019-10-10 08:13:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","3,0	3,0	2,8	3,9	-0,9	4,8	2,9	0,31	0,42	0,53","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4065","1538","2239","PRV-CMR0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-10 08:23:11","2019-10-10 08:49:11","2019-10-10 08:31:11","2019-10-10 08:44:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4066","1538","2239","PRV-CMR0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-10 08:49:11","2019-10-10 09:09:11","2019-10-10 08:53:11","2019-10-10 09:06:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4067","1539","176","253145","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","12","","2019-10-09 09:25:10","2019-10-09 13:03:10","2019-10-09 10:15:10","2019-10-09 13:00:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga contendo insumos para exames.</p>","2 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4068","1540","176","234699","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","11","","2019-10-10 18:01:14","2019-10-11 08:57:12","2019-10-10 18:01:14","2019-10-11 08:56:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Caixas com insumos.</p>","14 Horas (s) 54 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","","0","1","234699.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4069","1541","176","253146","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","12","","2019-10-10 13:47:09","2019-10-10 18:00:09","2019-10-10 13:50:09","2019-10-10 18:00:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Caixas com insumos.</p>","4 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4070","1543","1158","107293","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","6","12","","2019-10-03 15:03:00","2019-10-03 16:28:00","2019-10-03 15:23:00","2019-10-03 16:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,1	121,3	121,4	0,2	121,7	121,0	0,1	0,2	1,0","1","1","Sheetout-3-2019 - 04-36 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4071","1543","1158","107293","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-10-04 08:38:00","2019-10-04 10:39:00","2019-10-04 09:30:00","2019-10-04 10:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,1	121,6	121,5	0,5	121,7	121,1	0,2	0,1	1,0","1","1","Grafico(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4072","1543","1158","107293","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-10-04 11:00:00","2019-10-04 13:27:51","2019-10-04 11:29:00","2019-10-04 12:28:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,1	121,6	121,5	0,5	121,8	121,3	0,1	0,1	1,0","1","1","Resumo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4073","1543","1158","107293","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-04 14:13:00","2019-10-04 15:55:24","2019-10-04 14:46:00","2019-10-04 15:45:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Carga.jpg","<p>Saco com maravalha.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,1	121,6	121,3	0,5	122,4	119,3	0,9	0,6	2,0","1","1","Resumo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4074","1543","1158","107293","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-07 09:07:00","2019-10-07 11:05:53","2019-10-07 10:00:00","2019-10-07 10:59:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Carga.jpg","<p>Saco com maravalha.</p>","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,1	121,3	120,6	0,2	122,2	117,7	1,2	0,7	2,0","1","1","Sheetout-7-2019 - 11-20 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4075","1543","1158","107293","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-07 11:16:00","2019-10-07 12:49:32","2019-10-07 11:41:00","2019-10-07 12:40:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Carga.jpg","<p>Saco com maravalha.</p>","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,1	121,3	121,1	0,2	122,0	119,7	0,5	0,3	1,0","1","1","Sheetout-11-2019 - 09-14 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4076","1430","1535","EQ 126 MICRA","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","202","34.50","1","9","","2019-11-20 15:21:49","2019-11-20 17:21:49","2019-11-20 15:21:49","2019-11-20 17:21:49","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1574554911132(1).jpg","<p>Meio de Cultura e recipiente para ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	34,5	35,4	35,1	-0,1	36,0	33,9	0,57	0,27	1,01","0","1","TMB01001(13).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4077","1430","1535","EQ 126 MICRA","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","43.00","202","41.00","1","9","","2019-11-21 08:30:30","2019-11-21 10:30:30","2019-11-21 08:30:30","2019-11-21 10:30:30","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1574554911132(2).jpg","<p>Meio de Cultura e recipiente de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","42,0	41,7	42,5	42,2	-0,2	43,1	40,7	0,88	0,20	1,08","0","1","TMB01001(15).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4078","1544","291","FPS 6621","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","10","","2019-10-08 14:11:09","2019-10-09 16:00:48","2019-10-08 15:11:10","2019-10-09 15:11:45","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","FPS 6621(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4081","1547","291","FPS 8580","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","11","","2019-10-07 15:10:16","2019-10-08 17:00:09","2019-10-07 16:10:20","2019-10-08 16:10:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 8580.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4079","1545","291","FPS 8274","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","10","","2019-10-11 14:04:40","2019-10-12 16:00:15","2019-10-11 15:04:44","2019-10-12 15:04:12","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hemácias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 8274(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4812","1777","2239","CWB-CMR0065","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-01-22 11:34:04","2020-01-23 11:26:04","2020-01-23 03:25:04","2020-01-23 11:25:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","4,0	4,1	4,2	4,4	-0,4	6,0	1,6	0,96	1,24	1,18","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4080","1546","291","FPS 8577","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","10","","2019-10-09 14:42:20","2019-10-10 16:00:06","2019-10-09 15:42:24","2019-10-10 15:42:04","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","FPS 8577.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4082","1548","291","FPS 9457","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","2","10","","2019-10-07 10:04:09","2019-10-08 11:44:51","2019-10-07 11:04:13","2019-10-08 11:04:48","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","FPS 9457(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4083","1551","176","176346","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","12","","2019-10-12 05:59:14","2019-10-12 09:13:14","2019-10-12 06:00:14","2019-10-12 08:00:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Caixas com insumos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS(1).txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4084","1552","2239","PRV-CMR0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-08 09:58:01","2019-10-08 18:31:12","2019-10-08 10:30:06","2019-10-08 18:30:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,3	4,3	4,3	4,6	-0,3	6,2	2,3	0,67	1,21	0,87","0","1","0013.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4085","1552","2239","PRV-CMR0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-08 18:34:31","2019-10-08 18:51:34","2019-10-08 18:38:32","2019-10-08 18:47:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4086","1552","2239","PRV-CMR0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-10-08 18:54:59","2019-10-08 19:12:00","2019-10-08 19:00:59","2019-10-08 19:09:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4087","1553","2239","PRV-FRE004","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2019-10-08 19:27:51","2019-10-09 08:25:28","2019-10-09 00:23:25","2019-10-09 08:23:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-40,0	-38,9	-37,8	-34,2	-5,8	-31,4	-36,5	1,69	0,05	2,10","0","1","004.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4088","1553","2239","PRV-FRE004","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2019-10-09 08:29:25","2019-10-09 08:44:27","2019-10-09 08:34:25","2019-10-09 08:41:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","004(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4089","1553","2239","PRV-FRE004","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2019-10-09 08:47:01","2019-10-09 09:54:11","2019-10-09 08:51:02","2019-10-09 09:51:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","004(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4090","1554","2239","PRV-CMR002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-09 10:38:35","2019-10-10 08:18:21","2019-10-10 00:16:22","2019-10-10 08:16:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,2	6,9	6,0	-2,0	8,0	1,6	1,66	1,22	1,96","0","1","002.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4091","1554","2239","PRV-CMR002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-10-10 08:24:21","2019-10-10 09:10:30","2019-10-10 08:28:22","2019-10-10 08:54:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4092","1554","2239","PRV-CMR002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-10-10 09:15:40","2019-10-10 09:38:44","2019-10-10 09:25:41","2019-10-10 09:28:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4093","1555","2239","PRV-CMR004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-09 16:28:41","2019-10-10 10:42:41","2019-10-10 02:42:41","2019-10-10 10:42:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Tubos Sorológicos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","4,0	4,1	4,0	4,1	-0,1	5,8	1,0	1,09	0,96	1,32","0","1","004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4094","1555","2239","PRV-CMR004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-10 10:45:59","2019-10-10 11:18:58","2019-10-10 10:51:58","2019-10-10 11:10:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4095","1555","2239","PRV-CMR004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-10-10 11:21:40","2019-10-10 11:36:40","2019-10-10 11:27:40","2019-10-10 11:28:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","004(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4096","1556","2239","PRV-CMR008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.90","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-10 16:52:55","2019-10-11 07:56:55","2019-10-10 23:52:55","2019-10-11 07:52:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.9 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","4,9	4,9	5,6	3,2	1,7	6,5	-1,1	2,09	1,72	2,45","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4097","1556","2239","PRV-CMR008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.90","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-11 08:00:55","2019-10-11 08:45:55","2019-10-11 08:04:55","2019-10-11 08:44:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4098","1556","2239","PRV-CMR008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.90","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-10-11 08:50:55","2019-10-11 09:18:55","2019-10-11 09:01:55","2019-10-11 09:04:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4099","1557","2239","PRV-CMR0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.90","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-10 16:49:29","2019-10-11 07:50:29","2019-10-10 23:49:29","2019-10-11 07:49:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.9 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,9	5,1	5,6	4,8	0,1	7,9	-1,3	2,50	2,26	2,92","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4100","1557","2239","PRV-CMR0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.90","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-11 07:54:29","2019-10-11 08:21:29","2019-10-11 07:58:29","2019-10-11 08:19:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4101","1557","2239","PRV-CMR0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.90","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-11 08:25:29","2019-10-11 08:32:29","2019-10-11 08:28:29","2019-10-11 08:32:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4102","1558","2239","PRV-FRE002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-10-11 09:30:46","2019-10-15 08:00:46","2019-10-11 23:58:46","2019-10-15 07:58:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma.</p>","80 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-40,0	-39,5	-40,5	-36,0	-4,0	-34,2	-39,7	1,76	0,05	2,09","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4103","1558","2239","PRV-FRE002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-10-15 08:04:46","2019-10-15 08:29:46","2019-10-15 08:09:46","2019-10-15 08:25:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4104","1558","2239","PRV-FRE002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-10-15 08:33:46","2019-10-15 09:39:46","2019-10-15 08:38:46","2019-10-15 09:38:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4105","1559","2239","PRV-CMR006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-10 10:12:50","2019-10-11 08:21:42","2019-10-11 00:19:39","2019-10-11 08:19:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.2 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,2	4,4	5,5	4,2	0,0	6,0	1,0	1,47	0,94	1,83","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4106","1559","2239","PRV-CMR006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-11 08:24:53","2019-10-11 09:10:02","2019-10-11 08:28:54","2019-10-11 08:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4107","1559","2239","PRV-CMR006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-10-11 09:12:46","2019-10-11 09:33:49","2019-10-11 09:23:48","2019-10-11 09:27:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4108","1560","2239","PRV-FRE008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-10-14 23:00:08","2019-10-15 08:25:08","2019-10-15 00:25:08","2019-10-15 08:25:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox (Gelo Reciclável).