INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1656","587","3515","89.708","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","11","","2018-12-12 11:10:02","2018-12-12 13:11:10","2018-12-12 11:37:28","2018-12-12 12:27:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,1	121,1	120,8	0,0	121,2	120,3	0,2	0,3	0,4","1","1","Sheetdez-15-2018 - 07-57 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1657","587","3515","89.708","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","1","11","","2018-12-12 13:58:12","2018-12-12 16:01:48","2018-12-12 14:25:06","2018-12-12 15:15:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA RESIDUOS(1).jpg","<p>Papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,1	122,2	113,6	1,1	121,5	97,4	7,8	6,4	9,0","1","1","Sheetdez-15-2018 - 08-22 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1658","587","3515","89.708","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-12-12 16:37:00","2018-12-12 18:30:00","2018-12-12 17:14:00","2018-12-12 18:04:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA RESIDUOS.jpg","<p>Papel, papelão,luvas descartáveis, plásticos contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,1	121,2	120,6	0,1	121,8	115,6	1,7	1,4	1,9","1","1","Sheetdez-15-2018 - 08-36 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1659","587","3515","89.708","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","1","10","","2018-12-12 18:50:00","2018-12-12 20:15:00","2018-12-12 19:07:00","2018-12-12 19:57:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA RESIDUOS.jpg","<p>Papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,1	121,5	117,8	0,4	121,0	110,0	3,4	2,4	4,0","1","1","Sheetdez-15-2018 - 08-47 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1660","587","3515","89.708","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2018-12-13 08:57:24","2018-12-13 11:21:36","2018-12-13 09:41:58","2018-12-13 10:31:58","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VIDRARIAS.jpg","<p>Tubos de análises e amostras reservatório de vidro para coleta contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,1	121,2	120,4	0,1	121,0	118,2	0,7	0,7	0,9","1","1","Sheetdez-16-2018 - 12-11 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1661","587","3515","89.708","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2018-12-13 11:39:54","2018-12-13 13:38:30","2018-12-13 12:05:14","2018-12-13 12:55:14","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VIDRARIAS.jpg","<p>Tubos de análises e amostras reservatório de vidro para coleta contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,2	121,3	120,4	0,1	121,4	109,8	3,5	2,5	4,1","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1662","587","3515","89.708","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-12-13 15:12:38","2018-12-13 17:21:08","2018-12-13 15:39:02","2018-12-13 16:29:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VIDRARIAS.jpg","<p>Tubos de análises e amostras reservatório de vidro para coleta contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,2	121,3	120,4	0,2	121,6	110,9	3,1	1,3	3,5","1","1","Sheetdez-16-2018 - 12-43 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1663","587","3515","89.708","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","9","","2018-12-21 15:51:42","2018-12-21 17:19:32","2018-12-21 16:18:46","2018-12-21 17:08:46","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VIDRARIAS.jpg","<p>Tubos de análises e amostras reservatório de vidro para coleta contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,5	123,1	122,9	0,6	123,4	121,6	0,6	0,3	0,8","1","1","Sheetjan-7-2019 - 03-31 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1664","588","3515","11.791","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","11","","2018-12-21 10:13:24","2018-12-21 11:21:46","2018-12-21 10:37:44","2018-12-21 11:07:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,0	122,7	121,8	123,3	120,4	0,8	123,3	2,0","1","1","usar esse.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1665","588","3515","11.791","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-21 11:40:30","2018-12-21 12:47:30","2018-12-21 12:06:30","2018-12-21 12:36:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de vidro e plástico para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	120,6	121,7	121,6	120,6	122,3	118,9	0,9	0,6	2,0","1","1","Sheetjan-7-2019 - 07-50 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1666","588","3515","11.791","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2018-12-21 12:51:30","2018-12-21 13:55:16","2018-12-21 13:14:12","2018-12-21 13:44:12","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de vidro e plástico para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,5	122,5	121,3	122,9	120,5	0,7	0,5	1,0","1","1","Sheetjan-7-2019 - 07-57 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1667","588","3515","11.791","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","4","11","","2018-12-21 14:00:30","2018-12-21 15:07:30","2018-12-21 14:26:30","2018-12-21 14:56:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de vidro e plástico para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	120,6	121,9	121,9	120,7	122,6	121,2	0,4	0,3	1,0","1","1","Sheetjan-7-2019 - 08-03 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1668","586","1116","SRT-001","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","1","121.00","6","12","","2018-12-21 10:13:24","2018-12-21 11:21:46","2018-12-21 10:37:44","2018-12-21 11:07:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensor_estudo_1.gif","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","11","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","1","1","usar esse.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1669","589","3515","22.722","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-06-14 09:04:57","2019-06-14 12:01:27","2019-06-14 10:47:27","2019-06-14 11:37:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	122,6	123,6	122,9	1,0	123,5	121,5	0,5	0,0	1,0","1","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1670","589","3515","22.722","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-06-14 12:20:06","2019-06-14 15:09:06","2019-06-14 13:30:06","2019-06-14 14:20:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga1.jpg","<p>Resíduos: Placas de petri, papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	123,1	123,2	122,9	0,1	124,1	120,8	0,9	0,6	2,0","1","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1671","589","3515","22.722","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","9","","2019-06-17 08:10:58","2019-06-17 11:35:58","2019-06-17 09:56:58","2019-06-17 10:46:58","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga1.jpg","<p>Resíduos: Placas de petri, papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	123,5	122,7	-0,5	124,7	120,7	1,0	0,9	2,0","1","1","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1672","589","3515","22.722","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-06-18 10:08:54","2019-06-18 12:40:54","2019-06-18 10:37:54","2019-06-18 11:27:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga1.jpg","<p>Resíduos: Placas de petri, papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	123,3	123,2	-0,7	123,9	120,9	0,8	0,6	2,0","1","1","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1673","589","3515","22.722","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-06-18 13:39:38","2019-06-18 15:28:38","2019-06-18 13:59:38","2019-06-18 14:49:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2(1).jpg","<p>Vidrarias: Tubos de análises, amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	123,6	122,7	-0,4	123,7	121,8	0,5	0,2	1,0","1","1","TMB01001(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1674","589","3515","22.722","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-06-19 07:12:27","2019-06-19 09:25:27","2019-06-19 07:55:27","2019-06-19 08:45:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2(1).jpg","<p>Vidrarias: Tubos de análises, amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	123,6	123,1	-0,4	123,9	122,0	0,6	0,2	1,0","1","1","TMB01001(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1675","589","3515","22.722","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-06-19 09:42:56","2019-06-19 13:43:56","2019-06-19 10:08:56","2019-06-19 10:58:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2.jpg","<p>Vidrarias: Tubos de análises, amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	123,4	122,9	-0,6	124,0	121,6	0,6	0,3	1,0","1","1","TMB01001(10).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1676","590","2572","68.281","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","42.20","243","41.80","5","10","","2019-01-17 11:40:42","2019-01-17 14:32:53","2019-01-17 12:30:45","2019-01-17 14:30:50","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:42.2 / Crit.Min.:41.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","42,0	42,0	42,0	42,2	-0,2	42,8	41,8	0,26	0,17	0,48","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1677","590","2572","68.281","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","42.20","243","41.80","6","10","","2019-01-17 14:40:28","2019-01-17 17:01:35","2019-01-17 15:00:28","2019-01-17 17:01:35","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:42.2 / Crit.Min.:41.