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -81.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","-81,0	-80,0	-71,6	-74,3	-6,7	-70,8	-76,7	1,88	0,20	2,21","0","1","008.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4109","1560","2239","PRV-FRE008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-10-15 08:27:29","2019-10-15 08:45:29","2019-10-15 08:31:29","2019-10-15 08:41:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","008(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4110","1560","2239","PRV-FRE008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-10-15 08:50:28","2019-10-15 09:49:28","2019-10-15 08:57:28","2019-10-15 09:40:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","008(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4111","1561","176","30537","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","150.00","Distribuição sem carga","155.00","296","145.00","1","12","","2019-10-25 09:53:08","2019-10-25 16:31:08","2019-10-25 14:31:08","2019-10-25 16:31:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio(1).jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 150.0 / Crit.Máx.:155.0 / Crit.Min.:145.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01006(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4112","1562","250","CQ 357","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","233","35.00","2","11","","2019-08-08 12:57:00","2019-08-09 13:00:00","2019-08-08 13:00:00","2019-08-09 13:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 357_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-9-2019 - 01-38 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4113","1562","250","CQ 357","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","233","35.00","2","11","","2019-08-09 13:36:00","2019-08-10 13:43:00","2019-08-09 13:43:00","2019-08-10 13:43:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 357_Carga.jpg","<p>Amostras para ensaio.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-12-2019 - 09-07 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4114","1562","250","CQ 357","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","233","35.00","1","11","","2019-08-12 09:33:40","2019-08-12 09:49:14","2019-08-12 09:37:00","2019-08-12 09:48:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-12-2019 - 09-56 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4115","1562","250","CQ 357","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","233","35.00","1","11","","2019-08-12 09:57:48","2019-08-12 10:03:00","2019-08-12 10:00:52","2019-08-12 10:03:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetago-12-2019 - 10-06 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4116","1211","176","78618","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","107.00","296","103.00","1","9","","2019-07-05 10:23:58","2019-07-05 14:01:12","2019-07-05 10:33:58","2019-07-05 13:59:12","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","3 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.0 / Crit.Min.:103.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","5","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","105,0	105,0	107,7	104,6	0,4	112,6	93,0	6,25	0,84	7,26","0","1","vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4118","1563","2239","APU-CMR0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-16 08:01:08","2019-10-16 16:25:08","2019-10-16 08:05:08","2019-10-16 16:05:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	4,2	4,4	-0,4	6,3	0,9	0,67	1,35	0,87","0","1","dados.txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4119","1563","2239","APU-CMR0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-16 16:26:08","2019-10-16 16:47:08","2019-10-16 16:30:08","2019-10-16 16:43:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","dados(1).txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4120","1563","2239","APU-CMR0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-10-16 16:48:08","2019-10-16 17:10:08","2019-10-16 16:55:08","2019-10-16 17:01:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","dados(2).txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4121","1565","291","FPS 8570","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","9","","2019-10-16 10:10:51","2019-10-17 13:34:43","2019-10-16 11:10:55","2019-10-17 11:10:32","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","FPS 8570.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4122","1566","291","FPS 8276","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","10","","2019-10-16 09:48:03","2019-10-17 13:29:54","2019-10-16 10:48:06","2019-10-17 10:48:43","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hem&aacute;cias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 8276.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4123","1567","2239","APU-CMR0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.90","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-15 16:41:29","2019-10-16 08:42:29","2019-10-16 00:42:29","2019-10-16 08:42:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.9 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","3,9	4,0	3,9	4,4	-0,5	6,5	1,6	0,96	0,78	1,17","0","1","0012.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4124","1567","2239","APU-CMR0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.90","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-16 08:45:57","2019-10-16 09:11:57","2019-10-16 08:56:57","2019-10-16 09:09:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0012(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4125","1567","2239","APU-CMR0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.90","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-16 09:23:39","2019-10-16 09:49:39","2019-10-16 09:27:39","2019-10-16 09:42:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0012(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4126","1568","2239","APU-FRE0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-10-16 08:03:17","2019-10-16 16:09:20","2019-10-16 08:07:17","2019-10-16 16:07:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,5	-29,7	-0,3	-26,1	-33,7	1,52	2,36	1,81","0","1","0016.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4127","1568","2239","APU-FRE0016","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-10-16 16:12:48","2019-10-16 16:26:50","2019-10-16 16:17:49","2019-10-16 16:24:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0016(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4128","1569","1535","EQ 058 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","60.00","189","50.00","2","10","","2019-10-14 00:00:02","2019-10-14 11:40:02","2019-10-14 09:36:02","2019-10-14 11:36:02","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Frascos e meio de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:60.0 / Crit.Min.:50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","55,0	52,9	53,7	55,6	-0,6	59,3	52,5	2,34	0,19	2,74","0","1","Dados 02 horas.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4129","1568","2239","APU-FRE0016","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-16 16:30:29","2019-10-16 17:11:34","2019-10-16 16:34:29","2019-10-16 17:09:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0016(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4130","1564","1535","EQ 086 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","82.50","Distribuição com carga","85.00","189","80.00","2","11","","2019-10-10 00:00:17","2019-10-10 17:39:17","2019-10-10 15:32:17","2019-10-10 17:32:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada(1).jpg","<p>Meio de Cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 82.5 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","82,5	80,4	82,5	83,0	-3,0	84,5	80,6	1,05	0,29	1,28","0","1","Dasdos 02 horas(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4131","1570","2239","APU-CMR0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-16 17:34:36","2019-10-17 08:42:36","2019-10-17 00:42:36","2019-10-17 08:42:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","4,0	4,0	4,1	4,3	-0,3	6,5	1,5	0,77	1,04	0,97","0","1","0014.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4132","1570","2239","APU-CMR0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-17 08:55:25","2019-10-17 09:16:25","2019-10-17 09:05:25","2019-10-17 09:12:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0014(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4133","1570","2239","APU-CMR0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-10-17 09:22:36","2019-10-17 09:54:36","2019-10-17 09:30:36","2019-10-17 09:50:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0014(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4134","1571","2239","APU-FRE0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-10-16 17:32:46","2019-10-17 08:53:46","2019-10-17 00:42:40","2019-10-17 08:42:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-28,0	-24,6	-26,0	-4,0	-24,3	-29,9	1,49	1,89	1,91","0","1","0020.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4135","1571","2239","APU-FRE0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-10-17 08:57:47","2019-10-17 09:22:50","2019-10-17 09:02:47","2019-10-17 09:15:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0020(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4136","1571","2239","APU-FRE0020","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-17 09:52:19","2019-10-17 11:07:29","2019-10-17 09:57:19","2019-10-17 10:57:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0020(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4137","1572","2239","APU-FRE0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-10-16 18:02:13","2019-10-17 08:00:13","2019-10-16 23:58:13","2019-10-17 07:58:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-31,0	-29,8	-31,1	-30,1	-0,9	-26,9	-32,2	0,68	1,68	0,91","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4138","1572","2239","APU-FRE0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-10-17 08:05:13","2019-10-17 08:25:13","2019-10-17 08:10:13","2019-10-17 08:21:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4139","1572","2239","APU-FRE0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-10-17 08:26:13","2019-10-17 08:52:13","2019-10-17 08:30:13","2019-10-17 08:51:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4140","1573","2239","APU-FRE0012","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-17 12:27:33","2019-10-18 08:57:06","2019-10-18 00:57:02","2019-10-18 08:57:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-31,0	-30,3	-32,0	-31,3	0,3	-28,1	-33,0	1,30	1,70	1,57","0","1","0012.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4141","1573","2239","APU-FRE0012","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-10-18 09:00:56","2019-10-18 09:17:59","2019-10-18 09:04:56","2019-10-18 09:11:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0012(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4142","1573","2239","APU-FRE0012","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-18 09:20:59","2019-10-18 10:14:05","2019-10-18 09:26:00","2019-10-18 09:56:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0012(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4143","1574","2239","APU-CAM007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-10-17 12:11:41","2019-10-18 09:56:41","2019-10-18 01:56:41","2019-10-18 09:56:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 Homogeneizadores com Concentrado de Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","22,0	22,0	21,6	22,0	0,0	24,2	20,5	0,94	0,68	1,15","0","1","007.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4144","1574","2239","APU-CAM007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","1","11","","2019-10-18 10:59:15","2019-10-18 11:17:15","2019-10-18 11:04:15","2019-10-18 11:12:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","007(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4145","1574","2239","APU-CAM007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-10-18 11:20:15","2019-10-18 11:34:15","2019-10-18 11:24:15","2019-10-18 11:28:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","007(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4146","1575","2239","APU-FRE0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-10-17 18:21:16","2019-10-18 08:16:16","2019-10-18 00:11:16","2019-10-18 08:11:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-31,0	-28,9	-27,6	-26,6	-4,4	-22,2	-31,2	1,64	2,74	1,97","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4147","1575","2239","APU-FRE0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-10-18 08:20:16","2019-10-18 08:40:16","2019-10-18 08:24:16","2019-10-18 08:35:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4148","1575","2239","APU-FRE0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-10-18 08:41:16","2019-10-18 08:54:16","2019-10-18 08:46:16","2019-10-18 08:51:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4149","1579","2239","APU-CAM008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-10-17 09:13:01","2019-10-17 17:16:01","2019-10-17 09:15:01","2019-10-17 17:15:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,0	22,3	22,8	22,6	-0,6	23,1	22,0	0,33	0,15	0,55","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4150","1579","2239","APU-CAM008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-10-17 17:20:01","2019-10-17 17:37:01","2019-10-17 17:25:01","2019-10-17 17:36:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4151","1579","2239","APU-CAM008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-10-17 17:41:01","2019-10-17 17:54:01","2019-10-17 17:42:01","2019-10-17 17:51:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4152","1580","2239","APU-CMR004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-18 09:17:57","2019-10-18 17:31:57","2019-10-18 09:30:57","2019-10-18 17:30:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,2	3,1	4,4	-0,4	7,4	1,9	1,45	0,78	1,72","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4153","1580","2239","APU-CMR004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-18 17:35:57","2019-10-18 17:55:57","2019-10-18 17:39:57","2019-10-18 17:51:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4154","1580","2239","APU-CMR004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-18 18:00:57","2019-10-18 18:13:57","2019-10-18 18:05:57","2019-10-18 18:12:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4165","1583","2239","APU-CMR0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-10-18 14:14:29","2019-10-19 09:56:27","2019-10-19 01:56:27","2019-10-19 09:56:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e Amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","4,0	4,0	4,4	4,7	-0,7	6,4	2,5	0,62	1,19	0,82","0","1","0015.