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","42,0	42,0	42,1	42,3	-0,3	43,2	41,8	0,44	0,18	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1678","591","2572","A01009","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","48.00","Distribuição sem carga","49.00","243","47.00","5","11","","2019-01-21 09:50:05","2019-01-21 15:21:28","2019-01-21 13:20:20","2019-01-21 15:20:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 48.0 / Crit.Máx.:49.0 / Crit.Min.:47.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","48,0	48,0	48,0	48,6	-0,6	50,4	48,0	0,64	0,32	0,82","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1679","591","2572","A01009","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","48.00","Distribuição com carga","49.00","243","47.00","6","11","","2019-01-21 15:30:46","2019-01-21 18:00:56","2019-01-21 16:00:48","2019-01-21 18:00:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 48.0 / Crit.Máx.:49.0 / Crit.Min.:47.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","48,0	48,0	48,4	48,7	-0,7	51,6	44,7	1,42	0,57	1,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1680","592","419","EQ-043","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","11","","2019-01-14 11:24:54","2019-01-14 14:06:46","2019-01-14 12:11:09","2019-01-14 12:56:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","11","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","122,0	122,0	123,5	123,4	1,5	123,8	122,8	0,2	0,2	1,3","1","1","Sheetjan-16-2019 - 10-43 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1681","593","3515","89.706","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","12","","2018-12-14 11:46:00","2018-12-14 13:38:00","2018-12-14 12:01:00","2018-12-14 12:51:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIA(3).jpg","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,3	122,2	122,1	0,9	122,6	119,9	0,7	0,4	0,9","1","1","Resumo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1682","593","3515","89.706","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-14 13:58:00","2018-12-14 15:50:00","2018-12-14 14:20:00","2018-12-14 15:11:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA RESIDUOS.jpg","<p>Papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos contaminados.</p>","0 Horas (s) 51 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,8	123,4	119,4	1,7	121,7	115,8	0,9	1,3	1,2","1","1","Sheetjan-7-2019 - 05-34 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1683","593","3515","89.706","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-12-17 09:06:00","2018-12-17 11:05:00","2018-12-17 09:45:00","2018-12-17 10:35:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA RESIDUOS.jpg","<p>Papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,7	122,6	118,5	0,9	121,6	110,8	3,1	1,9	3,6","1","1","Sheetjan-7-2019 - 05-40 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1684","593","3515","89.706","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-17 11:23:00","2018-12-17 13:26:00","2018-12-17 11:46:00","2018-12-17 12:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA RESIDUOS.jpg","<p>Papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos contaminados.</p>","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,1	122,6	121,5	-0,6	122,5	119,0	1,1	0,7	1,4","1","1","Sheetjan-7-2019 - 05-46 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1685","593","3515","89.706","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-17 13:45:00","2018-12-17 15:14:00","2018-12-17 14:06:00","2018-12-17 14:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VIDRARIA.jpg","<p>Tubos de ensaio, amostras e reservatórios de vidro para coleta contaminados.</p>","0 Horas (s) 51 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,2	123,6	123,8	0,4	124,2	123,0	0,2	0,3	1,2","1","1","Sheetjan-7-2019 - 05-54 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1686","593","3515","89.706","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-17 15:23:00","2018-12-17 16:43:00","2018-12-17 15:39:00","2018-12-17 16:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VIDRARIA.jpg","<p>Tubos de análises, amostras e reservatórios de vidro para coleta, contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,5	123,4	122,5	0,9	123,8	117,6	0,7	1,2	1,1","1","1","Sheetjan-7-2019 - 06-00 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1687","593","3515","89.706","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-17 16:55:22","2018-12-17 18:27:18","2018-12-17 17:16:20","2018-12-17 18:06:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VIDRARIA.jpg","<p>Tubos de análise, amostras e reservatório de vidro para coleta.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,6	123,4	123,0	0,8	123,8	121,7	0,4	0,4	0,7","1","1","Sheetjan-7-2019 - 06-05 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1688","594","2239","CWB-FRE111","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-16 12:27:18","2019-01-17 10:46:19","2019-01-17 02:15:19","2019-01-17 10:45:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: -29.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-29,0	-28,2	-29,3	-28,3	-0,7	-26,7	-29,3	0,75	0,37	0,97","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1689","594","2239","CWB-FRE111","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-17 10:47:11","2019-01-17 11:18:11","2019-01-17 10:52:11","2019-01-17 11:11:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1690","594","2239","CWB-FRE111","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-17 11:19:13","2019-01-17 12:22:13","2019-01-17 11:29:13","2019-01-17 12:18:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1691","595","2239","CWB-CMR114","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","2","12","","2019-01-16 12:31:36","2019-01-17 10:39:36","2019-01-17 02:39:36","2019-01-17 10:39:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","3,6	4,5	4,8	4,3	-0,7	5,4	3,6	0,32	0,30	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1692","595","2239","CWB-CMR114","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","11","","2019-01-17 10:40:56","2019-01-17 11:48:56","2019-01-17 10:45:56","2019-01-17 11:13:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1693","595","2239","CWB-CMR114","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","2","12","","2019-01-17 11:50:35","2019-01-17 13:03:35","2019-01-17 12:50:35","2019-01-17 12:59:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1694","596","1158","100.001.820.389","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-01-10 08:00:50","2019-01-11 09:49:27","2019-01-10 09:49:56","2019-01-11 09:49:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Frascos de veneno.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-32,0	-30,4	-29,2	-28,2	-3,8	-24,7	-30,8	1,18	1,66	1,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1695","596","1158","100.001.820.389","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-01-11 10:27:45","2019-01-11 12:58:55","2019-01-11 10:28:45","2019-01-11 11:04:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1696","596","1158","100.001.820.389","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-01-11 13:07:13","2019-01-11 13:36:15","2019-01-11 13:08:14","2019-01-11 13:33:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1697","597","1158","100.001.817.511","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.00","Distribuição sem carga","25.00","235","20.00","5","12","","2019-01-16 09:00:42","2019-01-17 10:17:19","2019-01-16 10:17:48","2019-01-17 10:17:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","22,0	22,0	21,2	22,4	-0,4	23,3	20,5	0,75	0,10	0,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1698","597","1158","100.001.817.511","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","25.00","235","20.00","2","12","","2019-01-17 10:33:36","2019-01-18 10:45:13","2019-01-17 10:45:37","2019-01-18 10:45:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Bioindicadores e frascos de leite com água.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","22,0	22,0	21,3	22,4	-0,4	23,3	20,4	0,84	0,09	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1699","597","1158","100.001.817.511","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","25.00","235","20.00","2","12","","2019-01-18 10:54:03","2019-01-18 11:04:04","2019-01-18 10:55:03","2019-01-18 11:02:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1700","597","1158","100.001.817.511","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","25.00","235","20.00","2","12","","2019-01-18 11:08:28","2019-01-18 11:19:28","2019-01-18 11:09:28","2019-01-18 11:10:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1701","592","419","EQ-043","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","12","","2019-01-14 14:14:00","2019-01-14 15:49:00","2019-01-14 14:39:00","2019-01-14 15:24:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","122,0	122,0	123,2	123,2	1,2	124,1	120,9	0,8	0,5	1,6","1","1","Sheetjan-16-2019 - 10-55 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1702","592","419","EQ-043","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","12","","2019-01-14 15:52:00","2019-01-14 17:15:00","2019-01-14 16:11:00","2019-01-14 16:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","122,0	122,0	123,5	123,5	1,5	123,9	122,8	0,2	0,2	1,3","1","1","Sheetjan-16-2019 - 11-04 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1703","592","419","EQ-043","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-01-15 10:05:30","2019-01-15 12:18:30","2019-01-15 11:00:30","2019-01-15 11:45:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>40 frascos de 100ml, 1 frasco de 500ml, 140 tubos, 150 placas.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","122,0	122,1	123,6	123,2	1,5	124,2	120,9	0,9	0,5	1,6","1","1","Sheetjan-16-2019 - 11-18 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1704","592","419","EQ-043","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-01-15 14:09:00","2019-01-15 16:00:00","2019-01-15 14:50:00","2019-01-15 15:35:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>40 frascos de 100ml, 1 frasco de 500ml, 140 tubos, 150 placas.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","122,0	122,0	123,7	123,6	1,6	124,2	122,5	0,4	0,2	1,4","1","1","Sheetjan-16-2019 - 11-25 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1705","592","419","EQ-043","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-01-15 16:33:30","2019-01-15 18:11:30","2019-01-15 17:06:30","2019-01-15 17:51:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>40 frascos de 100ml, 1 frasco de 500ml, 140 tubos, 150 placas.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","122,0	122,0	123,7	123,7	1,7	124,5	122,5	0,5	0,3	1,4","1","1","Sheetjan-16-2019 - 11-32 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1706","598","1158","344.609","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.50","Distribuição sem carga","25.00","294","20.00","2","12","","2019-01-12 10:00:27","2019-01-13 11:45:09","2019-01-12 11:42:34","2019-01-13 11:42:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","22,5	23,1	23,1	23,1	-0,6	24,2	21,4	0,40	0,48	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1707","598","1158","344.609","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","294","20.00","2","12","","2019-01-14 11:58:24","2019-01-15 15:22:13","2019-01-14 15:22:37","2019-01-15 15:22:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Bioindicadores, frascos de leite com água.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","22,5	23,1	23,2	23,1	-0,6	24,2	21,5	0,41	0,45	0,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1708","598","1158","344.609","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","294","20.00","2","12","","2019-01-15 15:27:28","2019-01-15 15:49:29","2019-01-15 15:30:28","2019-01-15 15:45:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1709","599","1158","352538","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","235","30.00","5","12","","2019-01-20 10:00:09","2019-01-21 10:05:40","2019-01-20 10:05:10","2019-01-21 10:05:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada em vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","32,5	32,3	32,4	32,6	-0,1	34,5	31,2	0,41	0,68	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1710","599","1158","352538","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","235","30.00","2","12","","2019-01-21 10:14:18","2019-01-22 10:31:51","2019-01-21 10:31:19","2019-01-22 10:31:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada com carga.jpg","<p>Bioindicadores e frascos de leite com água.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","32,5	32,3	32,4	32,9	-0,4	34,4	31,5	0,39	0,59	0,60","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1711","599","1158","352538","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","235","30.00","2","12","","2019-01-22 10:35:19","2019-01-22 10:43:19","2019-01-22 10:36:19","2019-01-22 10:42:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1712","599","1158","352538","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","235","30.00","2","12","","2019-01-22 10:46:08","2019-01-22 11:48:12","2019-01-22 10:47:08","2019-01-22 11:47:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1713","600","2239","CWB-FRE112","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-79.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-80.00","2","12","","2019-01-21 14:33:27","2019-01-22 09:55:27","2019-01-22 01:55:27","2019-01-22 09:55:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox e plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -79.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1714","600","2239","CWB-FRE112","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-79.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-80.00","6","11","","2019-01-22 10:29:56","2019-01-22 11:29:56","2019-01-22 10:34:56","2019-01-22 11:29:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 55 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1715","600","2239","CWB-FRE112","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-79.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-80.00","2","11","","2019-01-22 11:31:22","2019-01-22 13:25:22","2019-01-22 12:17:22","2019-01-22 13:17:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1716","601","4172","586270","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-30.00","262","-45.00","2","12","","2019-01-21 16:35:22","2019-01-22 18:05:22","2019-01-21 18:05:22","2019-01-22 18:05:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1548098027237.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1717","602","2239","CWB-FRE113","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-01-22 17:04:08","2019-01-23 11:48:08","2019-01-23 03:48:08","2019-01-23 11:48:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,2	-25,0	-25,7	-4,3	-22,1	-31,0	1,99	3,14	2,43","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1718","602","2239","CWB-FRE113","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-01-23 11:52:09","2019-01-23 12:09:09","2019-01-23 11:53:09","2019-01-23 12:02:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1719","602","2239","CWB-FRE113","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-01-23 13:07:11","2019-01-23 13:47:11","2019-01-23 13:08:11","2019-01-23 13:42:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1720","603","2572","361.221","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","62.00","243","58.00","5","10","","2019-01-22 11:10:35","2019-01-22 14:01:46","2019-01-22 12:00:38","2019-01-22 14:00:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","60,0	60,0	60,3	60,0	0,0	61,1	59,2	0,46	0,22	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1721","603","2572","361.221","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","62.00","243","58.00","2","11","","2019-01-22 14:11:04","2019-01-22 16:31:13","2019-01-22 14:30:04","2019-01-22 16:30:13","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA(1).jpg","<p>Pipeta, tubo de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","60,0	60,0	60,4	60,0	0,0	60,9	59,5	0,39	0,10	0,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1722","604","2572","361.223","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","243","33.00","5","11","","2019-01-23 05:00:59","2019-01-23 08:01:11","2019-01-23 06:00:04","2019-01-23 08:00:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	34,8	34,8	0,2	35,8	34,4	0,42	0,08	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1723","604","2572","361.223","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","243","33.00","2","11","","2019-01-23 08:10:11","2019-01-23 10:31:20","2019-01-23 08:30:12","2019-01-23 10:30:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Pipeta, tubo de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	35,6	34,6	0,32	0,08	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1724","605","2239","CWB-CMR115","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-01-22 13:42:05","2019-01-23 09:31:23","2019-01-23 01:31:52","2019-01-23 09:31:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,0	4,9	4,7	0,3	6,8	3,1	0,42	1,06	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1725","605","2239","CWB-CMR115","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-01-23 09:41:57","2019-01-23 09:53:58","2019-01-23 09:42:57","2019-01-23 09:47:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1726","605","2239","CWB-CMR115","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-01-23 10:04:15","2019-01-23 11:03:19","2019-01-23 10:05:15","2019-01-23 10:58:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1727","606","2239","CWB-CMR116","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2019-01-21 14:40:33","2019-01-22 10:32:33","2019-01-22 02:31:33","2019-01-22 10:31:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,9	4,7	4,4	-0,4	6,1	2,4	0,62	0,92	0,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1728","606","2239","CWB-CMR116","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2019-01-22 10:35:49","2019-01-22 11:05:49","2019-01-22 10:36:49","2019-01-22 11:05:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1729","606","2239","CWB-CMR116","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","2","12","","2019-01-22 11:07:08","2019-01-22 11:25:08","2019-01-22 11:12:08","2019-01-22 11:23:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1730","607","2239","CWB-CMR117","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","9.00","294","2.00","6","12","","2019-01-17 13:48:59","2019-01-18 10:16:59","2019-01-18 02:16:59","2019-01-18 10:16:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:9.