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4170","1583","2239","APU-CMR0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-10-19 10:22:45","2019-10-19 10:58:45","2019-10-19 10:31:45","2019-10-19 10:50:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0015(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4167","1550","1744","EMEL-0233","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","107.00","Distribuição sem carga","109.00","241","105.00","2","12","","2019-10-03 17:44:00","2019-10-03 19:48:00","2019-10-03 17:48:00","2019-10-03 19:48:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 107.0 / Crit.Máx.:109.0 / Crit.Min.:105.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","107,0	107,0	107,3	107,4	-0,4	107,9	106,7	0,25	0,09	0,47","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4169","1583","2239","APU-CMR0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-10-19 09:59:27","2019-10-19 10:12:27","2019-10-19 10:03:27","2019-10-19 10:10:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0015(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4171","1550","1744","EMEL-0233","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","150.00","Distribuição sem carga","152.00","241","148.00","1","12","","2019-10-03 20:10:00","2019-10-03 22:13:00","2019-10-03 20:13:00","2019-10-03 22:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 150.0 / Crit.Máx.:152.0 / Crit.Min.:148.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","150,0	150,0	150,4	150,5	-0,5	151,5	149,3	0,53	0,07	0,72","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4172","1584","2239","APU-CMR001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-10-18 12:44:22","2019-10-19 12:04:17","2019-10-19 04:03:16","2019-10-19 12:03:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e Amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,2	4,4	5,7	-1,7	7,7	2,8	1,08	1,01	1,31","0","1","001.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4173","1584","2239","APU-CMR001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-10-19 13:21:56","2019-10-19 13:47:00","2019-10-19 13:25:57","2019-10-19 13:38:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4174","1584","2239","APU-CMR001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-10-19 14:00:37","2019-10-19 14:19:46","2019-10-19 14:07:38","2019-10-19 14:17:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4175","1542","176","253147","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","11","","2019-10-09 10:00:18","2019-10-09 14:01:33","2019-10-09 12:01:25","2019-10-09 14:01:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Caixas com insumos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,0	4,7	5,2	5,4	-0,4	8,2	1,3	1,36	1,95	1,62","0","1","carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4176","1549","1744","EMEL-0241","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-40.00","Distribuição sem carga","-38.00","241","-42.00","2","12","","2019-10-01 14:25:00","2019-10-01 17:11:00","2019-10-01 15:11:00","2019-10-01 17:11:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-38.0 / Crit.Min.:-42.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-40,0	-40,1	-40,0	-39,9	-0,1	-39,6	-40,2	0,18	0,07	0,42","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4177","1549","1744","EMEL-0241","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","23.00","Distribuição sem carga","25.00","241","21.00","2","12","","2019-10-01 17:48:00","2019-10-01 23:40:00","2019-10-01 21:40:00","2019-10-01 23:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:21.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","23,0	23,0	22,9	23,0	0,0	23,4	22,6	0,22	0,08	0,45","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4178","1549","1744","EMEL-0241","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","40.00","Distribuição sem carga","42.00","241","38.00","2","12","","2019-10-02 11:00:00","2019-10-02 13:30:00","2019-10-02 11:30:00","2019-10-02 13:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","40,0	40,0	39,2	39,2	0,8	39,5	38,7	0,18	0,14	0,42	","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4179","1549","1744","EMEL-0241","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","85.00","Distribuição sem carga","87.00","241","83.00","1","12","","2019-10-02 02:22:00","2019-10-02 04:41:00","2019-10-02 02:41:00","2019-10-02 04:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 85.0 / Crit.Máx.:87.0 / Crit.Min.:83.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","85,0	85,0	83,8	83,9	1,1	84,3	83,6	0,12	0,12	0,39","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4180","1549","1744","EMEL-0241","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","107.00","Distribuição sem carga","109.00","241","105.00","1","12","","2019-10-02 04:56:00","2019-10-02 07:25:00","2019-10-02 05:25:00","2019-10-02 07:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 107.0 / Crit.Máx.:109.0 / Crit.Min.:105.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","107,0	107,0	107,3	107,4	-0,4	108,2	106,9	0,33	0,08	0,53","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4181","1549","1744","EMEL-0241","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","180.00","Distribuição sem carga","182.00","241","178.00","1","12","","2019-10-02 08:04:00","2019-10-02 10:06:00","2019-10-02 08:06:00","2019-10-02 10:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:182.0 / Crit.Min.:178.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","180,0	180,0	178,8	178,9	1,1	180,1	178,0	0,62	0,09	0,81","1","1","Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4182","1585","2239","APU-FRE0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","2","12","","2019-10-21 12:10:50","2019-10-22 08:38:50","2019-10-22 00:34:50","2019-10-22 08:34:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FotoMontada com Carga.jpg","<p>Plasma e Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -82.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-82,0	-80,0	-75,8	-73,1	-8,9	-68,4	-76,9	2,61	0,65	3,07","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4183","1585","2239","APU-FRE0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição sem carga","-60.00","234","-90.00","1","12","","2019-10-22 08:42:50","2019-10-22 09:17:50","2019-10-22 08:46:50","2019-10-22 09:17:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4184","1585","2239","APU-FRE0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","2","12","","2019-10-22 10:15:50","2019-10-22 11:04:50","2019-10-22 10:20:50","2019-10-22 11:03:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4185","1586","2239","APU-BLF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-35.00","234","-90.00","1","12","","2019-10-22 15:47:19","2019-10-22 17:47:19","2019-10-22 15:47:19","2019-10-22 17:47:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-35.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-82,0	-76,1	-73,6	-66,9	-15,1	-35,3	-74,7	10,37	9,25	12,00","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4186","1588","291","FPS 7878","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","11","","2019-10-22 09:40:43","2019-10-23 11:59:17","2019-10-22 10:40:47","2019-10-23 10:40:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hemácias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 7878.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4187","1589","291","FPS 8285","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","10","","2019-10-22 13:22:51","2019-10-23 15:13:31","2019-10-22 14:22:55","2019-10-23 14:22:27","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","FPS 8285.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4188","1590","2239","APU-CMR0013","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-22 18:12:45","2019-10-23 08:44:45","2019-10-23 00:40:45","2019-10-23 08:40:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,3	4,0	3,8	3,7	0,6	5,7	0,0	0,83	1,52	1,05","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4189","1590","2239","APU-CMR0013","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-23 08:45:45","2019-10-23 09:15:45","2019-10-23 08:52:45","2019-10-23 09:09:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4190","1590","2239","APU-CMR0013","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-23 09:16:45","2019-10-23 09:37:45","2019-10-23 09:19:45","2019-10-23 09:34:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4191","1591","2239","APU-CAM004","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-10-20 14:14:00","2019-10-21 10:31:45","2019-10-21 02:31:42","2019-10-21 10:31:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Homogeneizador com Concentrado de Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","22,0	22,1	23,3	22,2	-0,2	23,5	20,2	0,70	0,63	0,89","0","1","004.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4192","1591","2239","APU-CAM004","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-10-21 10:36:45","2019-10-21 10:51:47","2019-10-21 10:41:46","2019-10-21 10:48:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","004(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4193","1591","2239","APU-CAM004","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-10-21 10:54:39","2019-10-21 11:09:41","2019-10-21 10:59:40","2019-10-21 11:03:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","004(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4194","1592","2239","APU-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-20 14:23:41","2019-10-21 08:45:51","2019-10-21 00:45:51","2019-10-21 08:45:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.2 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","4,2	4,3	4,9	4,5	-0,3	5,9	2,9	0,60	0,73	0,79","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4195","1592","2239","APU-CMR0021","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-21 08:48:39","2019-10-21 09:03:39","2019-10-21 08:52:39","2019-10-21 09:01:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4196","1592","2239","APU-CMR0021","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-21 09:18:59","2019-10-21 09:42:58","2019-10-21 09:25:58","2019-10-21 09:40:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4197","1593","2239","APU-CAM006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-10-21 12:41:59","2019-10-22 08:38:39","2019-10-22 00:37:36","2019-10-22 08:37:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Homogeneizador com Concentrado de Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","22,0	22,1	22,0	22,0	0,0	24,7	19,6	0,88	1,50	1,09","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4198","1593","2239","APU-CAM006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-10-22 08:48:31","2019-10-22 09:03:32","2019-10-22 08:53:51","2019-10-22 09:00:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4199","1593","2239","APU-CAM006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-10-22 09:06:53","2019-10-22 10:16:04","2019-10-22 09:11:54","2019-10-22 10:11:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4200","1594","2239","APU-FRE004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-21 16:57:19","2019-10-22 08:38:19","2019-10-22 00:38:19","2019-10-22 08:38:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","-35,0	-33,6	-37,1	-29,9	-5,1	-25,3	-32,9	2,38	0,23	2,86","0","1","004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4201","1594","2239","APU-FRE004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-22 08:46:42","2019-10-22 09:01:42","2019-10-22 08:52:42","2019-10-22 08:59:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4202","1594","2239","APU-FRE004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-22 09:04:14","2019-10-22 10:17:14","2019-10-22 09:11:14","2019-10-22 10:11:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","004(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4203","1595","2239","APU-CMR0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-22 14:28:25","2019-10-23 09:27:52","2019-10-23 01:24:49","2019-10-23 09:24:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,6	4,6	3,9	0,1	5,9	1,6	0,65	0,81	0,86","0","1","0020.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4204","1595","2239","APU-CMR0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-23 09:31:26","2019-10-23 10:05:31","2019-10-23 09:36:27","2019-10-23 09:58:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0020(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4205","1595","2239","APU-CMR0020","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-10-23 10:23:46","2019-10-23 10:55:53","2019-10-23 10:35:48","2019-10-23 10:46:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0020(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4206","1596","2239","APU-FRE0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-10-22 16:21:01","2019-10-23 09:25:01","2019-10-23 01:25:01","2019-10-23 09:25:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","-40,0	-39,1	-36,0	-30,9	-9,1	-27,3	-32,7	1,47	0,54	1,79","0","1","0018.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4207","1596","2239","APU-FRE0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-10-23 09:28:28","2019-10-23 09:44:28","2019-10-23 09:34:28","2019-10-23 09:42:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0018(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4208","1596","2239","APU-FRE0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","11","","2019-10-23 09:46:21","2019-10-23 11:00:21","2019-10-23 09:52:21","2019-10-23 10:52:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0018(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4209","1597","2239","APU-CAM005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-10-23 12:19:28","2019-10-24 09:28:28","2019-10-24 01:28:28","2019-10-24 09:28:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Homogeneizador.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","22,0	22,0	22,7	22,4	-0,4	23,4	21,2	0,49	0,46	0,68","0","1","005.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4210","1597","2239","APU-CAM005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-10-24 09:30:34","2019-10-24 09:46:34","2019-10-24 09:37:34","2019-10-24 09:44:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","005(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4211","1597","2239","APU-CAM005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-10-24 09:48:40","2019-10-24 10:05:40","2019-10-24 09:55:40","2019-10-24 10:02:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","005(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4222","1598","1535","EQ 047 TUBER","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","189","2.00","2","11","","2019-10-29 17:11:38","2019-10-30 09:12:38","2019-10-30 01:06:38","2019-10-30 09:06:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Meio de Cultura e Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,0	4,9	4,7	5,1	-0,1	6,6	2,6	0,57	1,27	0,77","0","1","DADOS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4223","1599","2239","APU-CMR0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-23 14:40:35","2019-10-24 08:20:35","2019-10-24 00:10:35","2019-10-24 08:10:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4224","1599","2239","APU-CMR0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-24 08:30:35","2019-10-24 10:02:35","2019-10-24 08:38:35","2019-10-24 09:37:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4225","1599","2239","APU-CMR0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-10-24 10:02:35","2019-10-24 10:08:35","2019-10-24 10:03:35","2019-10-24 10:06:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4226","1600","2239","APU-CMR0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-24 10:35:23","2019-10-24 19:04:23","2019-10-24 11:00:23","2019-10-24 19:00:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4227","1601","2239","APU-CMR0019","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-23 14:43:59","2019-10-24 18:01:31","2019-10-24 10:00:25","2019-10-24 18:00:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,3	5,0	3,9	0,1	5,8	0,0	1,48	1,78	1,78","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4228","1601","2239","APU-CMR0019","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-10-24 18:05:31","2019-10-24 18:48:42","2019-10-24 18:11:33","2019-10-24 18:44:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4229","1601","2239","APU-CMR0019","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-10-24 18:50:43","2019-10-24 19:15:47","2019-10-24 19:03:46","2019-10-24 19:11:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4230","1576","1158","100001817513","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","233","24.00","2","12","","2019-10-10 10:44:00","2019-10-10 13:00:00","2019-10-10 11:00:00","2019-10-10 13:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","25,0	25,1	24,7	24,8	0,2	25,5	24,6	0,27	0,16	0,49","1","1","Sheetout-16-2019 - 12-47 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4231","1576","1158","100001817513","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","2","12","","2019-10-10 13:17:00","2019-10-10 17:23:00","2019-10-10 13:23:00","2019-10-10 17:23:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>1 Estante de metal pequena contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Estante de metal grande contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Balão volumétrico de 100ml e 1 Balão volumétrico de 50ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","25,0	25,1	24,7	24,7	0,3	25,0	24,6	0,11	0,07	0,39","1","1","Sheetout-16-2019 - 01-04 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4232","1576","1158","100001817513","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","2","12","","2019-10-10 17:25:00","2019-10-10 21:30:00","2019-10-10 17:30:00","2019-10-10 21:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>1 Estante de metal pequena contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Estante de metal grande contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Balão volumétrico de 100ml e 1 Balão volumétrico de 50ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","25,0	25,1	24,7	24,7	0,3	25,0	24,6	0,10	0,08	0,39","1","1","Sheetout-16-2019 - 01-11 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4233","1576","1158","100001817513","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","2","12","","2019-10-11 04:09:00","2019-10-11 08:37:00","2019-10-11 04:37:00","2019-10-11 08:37:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>1 Estante de metal pequena contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Estante de metal grande contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Balão volumétrico de 100ml e 1 Balão volumétrico de 50ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","25,0	25,1	24,7	24,7	0,3	25,0	24,6	0,10	0,09	0,39","1","1","Sheetout-17-2019 - 03-25 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4234","1602","2239","CWB-FRE0074","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-29 14:34:07","2019-10-30 09:16:16","2019-10-30 01:10:13","2019-10-30 09:10:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-27,9	-25,3	-26,1	-3,9	-25,1	-28,2	0,72	0,89	1,12","0","1","0074.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4235","1576","1158","100001817513","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","233","36.00","2","12","","2019-10-11 10:55:00","2019-10-11 13:00:00","2019-10-11 11:00:00","2019-10-11 13:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","37,0	37,1	36,7	37,0	0,0	37,4	36,8	0,18	0,17	0,43","1","1","Sheetout-17-2019 - 03-34 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4236","1576","1158","100001817513","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","2","12","","2019-10-11 13:10:00","2019-10-11 17:20:00","2019-10-11 13:20:00","2019-10-11 17:20:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>1 Estante de metal pequena contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Estante de metal grande contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Balão volumétrico de 100ml e 1 Balão volumétrico de 50ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","37,0	37,1	36,7	36,9	0,1	37,3	36,8	0,18	0,14	0,42","1","1","Sheetout-17-2019 - 04-29 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4237","1602","2239","CWB-FRE0074","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-30 09:29:57","2019-10-30 09:51:01","2019-10-30 09:37:59","2019-10-30 09:46:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0074(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4238","1576","1158","100001817513","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","2","12","","2019-10-11 17:29:00","2019-10-11 21:35:00","2019-10-11 17:35:00","2019-10-11 21:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>1 Estante de metal pequena contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Estante de metal grande contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Balão volumétrico de 100ml e 1 Balão volumétrico de 50ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","37,0	37,1	36,7	37,0	0,0	37,4	36,7	0,21	0,17	0,44","1","1","Sheetout-17-2019 - 05-02 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4239","1602","2239","CWB-FRE0074","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-30 10:04:43","2019-10-30 10:58:51","2019-10-30 10:09:44","2019-10-30 10:43:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0074(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4240","1576","1158","100001817513","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","2","12","","2019-10-14 05:20:00","2019-10-14 09:35:00","2019-10-14 05:35:00","2019-10-14 09:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>1 Estante de metal pequena contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Estante de metal grande contendo tubos de ensaio vedados com parafilm, 1 Balão volumétrico de 100ml e 1 Balão volumétrico de 50ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","37,0	37,1	36,6	36,8	0,2	37,2	36,6	0,17	0,10	0,42","1","1","Sheetout-17-2019 - 05-21 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4241","1603","2239","CWB-FRE0076","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-29 14:54:14","2019-10-30 09:10:14","2019-10-30 01:10:14","2019-10-30 09:10:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","-30,0	-28,5	-25,3	-26,0	-4,0	-24,7	-28,9	1,11	1,12	1,49","0","1","0076.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4242","1603","2239","CWB-FRE0076","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-30 09:27:09","2019-10-30 09:47:09","2019-10-30 09:34:09","2019-10-30 09:45:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0076(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4243","1603","2239","CWB-FRE0076","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-30 10:02:27","2019-10-30 11:00:27","2019-10-30 10:09:27","2019-10-30 10:50:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0076(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4244","1604","2239","CWB-FRE0063","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-29 15:41:56","2019-10-30 09:15:04","2019-10-30 01:10:32","2019-10-30 09:10:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-28,0	-26,7	-26,9	-25,9	-2,1	-24,5	-27,9	1,00	0,69	1,37","0","1","0063.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4245","1604","2239","CWB-FRE0063","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-30 09:43:43","2019-10-30 10:00:44","2019-10-30 09:49:43","2019-10-30 09:57:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0063(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4246","1604","2239","CWB-FRE0063","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-30 10:15:45","2019-10-30 11:27:50","2019-10-30 10:25:45","2019-10-30 11:08:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0063(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4247","1605","1158","100001817512","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","233","24.00","2","12","","2019-10-08 12:08:00","2019-10-08 14:12:00","2019-10-08 12:12:00","2019-10-08 14:12:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","25,0	25,1	24,7	24,8	0,2	25,0	24,6	0,12	0,09	0,39","1","1","Sheetout-11-2019 - 09-42 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4248","1605","1158","100001817512","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","2","12","","2019-10-08 16:24:00","2019-10-08 20:35:00","2019-10-08 16:35:00","2019-10-08 20:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 Frascos ampola de 10ml com 3,5ml de liquido e vedado com rolha e parafilm e 2 Frascos ampola de 50ml com 30ml de líquido e vedado com rolha e parafilm.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","25,0	25,1	24,7	24,7	0,3	25,1	24,6	0,13	0,09	0,40","1","1","Sheetout-11-2019 - 09-49 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4249","1605","1158","100001817512","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","2","12","","2019-10-09 02:13:00","2019-10-09 06:30:00","2019-10-09 02:30:00","2019-10-09 06:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 Frascos ampola de 10ml com 3,5ml de liquido e vedado com rolha e parafilm e 2 Frascos ampola de 50ml com 30ml de líquido e vedado com rolha e parafilm.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","25,0	25,1	24,7	24,8	0,2	25,1	24,6	0,12	0,09	0,40","1","1","Sheetout-11-2019 - 09-57 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4250","1605","1158","100001817512","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","2","12","","2019-10-09 07:01:00","2019-10-09 11:48:00","2019-10-09 07:48:00","2019-10-09 11:48:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 Frascos ampola de 10ml com 3,5ml de liquido e vedado com rolha e parafilm e 2 Frascos ampola de 50ml com 30ml de líquido e vedado com rolha e parafilm.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","25,0	25,1	24,8	24,7	0,3	24,8	24,7	0,05	0,05	0,37","1","1","Sheetout-11-2019 - 10-03 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4251","1605","1158","100001817512","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","233","36.00","2","12","","2019-10-09 11:55:00","2019-10-09 14:19:00","2019-10-09 12:19:00","2019-10-09 14:19:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","37,0	37,1	36,6	36,8	0,2	37,5	36,6	0,24	0,23	0,47","1","1","Sheetout-11-2019 - 10-11 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4252","1605","1158","100001817512","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","2","12","","2019-10-09 14:24:00","2019-10-09 18:30:00","2019-10-09 14:30:00","2019-10-09 18:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 Frascos ampola de 10ml com 3,5ml de liquido e vedado com rolha e parafilm e 2 Frascos ampola de 50ml com 30ml de l&iacute;quido e vedado com rolha e parafilm.