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,0	5,9	4,2	0,8	8,2	-2,0	0,75	3,78	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1731","607","2239","CWB-CMR117","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2019-01-18 10:18:56","2019-01-18 11:35:56","2019-01-18 11:03:56","2019-01-18 11:32:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1732","607","2239","CWB-CMR117","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2019-01-18 11:44:09","2019-01-18 13:01:09","2019-01-18 12:42:09","2019-01-18 12:47:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1733","598","1158","344.609","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","294","20.00","2","12","","2019-01-15 15:52:27","2019-01-15 16:56:31","2019-01-15 15:55:27","2019-01-15 16:55:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1734","608","2572","314.001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","100.00","Distribuição sem carga","110.00","243","90.00","5","11","","2019-01-24 07:00:23","2019-01-24 11:01:40","2019-01-24 09:00:31","2019-01-24 11:00:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto em Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","100,0	96,2	102,5	104,0	-4,0	115,8	90,6	4,68	6,42	5,55","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1735","608","2572","314.001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","100.00","Distribuição com carga","110.00","243","90.00","6","11","","2019-01-24 11:10:24","2019-01-24 15:06:40","2019-01-24 13:00:31","2019-01-24 15:00:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto com Carga.jpg","<p>Placas de petri.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","100,0	97,6	100,7	101,8	-1,8	115,5	89,5	4,85	6,74	5,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1736","609","291","FPS 5915","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","6","11","","2019-01-18 15:16:31","2019-01-19 17:00:15","2019-01-18 16:16:34","2019-01-19 16:16:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1737","610","2572","314.146","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","40.00","Distribuição sem carga","45.00","243","35.00","5","11","","2019-01-25 07:50:07","2019-01-25 11:01:21","2019-01-25 09:00:12","2019-01-25 11:00:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIA.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:45.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","40,0	42,0	42,2	42,0	-2,0	44,3	38,1	0,69	1,69	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1738","610","2572","314.146","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","45.00","243","35.00","6","11","","2019-01-25 11:10:03","2019-01-25 14:31:15","2019-01-25 12:30:08","2019-01-25 14:30:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Frascos de vidros.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:45.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","40,0	43,7	43,8	43,6	-3,6	45,5	41,2	0,66	0,95	0,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1739","611","2239","CWB-FRE114","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-01-23 14:30:10","2019-01-24 09:34:25","2019-01-24 01:33:53","2019-01-24 09:33:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-30,0	-28,4	-25,5	-22,3	-7,7	-21,1	-23,5	0,81	0,26	1,23","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1740","500","3001","2015-0212","5","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-2.00","Distribuição sem carga","0.00","242","-15.00","5","3","","2018-12-05 17:17:16","2018-12-05 23:00:39","2018-12-05 18:29:19","2018-12-05 22:29:35","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -2.0 / Crit.Máx.:0.0 / Crit.Min.:-15.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","-2,0	-0,8	-5,3	-4,4	2,4	-1,4	-8,2	1,46	1,45	2,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1741","500","3001","2015-0212","6","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-2.00","Distribuição com carga","0.00","242","-15.00","2","3","","2018-12-04 14:21:02","2018-12-05 16:09:44","2018-12-04 15:50:08","2018-12-05 15:50:42","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -2.0 / Crit.Máx.:0.0 / Crit.Min.:-15.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","-2,0	-2,1	-5,1	-4,4	2,4	-2,1	-8,0	0,95	1,53	1,21","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1742","500","3001","2015-0212","7","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-2.00","Distribuição com carga","0.00","242","-15.00","6","3","","2018-12-05 16:15:27","2018-12-05 16:35:28","2018-12-05 16:16:26","2018-12-05 16:30:27","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1743","500","3001","2015-0212","8","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-2.00","Distribuição com carga","0.00","242","-15.00","2","3","","2018-12-05 16:38:46","2018-12-05 17:08:48","2018-12-05 16:40:45","2018-12-05 17:07:48","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1744","611","2239","CWB-FRE114","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","6","12","","2019-01-24 09:45:25","2019-01-24 10:56:30","2019-01-24 09:47:25","2019-01-24 10:04:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1745","611","2239","CWB-FRE114","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-01-24 12:14:13","2019-01-24 13:11:17","2019-01-24 12:14:00","2019-01-24 12:27:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1746","612","4178","00730242","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","281","34.50","6","10","","2019-01-07 15:22:00","2019-01-07 19:12:00","2019-01-07 17:12:00","2019-01-07 19:12:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","00730242.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1747","613","4172","70283","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","262","-40.00","6","12","","2019-01-15 14:00:50","2019-01-16 15:03:50","2019-01-15 15:03:50","2019-01-16 15:03:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1547578053593.jpg","<p>Soroteca.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1748","614","2239","CWB-FRE115","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","2","10","","2019-01-23 16:50:39","2019-01-24 09:33:39","2019-01-24 01:33:39","2019-01-24 09:33:39","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-40,0	-38,6	-41,0	-35,0	-5,0	-32,9	-36,4	1,34	0,09	1,72","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1749","614","2239","CWB-FRE115","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","6","12","","2019-01-24 09:45:46","2019-01-24 09:54:47","2019-01-24 09:46:47","2019-01-24 09:53:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1967","700","2627","TIHS0042P","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","281","2.00","6","12","","2019-02-12 18:00:55","2019-02-13 01:35:55","2019-02-12 19:30:55","2019-02-13 01:30:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0042P.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1750","614","2239","CWB-FRE115","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","2","12","","2019-01-24 10:07:53","2019-01-24 11:09:53","2019-01-24 10:08:53","2019-01-24 11:08:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1751","615","2239","CWB-CMR118","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","10","","2019-01-24 15:20:14","2019-01-25 10:14:32","2019-01-25 02:13:14","2019-01-25 10:13:32","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Bolsas de Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	8,7	11,4	11,6	-7,6	14,5	9,6	1,78	0,11	2,10","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1752","615","2239","CWB-CMR118","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","6","11","","2019-01-25 10:19:04","2019-01-25 11:21:04","2019-01-25 10:20:04","2019-01-25 11:20:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1753","616","2239","CWB-BLF003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-62.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-70.00","6","11","","2019-01-23 11:16:42","2019-01-23 13:11:42","2019-01-23 11:16:42","2019-01-23 13:11:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","1 Horas (s) 55 minuto(s) exp. (SetPoint: -62.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-70.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1792","632","3258","EB.144","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","262","36.00","5","12","","2019-02-01 10:26:06","2019-02-01 12:45:06","2019-02-01 10:45:06","2019-02-01 12:45:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1549359714314.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","37,0	37,1	37,1	37,1	-0,1	37,8	36,1	0,58	0,05	0,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1754","617","2239","CWB-BLF004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-38.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-01-22 14:34:12","2019-01-22 16:35:12","2019-01-22 14:35:12","2019-01-22 16:35:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -38.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-38,0	-34,7	-37,5	-37,5	-0,5	-29,8	-39,4	1,99	2,06	5,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1755","618","2239","CWB-FRE116","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","2","12","","2019-01-20 02:04:54","2019-01-20 10:06:54","2019-01-20 02:04:54","2019-01-20 10:04:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Plasma e Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-27,0	-29,5	-26,0	-4,0	-21,5	-28,8	2,69	0,11	3,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1770","623","2239","CWB-FRE119","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-01-25 02:00:22","2019-01-25 10:03:53","2019-01-25 02:02:22","2019-01-25 10:03:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","capa.jpg","<p>Gelox e bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-32,0	-28,0	-24,2	-23,5	-8,5	-21,9	-25,3	1,10	0,06	1,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1756","618","2239","CWB-FRE116","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","6","12","","2019-01-21 10:08:28","2019-01-21 12:45:29","2019-01-21 10:10:29","2019-01-21 10:54:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 44 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1757","618","2239","CWB-FRE116","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","2","12","","2019-01-21 12:48:30","2019-01-21 13:10:30","2019-01-21 12:49:30","2019-01-21 13:04:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1758","619","2239","CWB-CMR119","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2019-01-23 14:51:30","2019-01-24 13:40:30","2019-01-24 05:40:30","2019-01-24 13:40:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Placas de Refrigeração.