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetout-11-2019 - 10-19 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4253","1605","1158","100001817512","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","2","12","","2019-10-09 18:35:00","2019-10-09 22:40:00","2019-10-09 18:40:00","2019-10-09 22:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 Frascos ampola de 10ml com 3,5ml de liquido e vedado com rolha e parafilm e 2 Frascos ampola de 50ml com 30ml de líquido e vedado com rolha e parafilm.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","37,0	37,1	36,6	36,8	0,2	37,5	36,6	0,25	0,22	0,47","1","1","Sheetout-11-2019 - 11-22 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4254","1605","1158","100001817512","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","2","12","","2019-10-10 06:00:00","2019-10-10 10:17:00","2019-10-10 06:17:00","2019-10-10 10:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 Frascos ampola de 10ml com 3,5ml de liquido e vedado com rolha e parafilm e 2 Frascos ampola de 50ml com 30ml de líquido e vedado com rolha e parafilm.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","37,0	37,1	36,6	36,8	0,2	37,6	36,6	0,28	0,23	0,49","1","1","Sheetout-11-2019 - 11-42 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4255","1606","291","DMI 11521","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","256","36.00","1","10","","2019-10-30 21:00:03","2019-10-31 22:00:43","2019-10-30 22:00:07","2019-10-31 22:00:43","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Placas de cultura bacteriológica.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","DMI 11521.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4256","1607","291","UR-04-A4-2","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","24","","2019-10-31 12:35:16","2019-11-01 13:40:50","2019-10-31 13:35:20","2019-11-01 13:35:49","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","DADOS(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4257","1587","419","EQ 039","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-10-14 14:07:00","2019-10-14 15:11:57","2019-10-14 14:26:00","2019-10-14 15:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	121,8	121,8	0,8	122,3	121,0	0,2	0,4	1,0","1","1","Sheetout-15-2019 - 11-10 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4258","1587","419","EQ 039","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-10-14 15:18:00","2019-10-14 16:22:29","2019-10-14 15:39:53","2019-10-14 16:20:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	121,9	121,9	0,9	122,4	121,1	0,2	0,3	1,0","1","1","Sheetout-14-2019 - 04-29 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4259","1587","419","EQ 039","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-10-14 16:27:00","2019-10-14 17:27:24","2019-10-14 16:44:37","2019-10-14 17:24:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	122,0	122,0	1,0	122,5	121,5	0,2	0,3	1,0","1","1","Sheetout-15-2019 - 11-40 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4260","1587","419","EQ 039","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","11","","2019-10-15 11:32:00","2019-10-15 13:02:32","2019-10-15 12:10:20","2019-10-15 12:50:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 039_Carga_Meio de Cultura.jpg","<p>Meio de Cultura: 1 erlenmeyer de 2000ml com 1800ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 1000ml com 900ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 500ml com 400ml de meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	122,0	121,6	1,0	121,9	121,2	0,2	0,2	1,0","1","1","Sheetout-15-2019 - 01-13 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4261","1587","419","EQ 039","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-15 13:24:00","2019-10-15 14:44:43","2019-10-15 13:50:27","2019-10-15 14:30:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 039_Carga_Meio de Cultura.jpg","<p>Meio de Cultura: 1 erlenmeyer de 2000ml com 1800ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 1000ml com 900ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 500ml com 400ml de meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	121,7	121,7	0,7	121,9	121,2	0,2	0,1	1,0","1","1","Sheetout-15-2019 - 03-00 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4262","1587","419","EQ 039","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-15 15:07:00","2019-10-15 16:30:33","2019-10-15 15:32:56","2019-10-15 16:12:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 039_Carga_Meio de Cultura.jpg","<p>Meio de Cultura: 1 erlenmeyer de 2000ml com 1800ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 1000ml com 900ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 500ml com 400ml de meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	121,8	121,6	0,8	121,9	121,1	0,3	0,1	1,0","1","1","Sheetout-15-2019 - 04-38 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4263","1587","419","EQ 039","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-16 09:52:00","2019-10-16 10:58:17","2019-10-16 10:19:53","2019-10-16 10:44:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2.jpg","<p>Materiais: 30 frascos de 100ml/ 7 frascos de 20ml/ 4 frascos de 250ml/ 5 pacotes com ponteiras grandes/ 3 pacotes com alça de drigalski/ 3 graus com pistilo/ 2 provetas/ 5 pacotes com ponteiras pequenas/ 2 conjuntos de tubos grande contendo 7 em cada/ 3 conjuntos de tubo pequeno contendo 7 em cada e 1 bombona branca de 4L.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	122,0	121,7	0,9	122,9	118,9	1,3	0,8	2,0","1","1","Sheetout-16-2019 - 11-07 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4264","1587","419","EQ 039","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-10-16 11:13:00","2019-10-16 12:15:53","2019-10-16 11:35:02","2019-10-16 12:00:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2.jpg","<p>Materiais: 30 frascos de 100ml/ 7 frascos de 20ml/ 4 frascos de 250ml/ 5 pacotes com ponteiras grandes/ 3 pacotes com alça de drigalski/ 3 graus com pistilo/ 2 provetas/ 5 pacotes com ponteiras pequenas/ 2 conjuntos de tubos grande contendo 7 em cada/ 3 conjuntos de tubo pequeno contendo 7 em cada e 1 bombona branca de 4L.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	122,0	121,6	1,0	122,4	118,6	1,1	0,9	2,0","1","1","Sheetout-16-2019 - 12-34 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4265","1587","419","EQ 039","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","11","","2019-10-16 12:30:00","2019-10-16 13:33:15","2019-10-16 12:54:19","2019-10-16 13:19:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2.jpg","<p>Materiais: 30 frascos de 100ml/ 7 frascos de 20ml/ 4 frascos de 250ml/ 5 pacotes com ponteiras grandes/ 3 pacotes com alça de drigalski/ 3 graus com pistilo/ 2 provetas/ 5 pacotes com ponteiras pequenas/ 2 conjuntos de tubos grande contendo 7 em cada/ 3 conjuntos de tubo pequeno contendo 7 em cada e 1 bombona branca de 4L.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	121,0	121,9	121,8	0,9	122,9	121,0	0,4	0,4	1,0","1","1","Sheetout-16-2019 - 01-38 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4266","1609","2239","CWB-FRE0064","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-30 14:08:51","2019-10-31 10:14:10","2019-10-31 02:06:38","2019-10-31 10:06:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-28,0	-26,7	-28,0	-27,4	-0,6	-26,0	-30,2	1,02	1,32	1,41","0","1","0064.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4267","1609","2239","CWB-FRE0064","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-10-31 10:18:57","2019-10-31 10:42:58","2019-10-31 10:24:57","2019-10-31 10:35:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0064(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4268","1609","2239","CWB-FRE0064","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-31 10:47:10","2019-10-31 12:07:10","2019-10-31 10:55:10","2019-10-31 11:55:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0064(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4269","1610","2239","CWB-CMR0084","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-30 14:10:36","2019-10-31 10:13:10","2019-10-31 02:06:11","2019-10-31 10:06:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para Triagem Sorológica.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,0	5,0	6,0	-1,0	6,9	2,9	0,93	1,18	1,15","0","1","0084.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4270","1610","2239","CWB-CMR0084","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-31 10:18:59","2019-10-31 10:43:03","2019-10-31 10:27:01","2019-10-31 10:38:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0084(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4271","1610","2239","CWB-CMR0084","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-10-31 10:46:37","2019-10-31 11:52:47","2019-10-31 10:53:38","2019-10-31 11:36:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0084(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4272","1611","2239","CWB-CMR0091","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-10-30 14:51:43","2019-10-31 10:06:43","2019-10-31 02:06:43","2019-10-31 10:06:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","5,0	4,9	4,9	5,4	-0,4	7,3	2,6	0,93	1,16	1,14","0","1","0091.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4273","1611","2239","CWB-CMR0091","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-10-31 10:17:41","2019-10-31 10:38:41","2019-10-31 10:23:41","2019-10-31 10:34:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0091(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4274","1611","2239","CWB-CMR0091","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-10-31 10:46:54","2019-10-31 11:20:54","2019-10-31 10:54:54","2019-10-31 11:08:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","","0","1","0091(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4275","1628","1535","EQ 099 LACJO","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","101","34.50","1","12","","2019-10-17 11:22:25","2019-10-17 14:30:37","2019-10-17 11:22:25","2019-10-17 14:25:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 099lacjo.jpg","<p>&Aacute;gua.</p>","3 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","35,0	35,0	35,8	35,7	-0,7	36,3	34,5	0,44	0,15	0,63","0","1","EQ 099 LACJO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4276","1627","1535","EQ 096 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","101","2.00","1","9","","2019-10-16 20:55:07","2019-10-17 09:39:07","2019-10-16 20:55:07","2019-10-17 09:39:07","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 096lacjo.jpg","<p>Reagentes e Meio de Cultura.</p>","12 Horas (s) 44 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,5	4,7	4,1	4,3	0,2	6,4	0,7	0,86	1,60	1,08","0","1","TMB01001  EQ 096 LACJO(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4277","1629","1535","EQ 099 LACJO","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","101","34.50","1","12","","2019-10-17 11:22:25","2019-10-17 14:30:37","2019-10-17 11:22:25","2019-10-17 14:25:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 099lacjo.jpg","<p>&Aacute;gua.</p>","3 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","35,0	35,0	35,8	35,7	-0,7	36,3	34,5	0,44	0,15	0,63","0","1","EQ 099 LACJO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4278","1626","1535","EQ 095 BLU","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.70","Distribuição com carga","36.00","101","34.00","1","12","","2019-10-17 18:34:21","2019-10-18 10:09:18","2019-10-17 18:34:21","2019-10-18 09:50:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 095blu.jpg","<p>&Aacute;gua.</p>","15 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.7 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","35,7	35,9	36,0	37,8	-2,1	42,0	36,1	2,25	1,14	2,63","0","1","EQ 095 BLU.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4279","1625","1535","EQ 090 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.30","Distribuição com carga","37.00","101","35.00","2","11","","2019-10-16 17:40:57","2019-10-16 20:23:57","2019-10-16 17:40:57","2019-10-16 20:23:57","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 090lacjo.jpg","<p>Cultura de Tuberculose.</p>","2 Horas (s) 43 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.3 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,3	36,3	36,3	36,0	0,3	36,7	35,5	0,30	0,19	0,51","0","1","TMB01001  EQ 090 LACJO(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4280","1624","1535","EQ 078 BLU","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.50","Distribuição com carga","37.00","101","35.00","1","9","","2019-10-18 11:04:14","2019-10-18 14:35:28","2019-10-18 11:04:14","2019-10-18 14:20:27","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores078blu.jpg","<p>Cultura de Tuberculose.</p>","3 Horas (s) 16 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.5 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","35,5	35,7	37,2	35,7	-0,2	37,1	34,6	0,82	0,32	1,02","0","1","EQ 078 BLU.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4281","1623","1535","EQ 077 BLU","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","37.00","101","35.00","1","9","","2019-10-18 12:10:31","2019-10-18 14:52:31","2019-10-18 12:10:31","2019-10-18 14:52:31","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 077blu.jpg","<p>Cultura de Tuberculose.</p>","2 Horas (s) 42 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","37,0	37,0	38,0	36,9	0,1	37,1	36,3	0,25	0,05	0,47","0","1","TMB01001  EQ 077 BLU.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4282","1621","1535","EQ 029 BLU","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","101","2.00","1","9","","2019-10-17 19:14:42","2019-10-18 11:46:43","2019-10-17 19:14:42","2019-10-18 11:45:43","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 029blu.jpg","<p>Kits e Reagentes.</p>","16 Horas (s) 31 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","3,5	3,8	3,2	3,9	-0,4	5,7	1,0	0,99	1,34	1,21","0","1","TMB01001  EQ 029 BLU.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4283","1620","1535","EQ 023 LACSMO","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","37.00","101","35.00","1","9","","2019-10-21 10:15:15","2019-10-21 13:19:28","2019-10-21 10:15:15","2019-10-21 13:19:28","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 023lacsmo.jpg","<p>Cultura de Tuberculose.</p>","3 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","37,0	37,0	36,9	36,0	1,0	36,6	35,2	0,39	0,11	0,58","0","1","EQ 023 LACSMO.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4285","1619","1535","EQ 017 LACSMO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","34.40","Distribuição com carga","35.50","101","34.50","1","9","","2019-10-21 08:51:31","2019-10-21 11:26:31","2019-10-21 08:52:31","2019-10-21 11:26:31","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 017lacsmo.jpg","<p>Água.</p>","2 Horas (s) 34 minuto(s) exp. (SetPoint: 34.4 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","34,4	34,5	35,2	35,1	-0,7	35,4	34,9	0,13	0,07	0,40","0","1","TMB01001  EQ 017 LACSMO.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4286","1618","1535","EQ 017 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","101","34.50","1","12","","2019-10-17 10:48:28","2019-10-17 13:24:28","2019-10-17 10:49:28","2019-10-17 13:24:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 017lacjo.jpg","<p>&Aacute;gua.</p>","2 Horas (s) 35 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-0408 JM","2019-10-01","35,0	35,0	35,6	35,5	-0,5	35,8	35,3	0,11	0,06	0,39","0","1","TMB01001  EQ 017 LACJO.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4287","1617","1535","EQ 017 LACCH","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","101","34.50","1","9","","2019-10-22 09:54:32","2019-10-22 14:57:32","2019-10-22 09:54:32","2019-10-22 14:57:32","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 017lacch.jpg","<p>Água.</p>","5 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	36,0	35,8	35,5	-0,5	36,1	35,0	0,35	0,07	0,55","0","1","TMB01001  EQ 017 LACCH.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4288","1616","1535","EQ 016 LRJBA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.80","Distribuição com carga","37.00","101","35.00","2","12","","2019-10-24 09:55:30","2019-10-24 15:44:30","2019-10-24 13:42:30","2019-10-24 15:42:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 016lrjba.jpg","<p>Cultura de Tuberculose.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.8 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,8	36,8	36,9	36,1	-0,3	36,8	35,4	0,46	0,20	0,65","0","1","TMB01001  EQ 016 LRJBA.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4289","1631","2239","CWB-FRE0080","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-31 14:04:53","2019-11-01 09:31:07","2019-11-01 01:26:34","2019-11-01 09:26:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,1	-27,6	-27,9	-2,1	-26,6	-29,4	0,74	0,42	1,16","0","1","0080.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4290","1631","2239","CWB-FRE0080","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-01 09:33:43","2019-11-01 09:58:45","2019-11-01 09:39:44","2019-11-01 09:52:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0080(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4291","1631","2239","CWB-FRE0080","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-01 13:35:21","2019-11-01 14:46:26","2019-11-01 13:41:21","2019-11-01 14:37:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 56 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0080(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4292","1615","1535","EQ 015 LACCH","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","35.50","101","34.50","1","9","","2019-10-21 18:17:24","2019-10-22 12:07:32","2019-10-21 18:18:24","2019-10-22 11:45:30","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 015lacch.jpg","<p>Água.</p>","17 Horas (s) 27 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","36,0	36,5	36,5	36,1	-0,1	37,0	34,9	0,47	0,36	0,68","0","1","EQ 015 LACCH.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4293","1632","2239","CWB-CMR0072","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-10-31 14:29:16","2019-11-01 10:15:51","2019-11-01 02:12:50","2019-11-01 10:12:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,0	4,7	5,4	-0,4	6,9	3,1	0,96	1,23	1,18","0","1","0072.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4294","1614","1535","EQ 010 LRJBA","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","101","34.50","1","9","","2019-10-24 11:04:41","2019-10-24 15:29:59","2019-10-24 11:05:41","2019-10-24 15:29:59","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 010lrjba.jpg","<p>Água.</p>","4 Horas (s) 24 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","35,0	35,0	35,0	34,9	0,1	35,5	34,5	0,32	0,09	0,53","0","1","EQ 010 LRJBA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4295","1632","2239","CWB-CMR0072","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-01 13:52:54","2019-11-01 14:05:56","2019-11-01 13:56:54","2019-11-01 14:03:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0072(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4296","1632","2239","CWB-CMR0072","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-01 14:10:16","2019-11-01 14:37:21","2019-11-01 14:14:16","2019-11-01 14:31:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0072(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4297","1613","1535","EQ 005 LRJBA","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.90","Distribuição sem carga","35.50","101","34.50","1","9","","2019-10-24 16:06:49","2019-10-25 11:11:00","2019-10-24 16:06:49","2019-10-25 11:11:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 005lrjba.jpg","<p>Água.</p>","19 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.9 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","35,9	35,9	35,9	35,2	0,7	35,7	34,7	0,35	0,07	0,55","0","1","EQ 005 LRJBA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4298","1612","1535","EQ 005 LACCH","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","101","2.00","1","9","","2019-10-21 16:38:28","2019-10-22 09:05:28","2019-10-21 16:38:28","2019-10-22 09:05:28","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 005lacch.jpg","<p>Kits e Reagentes.</p>","16 Horas (s) 27 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,5	4,9	3,1	3,4	1,1	4,9	1,4	0,45	1,08	0,66","0","1","TMB01001  EQ 005 LACCH.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4299","1622","1535","EQ 036 LRJBA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","101","2.00","1","9","","2019-10-23 16:51:24","2019-10-24 09:23:24","2019-10-23 16:51:24","2019-10-24 09:23:24","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores 036lrjba.jpg","<p>Kits e Reagentes.</p>","16 Horas (s) 32 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,0	4,5	2,6	3,0	1,0	4,5	0,4	0,63	1,14	0,89","0","1","TMB01001  EQ 036 LRJBA.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4300","1630","2239","CWB-FRE0082","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-10-31 16:10:43","2019-11-01 09:26:43","2019-11-01 01:26:43","2019-11-01 09:26:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","-32,0	-30,1	-27,9	-27,8	-4,2	-24,7	-30,1	1,80	0,98	2,29","0","1","0051.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4301","1630","2239","CWB-FRE0082","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-01 09:32:32","2019-11-01 09:59:32","2019-11-01 09:38:32","2019-11-01 09:51:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0051(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4302","1630","2239","CWB-FRE0082","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-01 13:24:21","2019-11-01 14:27:21","2019-11-01 13:40:21","2019-11-01 14:25:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0051(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4303","1633","2239","CWB-FRE0085","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-11-03 23:00:02","2019-11-04 09:34:02","2019-11-04 01:34:02","2019-11-04 09:34:02","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","-30,0	-28,3	-28,9	-27,4	-2,6	-25,0	-30,9	1,51	1,01	1,91","0","1","0053(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4304","1633","2239","CWB-FRE0085","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","10","","2019-11-04 09:42:15","2019-11-04 10:23:15","2019-11-04 09:49:15","2019-11-04 10:00:15","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0053(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4305","1633","2239","CWB-FRE0085","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-11-04 11:01:06","2019-11-04 12:05:06","2019-11-04 11:08:06","2019-11-04 11:57:06","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0053(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4306","1634","2239","CWB-FRE0081","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-04 14:19:10","2019-11-05 08:55:34","2019-11-05 00:50:32","2019-11-05 08:50:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Sorologia e Gelox (Gelo Reciclável).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-28,3	-29,3	-29,0	-1,0	-26,7	-30,6	0,69	1,29	1,11","0","1","0050.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4307","1634","2239","CWB-FRE0081","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-05 09:06:08","2019-11-05 09:24:11","2019-11-05 09:11:09","2019-11-05 09:19:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0050(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4308","1634","2239","CWB-FRE0081","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-05 09:34:18","2019-11-05 10:43:37","2019-11-05 09:40:19","2019-11-05 10:40:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0050(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4309","1635","2239","CWB-CMR0085","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-04 15:27:08","2019-11-05 08:56:08","2019-11-05 00:51:08","2019-11-05 08:51:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","4,0	3,8	3,4	5,5	-1,5	8,3	2,3	2,04	0,91	2,39","0","1","0034.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4310","1635","2239","CWB-CMR0085","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-05 09:05:19","2019-11-05 09:23:19","2019-11-05 09:10:19","2019-11-05 09:18:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0034(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4311","1635","2239","CWB-CMR0085","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-05 09:44:08","2019-11-05 10:39:08","2019-11-05 09:48:08","2019-11-05 10:14:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0034(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4312","1636","2239","CWB-CMR0090","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-05 13:14:39","2019-11-06 08:40:51","2019-11-06 00:39:23","2019-11-06 08:39:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,2	3,3	4,8	-0,8	6,7	2,5	0,94	1,00	1,16","0","1","0090.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4313","1636","2239","CWB-CMR0090","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-11-06 08:43:38","2019-11-06 08:57:39","2019-11-06 08:47:39","2019-11-06 08:54:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0090(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4314","1636","2239","CWB-CMR0090","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-06 09:11:01","2019-11-06 09:52:04","2019-11-06 09:17:02","2019-11-06 09:43:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0090(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4315","1637","2239","CWB-CMR0078","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-05 12:25:46","2019-11-06 09:03:20","2019-11-06 01:00:25","2019-11-06 09:00:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para Triagem Sorológica.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,3	4,3	5,0	-1,0	6,3	3,4	0,49	0,90	0,70","0","1","0078.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4316","1637","2239","CWB-CMR0078","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-06 09:08:05","2019-11-06 09:26:07","2019-11-06 09:15:05","2019-11-06 09:24:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0078(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4317","1637","2239","CWB-CMR0078","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-06 09:34:37","2019-11-06 10:04:42","2019-11-06 09:39:37","2019-11-06 10:01:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0078(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4318","1638","2210","EWU-2714","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","1","16","","2019-10-21 14:10:00","2019-10-22 15:14:00","2019-10-21 15:14:00","2019-10-22 15:14:00","16 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","17","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,7	4,4	4,0	1,0	7,4	1,1	0,98	1,68	1,36","1","1","VAZIO.