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,0	4,9	5,2	-0,2	7,1	1,8	0,60	1,56	0,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1759","619","2239","CWB-CMR119","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2019-01-24 13:43:28","2019-01-24 14:08:28","2019-01-24 13:44:28","2019-01-24 14:04:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1760","619","2239","CWB-CMR119","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","2","12","","2019-01-24 14:10:54","2019-01-24 14:43:54","2019-01-24 14:22:54","2019-01-24 14:27:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1761","620","2239","CWB-CMR120","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","2","11","","2019-01-22 15:13:16","2019-01-23 09:32:16","2019-01-23 01:31:16","2019-01-23 09:31:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,3	4,4	3,9	0,1	5,4	2,3	0,57	0,92	0,76","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1762","620","2239","CWB-CMR120","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","11","","2019-01-23 09:37:17","2019-01-23 09:53:17","2019-01-23 09:39:17","2019-01-23 09:50:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1763","620","2239","CWB-CMR120","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","2","11","","2019-01-23 09:55:22","2019-01-23 10:22:22","2019-01-23 10:11:22","2019-01-23 10:20:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1765","621","2239","CWB-FRE117","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-30.00","294","-45.00","2","12","","2019-01-18 11:04:50","2019-01-18 11:29:50","2019-01-18 11:10:50","2019-01-18 11:28:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1764","621","2239","CWB-FRE117","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-30.00","294","-45.00","2","12","","2019-01-17 13:17:07","2019-01-18 11:03:07","2019-01-18 03:03:07","2019-01-18 11:03:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-40,0	-39,6	-41,7	-40,3	0,3	-38,0	-43,9	1,69	0,16	2,00","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1766","621","2239","CWB-FRE117","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-30.00","294","-45.00","2","12","","2019-01-18 11:31:52","2019-01-18 12:37:52","2019-01-18 11:34:52","2019-01-18 12:34:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1767","622","2239","CWB-FRE118","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-01-25 03:00:57","2019-01-25 11:04:57","2019-01-25 03:04:00","2019-01-25 11:04:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,4	-26,2	-25,5	-4,5	-24,1	-28,2	1,37	1,12	1,76","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1768","622","2239","CWB-FRE118","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-01-25 11:09:06","2019-01-25 11:29:06","2019-01-25 11:10:06","2019-01-25 11:17:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1769","622","2239","CWB-FRE118","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-01-25 13:14:57","2019-01-25 14:19:57","2019-01-25 13:15:57","2019-01-25 14:15:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1771","623","2239","CWB-FRE119","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","6","12","","2019-01-25 10:09:27","2019-01-25 11:20:32","2019-01-25 10:11:27","2019-01-25 10:27:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1772","623","2239","CWB-FRE119","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-01-25 13:12:17","2019-01-25 13:56:20","2019-01-25 13:13:17","2019-01-25 13:52:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2002","725","2239","UNV-CMR0022","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-13 17:51:36","2019-02-14 09:03:36","2019-02-14 01:03:36","2019-02-14 09:03:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","3,5	3,6	3,3	5,1	-1,6	8,3	1,7	2,10	0,98	2,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1773","624","2239","CWB-CMR121","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","10","","2019-01-27 01:00:39","2019-01-27 10:15:39","2019-01-27 02:15:39","2019-01-27 10:15:39","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,5	4,2	4,0	3,3	1,2	7,4	0,1	0,81	2,00	1,06","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1774","624","2239","CWB-CMR121","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-01-28 10:27:22","2019-01-28 11:04:22","2019-01-28 10:28:22","2019-01-28 11:00:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1775","624","2239","CWB-CMR121","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-01-28 11:42:37","2019-01-28 12:12:37","2019-01-28 11:43:37","2019-01-28 11:50:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1776","625","2239","CWB-CMR122","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-01-28 02:00:25","2019-01-28 10:15:25","2019-01-28 02:15:00","2019-01-28 10:15:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","3,0	3,3	3,1	5,1	-2,1	6,7	1,2	1,57	1,11	1,86","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1777","625","2239","CWB-CMR122","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-01-28 10:25:16","2019-01-28 10:53:16","2019-01-28 10:26:16","2019-01-28 10:42:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1778","625","2239","CWB-CMR122","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-01-28 11:05:49","2019-01-28 11:41:49","2019-01-28 11:06:49","2019-01-28 11:34:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1779","626","2239","CWB-CMR123","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.80","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","11","","2019-01-30 01:00:15","2019-01-30 09:29:15","2019-01-30 01:29:15","2019-01-30 09:29:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.8 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","21,8	21,9	22,5	23,1	-1,3	25,0	21,2	1,22	0,17	1,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1780","627","2239","CWB-CMR124","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-01-30 00:00:20","2019-01-30 09:29:28","2019-01-30 01:29:20","2019-01-30 09:29:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,0	5,6	5,0	-1,0	9,3	0,2	2,15	1,28	2,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1781","627","2239","CWB-CMR124","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-01-30 09:54:24","2019-01-30 10:11:24","2019-01-30 10:02:24","2019-01-30 10:09:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1782","627","2239","CWB-CMR124","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-01-30 10:23:35","2019-01-30 11:06:35","2019-01-30 10:24:35","2019-01-30 11:01:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1783","628","2239","CWB-CMR125","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.90","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-01-28 17:06:22","2019-01-29 10:17:22","2019-01-29 02:17:00","2019-01-29 10:17:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Hemocomponentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.9 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","3,9	3,8	3,8	4,3	-0,4	5,9	0,9	0,99	1,51	1,22","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1784","628","2239","CWB-CMR125","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.90","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-01-29 10:25:24","2019-01-29 10:41:24","2019-01-29 10:28:24","2019-01-29 10:37:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1785","628","2239","CWB-CMR125","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.90","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-01-29 10:53:58","2019-01-29 11:08:58","2019-01-29 10:53:08","2019-01-29 11:01:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1786","629","2239","CWB-CMR126","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-01-28 17:06:02","2019-01-29 10:17:02","2019-01-29 02:17:02","2019-01-29 10:17:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,0	4,2	4,8	-0,8	6,5	1,3	1,34	1,77	1,60","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1787","629","2239","CWB-CMR126","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-01-29 10:25:11","2019-01-29 10:39:11","2019-01-29 10:26:11","2019-01-29 10:36:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1788","629","2239","CWB-CMR126","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-01-29 10:50:01","2019-01-29 10:57:01","2019-01-29 10:50:01","2019-01-29 10:55:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1789","630","2572","322","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","10","","2019-01-30 08:25:09","2019-01-30 17:01:43","2019-01-30 15:00:35","2019-01-30 17:00:43","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,0	37,4	-0,4	38,6	36,2	0,38	0,42	0,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1790","630","2572","322","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","6","10","","2019-01-30 17:43:09","2019-01-31 08:01:03","2019-01-31 06:00:55","2019-01-31 08:00:03","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Béquer.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	36,4	36,3	36,6	0,4	37,9	35,1	0,45	0,44	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1791","631","4172","586433","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","262","-40.00","2","11","","2019-01-28 19:30:37","2019-01-30 08:55:37","2019-01-29 08:55:37","2019-01-30 08:55:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1549304771702.