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4319","1638","2210","EWU-2714","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","17","","2019-10-22 15:42:00","2019-10-23 16:02:00","2019-10-22 16:02:00","2019-10-23 16:02:00","17 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>3 Caixas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","17","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,1	4,3	4,0	1,0	7,3	0,6	0,85	1,81	1,26","1","1","CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4320","1639","1744","EMEL-0236","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-40.00","Distribuição sem carga","-38.00","241","-42.00","2","11","","2019-11-04 14:06:00","2019-11-04 17:32:00","2019-11-04 15:32:00","2019-11-04 17:32:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-38.0 / Crit.Min.:-42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-40,0	-40,1	-40,1	-40,2	0,2	-39,7	-40,6	0,18	0,10	0,43","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4321","1642","419","IM-037","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","233","28.00","2","12","","2019-11-07 10:27:00","2019-11-08 10:59:00","2019-11-07 10:59:00","2019-11-08 10:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Blister contendo 4 comprimidos e Blister contendo 20 comprimidos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","30,0	30,0	29,7	30,2	-0,2	31,1	29,1	0,55	0,05	0,73","1","1","Sheetnov-8-2019 - 11-36 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4322","1640","752","403076","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","12","","2019-10-07 10:52:00","2019-10-07 12:15:00","2019-10-07 11:04:00","2019-10-07 11:34:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio(1).jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,7	122,4	122,7	0,7	124,3	120,7	0,6	0,4	0,8","1","1","Estudos(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4324","1640","752","403076","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-08 13:01:00","2019-10-08 14:10:00","2019-10-08 13:22:00","2019-10-08 13:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>Látex 6 pacotes com roupas, 10 bacias com instrumentais e 8 pacotes com vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,7	122,4	122,1	0,7	123,4	120,4	0,5	0,6	0,7","1","1","Estudo(29).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4323","1640","752","403076","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","12","","2019-10-08 11:00:00","2019-10-08 12:10:00","2019-10-08 11:22:00","2019-10-08 11:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>Látex 6 pacotes de roupas, 10 bacias com instrumentais e pacotes com vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,6	122,4	122,2	0,9	123,3	121,6	0,4	0,3	0,6","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4325","1640","752","403076","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","12","","2019-10-08 14:40:00","2019-10-08 15:45:00","2019-10-08 15:02:00","2019-10-08 15:32:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>Látex 6 pacotes de roupas, 10 bacias com instrumentais e 8 pacotes com vidrarias</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,3	122,2	122,2	0,8	122,8	121,5	0,2	0,3	0,5","1","1","Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4326","1640","752","403076","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","241","134.00","2","11","","2019-10-07 09:53:00","2019-10-07 10:45:00","2019-10-07 10:10:00","2019-10-07 10:15:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,3	134,9	135,3	0,7	136,2	134,9	0,4	0,5	0,6","1","1","Estudo(12).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4327","1640","752","403076","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-07 12:42:00","2019-10-07 13:40:00","2019-10-07 13:13:00","2019-10-07 13:18:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>6 pacotes de roupas, 10 bacias com instrumentais, 8 pacotes com vidrarias e 12 pacotes de desafio.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,2	134,8	134,6	0,6	135,6	132,7	0,3	1,0	0,5","1","1","Estudo(25).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4328","1640","752","403076","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","12","","2019-10-08 08:11:00","2019-10-08 09:05:00","2019-10-08 08:40:00","2019-10-08 08:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>6 pacotes de roupas, 10 bacias com instrumentais, 8 pacotes com vidrarias e 12 pacotes de desafio.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,2	134,8	134,8	0,6	135,2	134,1	0,1	0,4	0,4","1","1","Estudo(26).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4329","1640","752","403076","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-08 09:33:00","2019-10-08 10:30:00","2019-10-08 10:03:00","2019-10-08 10:08:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>6 pacotes de roupas, 10 bacias com instrumentais, 8 pacotes com vidrarias e 12 pacotes de desafio.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,4	135,0	134,7	0,5	135,4	133,1	0,1	0,9	0,4","1","1","Estudo(27).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4330","1643","2239","CWB-FRE0079","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-06 13:51:16","2019-11-07 08:57:28","2019-11-07 00:55:57","2019-11-07 08:55:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras e Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-26,0	-25,7	-26,9	-3,1	-25,7	-28,1	0,85	0,13	1,20","0","1","0079.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4331","1643","2239","CWB-FRE0079","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-07 09:02:02","2019-11-07 09:34:04","2019-11-07 09:07:02","2019-11-07 09:18:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0079(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4332","1643","2239","CWB-FRE0079","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-07 10:36:19","2019-11-07 11:15:22","2019-11-07 10:41:19","2019-11-07 11:10:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0079(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4333","1644","2239","CWB-FRE0086","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-06 14:50:25","2019-11-07 11:15:25","2019-11-07 03:15:25","2019-11-07 11:15:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras e Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","-30,0	-28,9	-29,3	-29,6	-0,4	-25,7	-35,0	2,58	3,13	3,08","0","1","0086.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4334","1644","2239","CWB-FRE0086","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-07 11:21:32","2019-11-07 11:48:32","2019-11-07 11:34:32","2019-11-07 11:46:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0086(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4335","1578","752","140377","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","6","12","","2019-10-16 09:13:00","2019-10-16 10:20:00","2019-10-16 09:29:00","2019-10-16 09:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,7	121,5	122,7	-0,3	124,9	121,2	0,8	0,6	1,0","1","1","Estudo(13).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4344","1578","752","140377","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","12","","2019-10-16 10:41:00","2019-10-16 11:30:00","2019-10-16 11:03:00","2019-10-16 11:08:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>8 Pacotes com roupas, 5 Bandejas com instrumentais e 3 Bacias.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,9	135,3	135,1	0,3	135,4	134,7	0,1	0,2	0,3","1","1","Estudo(16).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4336","1644","2239","CWB-FRE0086","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-07 12:07:31","2019-11-07 13:16:31","2019-11-07 12:11:31","2019-11-07 13:11:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","086.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4337","1645","2239","CWB-CMR0073","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-06 12:29:12","2019-11-07 08:57:46","2019-11-07 00:55:46","2019-11-07 08:55:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para Triagem Sorológica.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,1	5,1	5,6	-0,6	7,4	2,3	1,02	1,55	1,25","0","1","0073.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4338","1645","2239","CWB-CMR0073","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-07 09:02:17","2019-11-07 09:23:21","2019-11-07 09:10:18","2019-11-07 09:19:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0073(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4339","1645","2239","CWB-CMR0073","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-07 09:31:54","2019-11-07 10:07:59","2019-11-07 09:36:54","2019-11-07 09:59:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0073(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4340","1578","752","140377","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","12","","2019-10-17 09:04:00","2019-10-17 10:10:00","2019-10-17 09:22:00","2019-10-17 09:51:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>9 Baldes e 3 Pacotes de instrumentais.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,7	122,0	121,9	0,3	122,6	121,1	0,2	0,3	0,4","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4341","1578","752","140377","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-17 10:42:00","2019-10-17 11:50:00","2019-10-17 11:01:00","2019-10-17 11:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>9 Baldes e 3 Pacotes de instrumentais.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,7	122,0	121,7	0,3	122,3	120,8	0,1	0,4	0,4","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4342","1578","752","140377","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-17 12:06:00","2019-10-17 13:20:00","2019-10-17 12:24:00","2019-10-17 12:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>9 Baldes e 3 Pacotes de instrumentais.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,8	122,0	121,8	0,2	122,5	121,0	0,1	0,3	0,4","1","1","Estudo(14).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4343","1578","752","140377","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","241","134.00","6","12","","2019-10-16 08:19:00","2019-10-16 09:00:00","2019-10-16 08:35:00","2019-10-16 08:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,7	135,1	136,3	0,4	137,5	135,5	0,5	0,8	0,7","1","1","Estudo(15).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4345","1578","752","140377","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-16 12:13:00","2019-10-16 13:00:00","2019-10-16 12:33:00","2019-10-16 12:38:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>8 Pacotes com roupas, 5 Bandejas com instrumentais e 3 Bacias.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,8	135,0	134,6	0,2	135,6	133,3	0,1	0,8	0,5","1","1","Estudo(17).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4346","1578","752","140377","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-17 07:47:00","2019-10-17 08:30:00","2019-10-17 08:08:00","2019-10-17 08:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>8 Pacotes com roupas, 5 Bandejas com instrumentais e 3 Bacias.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,7	135,5	135,1	0,7	135,9	133,9	0,1	0,7	0,4","1","1","Estudo(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4347","1577","752","100004","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","12","","2019-10-12 09:32:00","2019-10-12 10:30:00","2019-10-12 09:47:00","2019-10-12 10:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	121,9	122,7	0,4	124,7	121,2	0,9	0,5	1,1","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4348","1577","752","100004","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","12","","2019-10-15 09:31:00","2019-10-15 10:35:00","2019-10-15 09:48:00","2019-10-15 10:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>12 Baldes e 8 Pacotes de instrumentais.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,6	121,8	121,7	0,2	122,4	121,1	0,2	0,3	0,4","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4349","1577","752","100004","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-15 11:00:00","2019-10-15 12:10:00","2019-10-15 11:16:00","2019-10-15 11:46:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>12 Baldes e 8 Pacotes de instrumentais.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,6	121,7	121,6	0,1	122,4	119,1	0,2	0,5	0,6","1","1","Estudo(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4350","1577","752","100004","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-15 12:36:00","2019-10-15 13:40:00","2019-10-15 12:52:00","2019-10-15 13:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>12 Baldes e 8 Pacotes de instrumentais.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,6	121,8	121,7	0,1	122,6	119,8	0,4	0,5	0,6","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4351","1577","752","100004","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","241","134.00","2","12","","2019-10-12 08:32:00","2019-10-12 09:20:00","2019-10-12 08:57:00","2019-10-12 09:01:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","<p>8 Pacotes de roupas, 7 Bandejas com instrumentais e 5 Bacias com materiais.</p>","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,4	134,0	135,2	-0,4	136,0	134,9	0,2	0,3	0,5","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4352","1577","752","100004","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","12","","2019-10-14 11:53:00","2019-10-14 12:40:00","2019-10-14 12:18:00","2019-10-14 12:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>8 Pacotes de roupas, 7 Bandejas com instrumentais e 5 Bacias com materiais.</p>","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,5	134,3	134,5	-0,2	134,9	134,2	0,2	0,1	0,4","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4353","1577","752","100004","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-14 13:56:30","2019-10-14 14:40:00","2019-10-14 14:18:30","2019-10-14 14:23:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>8 Pacotes de roupas, 7 Bandejas com instrumentais e 5 Bacias com materiais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,4	134,3	134,4	-0,2	135,0	133,2	0,1	0,6	0,5","1","1","Estudo(15).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4354","1577","752","100004","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-15 08:12:30","2019-10-15 09:05:30","2019-10-15 08:38:30","2019-10-15 08:43:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>8 Pacotes com roupas, 7 Bandejas com instrumentais e 5 Bacias com materiais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,4	134,2	134,2	-0,2	135,1	132,3	0,2	1,0	0,5","1","1","Estudo(16).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4355","1641","752","207984","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","75.00","262","65.00","2","12","","2019-10-28 14:54:48","2019-10-28 16:53:48","2019-10-28 15:24:48","2019-10-28 15:33:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572315232163.jpg","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","10","0.00","0.00","0","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","70,0	70,5	70,0	69,9	-0,5	70,4	69,4	0,1	0,3	1,0","0","1","TMB01001.