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1793","633","2572","A01008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","10","","2019-01-28 08:40:20","2019-01-28 11:31:32","2019-01-28 09:30:24","2019-01-28 11:30:32","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Em vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	36,2	36,3	0,7	38,4	35,7	0,83	0,53	1,03","0","1","TAG A01008 EM VAZIO(6)(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1794","633","2572","A01008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","2","10","","2019-01-28 11:40:41","2019-01-28 14:30:52","2019-01-28 12:30:44","2019-01-28 14:30:52","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>Erlenmeyers e provetas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	36,3	36,6	0,4	37,8	35,6	0,71	0,34	0,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1795","634","2572","A15791","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","243","28.00","5","10","","2019-02-01 07:30:24","2019-02-01 11:01:37","2019-02-01 09:00:30","2019-02-01 11:00:37","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","30,0	31,0	31,2	31,3	-1,3	33,8	29,7	1,11	0,90	1,33","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1796","634","2572","A15791","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","243","28.00","6","10","","2019-02-01 11:33:04","2019-02-01 14:02:13","2019-02-01 12:00:05","2019-02-01 14:00:12","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Béqueres de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","30,0	30,0	30,7	30,8	-0,8	33,2	29,4	1,09	0,94	1,32","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1797","635","2572","361.222","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","243","33.00","5","10","","2019-02-05 07:00:50","2019-02-05 13:32:17","2019-02-05 11:30:09","2019-02-05 13:30:17","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	35,0	35,3	-0,3	37,6	34,6	0,90	0,09	1,11","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1798","635","2572","361.222","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","243","33.00","2","11","","2019-02-05 13:38:27","2019-02-05 16:01:36","2019-02-05 14:00:29","2019-02-05 16:00:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Béqueres e Erlenmeyers de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	35,1	35,3	-0,3	36,0	34,8	0,42	0,05	0,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1799","637","4431","ESC SM 01","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","109.00","281","103.00","5","11","","2019-02-01 08:15:33","2019-02-01 11:31:33","2019-02-01 08:30:33","2019-02-01 11:30:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga ESC SM 01.jpg","","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:109.0 / Crit.Min.:103.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","106,0	106,0	104,6	103,8	2,2	108,0	101,5	2,13	0,30	2,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1800","636","2572","JAF52370","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","11","","2019-02-04 07:46:59","2019-02-04 10:32:02","2019-02-04 08:30:02","2019-02-04 10:30:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	36,8	36,4	36,7	0,3	37,3	36,4	0,30	0,05	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1801","636","2572","JAF52370","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","2","11","","2019-02-04 10:38:16","2019-02-04 13:32:28","2019-02-04 11:30:20","2019-02-04 13:30:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA(1).jpg","<p>Béqueres de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,0	37,1	-0,1	37,7	36,7	0,32	0,05	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1802","638","2572","361.807","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","11","","2019-02-05 16:40:41","2019-02-06 08:24:46","2019-02-06 06:00:36","2019-02-06 08:00:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,0	37,2	-0,2	38,0	36,4	0,47	0,05	0,66","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1803","638","2572","361.807","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","2","11","","2019-02-06 08:31:39","2019-02-06 11:32:41","2019-02-06 09:30:32","2019-02-06 11:30:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Béqueres, erlenmeyers e funis de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	37,7	36,3	0,46	0,04	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1804","639","2572","361.806","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","10","","2019-02-06 11:53:43","2019-02-06 15:02:57","2019-02-06 13:00:48","2019-02-06 15:00:57","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto vazia.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,2	37,4	38,2	-1,2	39,1	37,4	0,49	0,05	0,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1805","639","2572","361.806","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","6","11","","2019-02-06 15:09:47","2019-02-06 18:02:58","2019-02-06 16:00:50","2019-02-06 18:01:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto com carga.jpg","<p>Béqueres, erlenmeyers e funis de vidro.</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	36,8	37,5	-0,5	38,4	36,8	0,49	0,05	0,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1806","640","2572","68.259","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","95.00","Distribuição sem carga","100.00","243","90.00","5","11","","2019-02-08 08:25:17","2019-02-08 13:31:37","2019-02-08 11:30:29","2019-02-08 13:30:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 95.0 / Crit.Máx.:100.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","95,0	94,5	95,7	95,7	-0,7	96,8	93,4	0,73	0,66	0,93","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1807","640","2572","68.259","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","95.00","Distribuição com carga","100.00","243","90.00","2","11","","2019-02-08 13:36:02","2019-02-08 16:03:12","2019-02-08 14:00:03","2019-02-08 16:00:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Béqueres de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 95.0 / Crit.Máx.:100.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","95,0	94,5	95,6	95,7	-0,7	96,8	94,7	0,37	0,37	0,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1808","642","1158","125294","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","58.20","Distribuição sem carga","60.00","234","55.00","5","11","","2019-02-03 10:00:00","2019-02-04 11:14:00","2019-02-03 11:14:00","2019-02-04 11:14:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 58.2 / Crit.Máx.:60.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","58,2	58,2	57,1	57,3	0,9	59,2	55,2	1,14	0,08	1,38","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1809","642","1158","125294","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","58.20","Distribuição com carga","60.00","234","55.00","2","11","","2019-02-04 11:35:00","2019-02-05 14:17:00","2019-02-04 12:29:00","2019-02-05 12:29:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Frascos de leite e frascos de &acirc;mpola.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 58.2 / Crit.Máx.:60.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","58,2	58,2	57,2	57,2	1,0	59,1	55,2	1,19	0,11	1,43","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1810","642","1158","125294","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","58.20","Distribuição com carga","60.00","234","55.00","6","11","","2019-02-05 14:40:00","2019-02-05 15:41:00","2019-02-05 14:40:00","2019-02-05 15:18:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1811","642","1158","125294","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","58.20","Distribuição sem carga","60.00","234","55.00","2","11","","2019-02-05 15:52:20","2019-02-05 15:59:00","2019-02-05 15:54:00","2019-02-05 15:56:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1812","643","1158","213533","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","234","30.00","5","12","","2019-02-03 09:00:00","2019-02-04 10:17:06","2019-02-03 10:10:33","2019-02-04 10:10:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","9","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","32,5	32,2	32,4	32,3	0,2	34,2	30,2	0,44	0,98	0,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1813","643","1158","213533","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","234","30.00","2","12","","2019-02-04 10:24:00","2019-02-05 12:46:43","2019-02-04 12:40:10","2019-02-05 12:40:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Com Carga.jpg","<p>Tubos e reservatórios com amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","9","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","32,5	32,5	32,5	32,3	0,2	34,0	30,4	0,45	1,00	0,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1814","643","1158","213533","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","234","30.00","6","12","","2019-02-05 12:49:41","2019-02-05 13:13:43","2019-02-05 12:55:42","2019-02-05 13:11:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1815","643","1158","213533","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","234","30.00","2","12","","2019-02-05 13:17:16","2019-02-05 13:49:18","2019-02-05 13:21:16","2019-02-05 13:43:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1816","645","2500","BMA 03","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","43.00","281","41.00","2","12","","2019-01-28 08:37:48","2019-01-28 12:10:48","2019-01-28 09:05:48","2019-01-28 12:05:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","42,0	42,8	42,5	42,2	-0,2	42,5	42,0	0,16	0,07	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1817","646","2500","BMA 04","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.50","Distribuição com carga","45.70","281","45.30","6","12","","2019-01-28 09:30:35","2019-01-28 13:17:35","2019-01-28 10:15:35","2019-01-28 13:15:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.5 / Crit.Máx.:45.7 / Crit.Min.:45.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","45,5	45,7	45,7	45,4	0,1	45,8	45,0	0,21	0,12	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1818","647","2500","BMA 05","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","45.20","281","44.80","6","12","","2019-01-29 13:15:52","2019-01-29 16:30:52","2019-01-29 13:30:52","2019-01-29 16:30:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","45,0	45,2	45,1	44,9	0,1	45,1	44,7	0,11	0,05	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1819","648","2239","PRA-CMR0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","11","","2019-02-06 17:51:19","2019-02-07 11:13:19","2019-02-07 03:13:19","2019-02-07 11:13:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores de coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	3,9	4,9	6,3	-2,3	9,9	2,0	2,64	1,62	3,09","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1820","648","2239","PRA-CMR0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","11","","2019-02-07 11:16:19","2019-02-07 11:29:19","2019-02-07 11:17:19","2019-02-07 11:27:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1821","648","2239","PRA-CMR0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","11","","2019-02-07 11:42:02","2019-02-07 12:03:02","2019-02-07 11:43:02","2019-02-07 11:48:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1822","649","2500","BMA 06","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","42.50","281","40.50","2","12","","2019-01-28 10:00:28","2019-01-28 14:31:28","2019-01-28 11:30:28","2019-01-28 14:30:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","41,5	41,5	41,7	41,5	0,0	41,9	40,9	0,33	0,08	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1823","650","2239","PRA-CMR0012","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-06 14:56:32","2019-02-07 09:03:42","2019-02-07 01:02:12","2019-02-07 09:02:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Amostras, soro fisiol&oacute;gico, bolsas para sangria e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,0	3,1	3,0	4,6	-1,6	6,5	2,8	0,98	0,95	1,20","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1824","650","2239","PRA-CMR0012","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-07 09:08:01","2019-02-07 09:39:03","2019-02-07 09:09:01","2019-02-07 09:25:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1825","650","2239","PRA-CMR0012","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-07 09:44:00","2019-02-07 09:57:00","2019-02-07 09:47:00","2019-02-07 09:53:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1826","651","2500","BMA 07","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","45.20","281","44.80","6","12","","2019-01-30 15:00:42","2019-01-30 18:35:42","2019-01-30 15:30:42","2019-01-30 18:30:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","41,5	45,0	45,1	44,9	-3,4	45,2	44,6	0,13	0,09	0,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1827","652","2500","BOD 01","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","281","36.00","6","12","","2019-01-30 15:37:44","2019-01-30 23:00:44","2019-01-30 16:30:44","2019-01-30 19:30:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Placas de Petri.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","37,0	37,9	37,5	37,7	-0,7	38,3	37,3	0,32	0,06	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1828","653","2500","BOD 02","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","23.00","281","21.00","2","12","","2019-01-29 14:38:38","2019-01-29 18:05:30","2019-01-29 15:00:38","2019-01-29 18:00:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Placas de Petri.</p>","2 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:23.0 / Crit.Min.:21.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","22,0	22,2	22,0	21,9	0,1	22,6	21,1	0,37	0,25	0,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1829","653","2500","BOD 02","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","281","24.00","2","12","","2019-01-30 07:00:01","2019-01-30 11:20:01","2019-01-30 08:10:01","2019-01-30 11:10:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de Petri.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	25,2	24,9	24,9	0,1	25,4	24,1	0,33	0,22	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1831","655","2500","BOD 05","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.00","Distribuição com carga","44.50","281","43.50","6","11","","2019-01-31 09:50:47","2019-02-01 02:35:47","2019-01-31 23:30:47","2019-02-01 02:30:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>2 grades com tubos de ensaio.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.0 / Crit.Máx.:44.5 / Crit.Min.:43.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","44,0	43,7	44,4	44,3	-0,3	44,7	43,8	0,24	0,09	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1832","656","2239","PRA-FRE003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-02-07 23:00:50","2019-02-08 08:47:50","2019-02-08 00:47:50","2019-02-08 08:47:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-27,0	-25,6	-24,8	-5,2	-24,0	-26,0	0,72	0,06	1,08","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1833","656","2239","PRA-FRE003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-02-08 08:50:44","2019-02-08 09:00:44","2019-02-08 08:51:44","2019-02-08 08:58:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1834","656","2239","PRA-FRE003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-02-08 09:41:04","2019-02-08 10:17:04","2019-02-08 09:42:04","2019-02-08 10:14:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1835","657","2500","BOD 06","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","42.00","281","41.00","6","12","","2019-01-31 09:50:35","2019-01-31 13:32:14","2019-01-31 11:30:14","2019-01-31 13:30:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 grade com tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","41,5	41,2	41,6	42,0	-0,5	42,3	41,6	0,18	0,05	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1836","658","2239","PRA-CMR0013","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-02-06 17:51:15","2019-02-07 08:50:15","2019-02-07 00:50:15","2019-02-07 08:50:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas ST e tubos de sorologia.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,4	5,2	4,9	4,3	1,1	6,8	0,9	0,75	1,49	0,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1837","658","2239","PRA-CMR0013","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-02-07 09:01:07","2019-02-07 09:15:07","2019-02-07 09:02:07","2019-02-07 09:11:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1838","658","2239","PRA-CMR0013","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-02-07 09:44:18","2019-02-07 10:12:18","2019-02-07 09:45:18","2019-02-07 09:55:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1839","659","2239","PRA-CMR0014","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-07 11:18:40","2019-02-08 09:22:07","2019-02-08 01:13:34","2019-02-08 09:13:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Concentrado de hem&aacute;cias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,8	3,8	3,9	4,4	-0,6	6,2	2,3	0,41	0,91	0,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1840","659","2239","PRA-CMR0014","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-08 09:27:56","2019-02-08 09:43:57","2019-02-08 09:29:56","2019-02-08 09:39:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1841","659","2239","PRA-CMR0014","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-02-08 09:48:09","2019-02-08 10:06:10","2019-02-08 09:54:09","2019-02-08 10:03:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1842","660","2500","BOD 08","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","281","35.00","2","12","","2019-01-30 08:22:43","2019-01-30 12:31:43","2019-01-30 09:30:43","2019-01-30 12:30:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de Petri.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","36,0	35,5	35,8	36,1	-0,1	36,4	35,5	0,24	0,06	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1843","661","2239","CWB-CMR127","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-02-05 14:59:37","2019-02-06 07:36:37","2019-02-05 23:36:37","2019-02-06 07:36:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores de coagula&ccedil;&atilde;o.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	5,3	4,5	4,8	0,2	7,1	2,3	0,74	1,41	0,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1844","661","2239","CWB-CMR127","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-02-06 07:42:35","2019-02-06 07:56:35","2019-02-06 07:43:35","2019-02-06 07:52:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1845","661","2239","CWB-CMR127","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-02-06 08:04:34","2019-02-06 08:26:34","2019-02-06 08:05:34","2019-02-06 08:21:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1846","662","2500","BOD 09","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","31.00","281","29.00","2","12","","2019-01-30 10:00:13","2019-01-30 15:01:13","2019-01-30 12:00:13","2019-01-30 15:00:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de Petri.