(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4356","1641","752","207984","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","262","65.00","5","12","","2019-10-29 08:27:03","2019-10-29 10:25:03","2019-10-29 08:58:03","2019-10-29 09:07:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572394494857.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","70,0	70,6	70,1	70,0	-0,5	70,5	69,4	0,1	0,3	1,0","0","1","TMB01001.(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4357","1641","752","207984","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","262","65.00","5","12","","2019-10-29 10:42:07","2019-10-29 12:38:07","2019-10-29 11:13:07","2019-10-29 11:22:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572394494857.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","70,0	70,5	69,6	69,9	-0,9	70,5	69,4	0,1	0,3	1,0","0","1","TMB01001.(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4358","1641","752","207984","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","262","65.00","5","12","","2019-10-29 12:45:09","2019-10-29 14:42:09","2019-10-29 13:17:09","2019-10-29 13:26:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572394494857.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","70,0	70,7	69,9	70,1	-0,8	70,5	69,8	0,1	0,2	1,0","0","1","TMB01001.(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4359","1646","752","212010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","65.50","Distribuição sem carga","70.00","262","60.00","2","12","","2019-10-30 11:31:50","2019-10-30 12:25:50","2019-10-30 12:00:50","2019-10-30 12:10:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573224881415.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.5 / Crit.Máx.:70.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","10","0.00","0.00","0","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","65,5	65,4	62,9	65,0	-2,5	66,6	60,7	0,7	1,9	4,0","0","1","TMB01001(17).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4360","1646","752","212010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","65.50","Distribuição com carga","70.00","262","60.00","5","12","","2019-10-30 14:12:17","2019-10-30 15:06:17","2019-10-30 14:41:17","2019-10-30 14:46:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573251628687.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.5 / Crit.Máx.:70.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","65,5	66,4	65,7	65,6	-0,7	66,4	64,6	0,1	0,6	1,0","0","1","TMB01001(15).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4361","1646","752","212010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","65.50","Distribuição com carga","70.00","262","60.00","5","12","","2019-10-30 15:09:56","2019-10-30 16:03:56","2019-10-30 15:39:56","2019-10-30 15:44:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573251628687.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.5 / Crit.Máx.:70.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","65,5	66,6	66,1	66,2	-0,4	67,1	65,3	0,1	0,7	1,0","0","1","TMB01001(18).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4362","1646","752","212010","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","65.50","Distribuição com carga","70.00","262","60.00","5","12","","2019-10-30 16:12:12","2019-10-30 17:06:12","2019-10-30 16:41:12","2019-10-30 16:46:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573251628687.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.5 / Crit.Máx.:70.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","65,5	67,0	66,5	66,1	-0,5	67,1	64,7	0,2	0,9	1,0","0","1","TMB01001(19).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4363","1646","752","212010","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","90.00","Distribuição sem carga","95.00","262","85.00","5","12","","2019-10-30 12:30:07","2019-10-30 13:13:07","2019-10-30 12:53:07","2019-10-30 13:03:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573224881415.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 90.0 / Crit.Máx.:95.0 / Crit.Min.:85.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","90,0	93,1	91,9	92,0	-1,1	93,0	91,2	0,1	0,6	1,0","0","1","TMB01001(16).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4364","1646","752","212010","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","90.00","Distribuição com carga","95.00","262","85.00","5","12","","2019-10-31 09:16:04","2019-10-31 10:00:04","2019-10-31 09:39:04","2019-10-31 09:49:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573252520137.jpg","<p>Desinfecção: plástico.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp. (SetPoint: 90.0 / Crit.Máx.:95.0 / Crit.Min.:85.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","90,0	92,8	91,7	91,6	-1,1	93,1	87,3	1,2	1,6	2,0","0","1","TMB01001(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4365","1646","752","212010","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","90.00","Distribuição com carga","95.00","262","85.00","5","12","","2019-10-31 10:07:34","2019-10-31 10:51:34","2019-10-31 10:31:34","2019-10-31 10:41:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573252520137.jpg","<p>Desinfecção: plástico</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 90.0 / Crit.Máx.:95.0 / Crit.Min.:85.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","90,0	93,1	92,0	92,1	-1,0	93,6	90,3	0,6	1,0	1,0","0","1","TMB01001(20).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4366","1646","752","212010","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","90.00","Distribuição com carga","95.00","262","85.00","5","12","","2019-10-31 11:13:16","2019-10-31 11:59:16","2019-10-31 11:39:16","2019-10-31 11:49:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573252520137(1).jpg","<p>Desinfecção: plástico</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp. (SetPoint: 90.0 / Crit.Máx.:95.0 / Crit.Min.:85.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","90,0	93,0	92,0	92,0	-1,0	93,7	89,4	0,6	1,1	1,0","0","1","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4367","1647","752","136269","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","75.00","262","65.00","2","11","","2019-11-01 10:47:08","2019-11-01 12:40:08","2019-11-01 11:26:08","2019-11-01 11:36:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573425890725.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","10","0.00","0.00","0","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","70,0	73,3	71,5	71,7	-1,8	72,7	70,7	0,3	0,6	1,0","0","1","TMB01001..XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4368","1647","752","136269","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","262","65.00","1","11","","2019-11-01 13:19:47","2019-11-01 15:18:47","2019-11-01 13:58:47","2019-11-01 14:08:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573427512708.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","70,0	73,4	71,7	71,8	-1,8	73,0	70,2	0,2	0,7	1,0","0","1","TMB01001.(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4369","1647","752","136269","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","262","65.00","1","11","","2019-11-04 12:44:55","2019-11-04 14:43:55","2019-11-04 13:24:55","2019-11-04 13:33:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573427512708.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","70,0	73,4	71,6	71,9	-1,8	72,9	70,7	0,4	0,6	1,0","0","1","TMB01001.(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4370","1647","752","136269","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","262","65.00","1","11","","2019-11-04 14:54:58","2019-11-04 16:47:58","2019-11-04 15:32:58","2019-11-04 15:41:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573427512708.jpg","<p>Carga mista - instrumental cirúrgico pesado.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","70,0	73,5	71,7	72,0	-1,8	73,0	70,8	0,4	0,6	1,0","0","1","TMB01001.(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4371","1648","291","FPS 3866","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","10","","2019-11-11 12:00:24","2019-11-12 14:06:10","2019-11-11 13:00:28","2019-11-12 13:00:05","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","FPS 3866.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4372","1649","291","FPS 8585","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","2","11","","2019-11-04 15:34:29","2019-11-05 17:01:06","2019-11-04 16:34:33","2019-11-05 16:34:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 8585.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4373","1657","176","253141","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","12","","2019-11-05 10:07:22","2019-11-05 13:29:22","2019-11-05 10:10:22","2019-11-05 13:28:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Kits de endotoxina e Padrões de FP, Meio de Cutura AGAR, Desktoxina.</p>","3 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01006(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4374","1652","752","100005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","1","12","","2019-10-08 09:47:18","2019-10-08 10:48:18","2019-10-08 10:02:18","2019-10-08 10:32:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,9	121,9	122,8	0,1	125,6	122,0	0,9	0,6	1,1","0","1","121Â°C(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4375","1652","752","100005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-10-09 10:01:16","2019-10-09 11:01:16","2019-10-09 10:15:16","2019-10-09 10:45:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 121.jpg","<p>Termosensíveis.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,8	122,0	121,5	0,1	122,1	120,9	0,1	0,4	0,4","0","1","1Âº CARGA(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4376","1652","752","100005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-10-09 12:43:04","2019-10-09 13:48:04","2019-10-09 13:03:04","2019-10-09 13:32:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 121.jpg","<p>Termosensíveis.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,7	121,6	121,4	-0,1	121,9	120,9	0,1	0,3	0,5","0","1","2Âº CARGA(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4377","1652","752","100005","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-10-09 14:12:50","2019-10-09 15:16:50","2019-10-09 14:29:50","2019-10-09 14:59:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 121.jpg","<p>Termosensíveis.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,8	121,7	121,5	-0,1	122,3	120,9	0,1	0,4	0,5","0","1","3Âº CARGA(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4378","1652","752","100005","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","12","","2019-10-08 08:50:14","2019-10-08 09:32:14","2019-10-08 09:10:14","2019-10-08 09:15:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,6	134,6	135,2	0,0	135,8	134,9	0,2	0,3	0,5","0","1","134Â°C.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4379","1652","752","100005","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-08 12:37:27","2019-10-08 13:32:27","2019-10-08 13:09:27","2019-10-08 13:14:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 134.jpg","<p>Roupas e instrumentos.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,6	134,6	134,0	0,0	135,7	132,5	0,7	0,9	0,8","0","1","1Âº carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4380","1652","752","100005","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-08 14:05:04","2019-10-08 14:54:04","2019-10-08 14:32:04","2019-10-08 14:37:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 134.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,4	134,5	133,8	0,1	134,5	132,4	0,1	0,8	0,5","0","1","2Â° carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4381","1652","752","100005","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-09 08:12:27","2019-10-09 09:02:27","2019-10-09 08:40:27","2019-10-09 08:45:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 134.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,4	134,6	134,4	0,2	135,0	133,1	0,1	0,7	0,5","0","1","3Âº carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4382","1653","752","100002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","12","","2019-10-11 09:01:36","2019-10-11 11:09:36","2019-10-11 09:24:36","2019-10-11 09:54:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,5	122,0	122,2	0,5	122,8	121,7	0,3	0,1	0,5","0","1","121ÂºC.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4383","1653","752","100002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-10-14 08:33:42","2019-10-14 09:34:42","2019-10-14 08:51:42","2019-10-14 09:21:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>Termo sens&iacute;veis.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	121,5	122,2	122,2	0,7	122,7	120,5	0,1	0,3	0,4","0","1","1 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4384","1653","752","100002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-10-14 10:01:14","2019-10-14 10:50:14","2019-10-14 10:19:14","2019-10-14 10:39:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>Termo sens&iacute;veis.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	121,7	122,2	122,1	0,5	122,7	120,5	0,1	0,4	0,5","0","1","2 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4385","1653","752","100002","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-10-14 12:08:13","2019-10-14 13:06:13","2019-10-14 12:25:13","2019-10-14 12:55:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 121.jpg","<p>Termo sens&iacute;veis.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","121,0	121,6	122,3	122,1	0,7	122,8	120,5	0,2	0,4	0,6","0","1","3 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4386","1653","752","100002","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","6","12","","2019-10-10 12:38:25","2019-10-10 13:29:25","2019-10-10 13:04:25","2019-10-10 13:09:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,6	135,3	136,4	0,7	137,6	135,8	0,4	0,5	0,6","0","1","134ÂºC.XLS","1");