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","30,0	29,5	30,3	30,4	-0,4	30,7	30,1	0,17	0,06	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1847","663","2239","CWB-CMR128","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-01-31 17:03:15","2019-02-01 09:22:15","2019-02-01 01:22:15","2019-02-01 09:22:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,2	5,5	5,8	-1,8	8,6	2,0	1,09	1,70	1,32","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1848","663","2239","CWB-CMR128","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-02-01 09:29:47","2019-02-01 09:42:47","2019-02-01 09:31:47","2019-02-01 09:39:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1849","663","2239","CWB-CMR128","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-02-01 10:16:27","2019-02-01 10:55:27","2019-02-01 10:17:27","2019-02-01 10:44:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1850","664","2239","CWB-FRE120","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-01-31 17:03:30","2019-02-01 09:22:30","2019-02-01 01:22:30","2019-02-01 09:22:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de paciente.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-29,1	-28,8	-31,3	1,3	-27,3	-34,3	1,29	1,80	1,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1851","664","2239","CWB-FRE120","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","11","","2019-02-01 10:24:01","2019-02-01 11:59:01","2019-02-01 10:26:01","2019-02-01 11:59:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1852","664","2239","CWB-FRE120","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-02-01 12:12:01","2019-02-01 13:00:01","2019-02-01 12:13:01","2019-02-01 12:48:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1853","665","2500","BOD 10","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","281","36.00","2","12","","2019-01-30 14:50:33","2019-01-30 18:35:33","2019-01-30 15:30:30","2019-01-30 18:30:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de Petri.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	37,3	36,5	0,21	0,05	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1854","666","2239","CWB-CMR129","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","11","","2019-02-03 23:00:46","2019-02-04 10:55:46","2019-02-04 02:55:46","2019-02-04 10:55:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,5	4,7	4,8	5,6	-1,1	7,0	1,3	1,75	1,51	2,07","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1855","666","2239","CWB-CMR129","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","11","","2019-02-04 11:00:30","2019-02-04 11:12:30","2019-02-04 11:01:30","2019-02-04 11:09:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1856","666","2239","CWB-CMR129","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-02-04 11:15:11","2019-02-04 11:53:11","2019-02-04 11:16:11","2019-02-04 11:46:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1857","667","2239","CWB-CMR130","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","10","","2019-02-03 23:00:26","2019-02-04 09:27:26","2019-02-04 01:27:26","2019-02-04 09:27:26","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Hemocomponentes;</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","3,8	4,1	3,8	4,5	-0,7	6,8	1,6	1,49	1,02	1,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1858","667","2239","CWB-CMR130","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-02-04 09:32:48","2019-02-04 09:54:48","2019-02-04 09:33:48","2019-02-04 09:41:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1859","667","2239","CWB-CMR130","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-02-04 09:56:28","2019-02-04 10:15:28","2019-02-04 09:57:28","2019-02-04 10:09:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1860","668","2500","ECB 03","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","56.00","281","54.00","6","12","","2019-01-29 15:30:48","2019-01-29 19:35:48","2019-01-29 16:30:48","2019-01-29 19:30:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Indicadores Biológicos.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","55,0	55,4	55,7	55,3	-0,3	58,0	53,0	1,21	0,97	1,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1861","669","2239","CWB-CMR131","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-02-05 23:00:16","2019-02-06 09:27:16","2019-02-06 01:27:16","2019-02-06 09:27:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,3	4,5	4,4	-0,4	5,6	3,1	0,56	0,68	0,75","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1862","669","2239","CWB-CMR131","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-02-06 09:30:38","2019-02-06 09:44:38","2019-02-06 09:31:38","2019-02-06 09:41:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1863","669","2239","CWB-CMR131","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-02-06 09:53:18","2019-02-06 10:23:18","2019-02-06 09:54:18","2019-02-06 10:23:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1864","671","2239","741.31/SESA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","0","0","","2019-01-30 17:08:01","2019-01-31 09:47:01","2019-01-31 01:47:01","2019-01-31 09:47:01","0 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,3	4,2	4,3	-0,3	6,0	2,1	0,57	1,07	0,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1865","672","2239","CWB-CMR132","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-01-30 17:08:01","2019-01-31 09:47:01","2019-01-31 01:47:01","2019-01-31 09:47:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,3	4,2	4,3	-0,3	6,0	2,1	0,57	1,07	0,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1866","672","2239","CWB-CMR132","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-01-31 09:49:56","2019-01-31 09:58:56","2019-01-31 09:50:56","2019-01-31 09:56:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1867","672","2239","CWB-CMR132","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-01-31 10:12:21","2019-01-31 10:46:21","2019-01-31 10:13:21","2019-01-31 10:33:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1868","673","2239","CWB-CMR133","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-02-04 23:00:39","2019-02-05 10:28:39","2019-02-05 02:28:39","2019-02-05 10:28:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hem&aacute;cias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,2	4,4	4,5	-0,5	5,9	3,2	0,43	0,92	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1869","673","2239","CWB-CMR133","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-05 10:46:40","2019-02-05 10:58:40","2019-02-05 10:47:40","2019-02-05 10:56:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1870","673","2239","CWB-CMR133","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-02-05 11:06:54","2019-02-05 11:23:54","2019-02-05 11:07:54","2019-02-05 11:16:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1871","674","2239","CWB-CMR134","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-02-04 23:00:58","2019-02-05 10:28:58","2019-02-05 02:28:58","2019-02-05 10:28:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,2	4,3	4,2	-0,2	5,8	2,2	0,61	0,92	0,80","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1872","674","2239","CWB-CMR134","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","11","","2019-02-05 10:47:18","2019-02-05 10:59:18","2019-02-05 10:49:18","2019-02-05 10:58:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1873","674","2239","CWB-CMR134","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","11","","2019-02-05 11:07:32","2019-02-05 12:14:32","2019-02-05 11:08:32","2019-02-05 12:08:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1874","675","2239","CWB-FRE121","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","6","12","","2019-02-05 18:35:11","2019-02-06 08:05:04","2019-02-06 00:00:32","2019-02-06 08:00:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-28,0	-25,5	-25,3	-23,8	-4,2	-19,4	-30,8	2,90	0,36	3,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1875","675","2239","CWB-FRE121","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","6","12","","2019-02-06 08:09:15","2019-02-06 09:00:18","2019-02-06 08:10:15","2019-02-06 08:38:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1876","675","2239","CWB-FRE121","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-02-06 09:54:38","2019-02-06 10:29:40","2019-02-06 09:55:38","2019-02-06 10:19:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1877","676","1824","RE-342","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","44.70","281","44.30","6","11","","2019-02-08 09:00:07","2019-02-08 13:12:07","2019-02-08 11:12:07","2019-02-08 13:12:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - RE-342.jpg","<p>Tubos de ensaio com &aacute;gua.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:44.7 / Crit.Min.:44.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","44,5	44,6	44,5	44,5	0,0	45,0	44,3	0,14	0,18	0,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1878","670","2500","UFR 01","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","281","-90.00","2","12","","2019-01-29 08:04:02","2019-01-29 12:31:02","2019-01-29 09:30:02","2019-01-29 12:30:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Cepas Padrão.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","-80,0	-70,3	-67,8	-70,3	-9,7	-65,7	-74,2	1,98	1,74	2,34","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1879","677","2500","ATC 01","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","6","12","","2019-01-30 09:21:00","2019-01-30 10:58:00","2019-01-30 10:15:00","2019-01-30 10:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	119,8	119,7	120,1	0,0	123,3	118,0	0,4	1,3	0,8","1","1","Vazio(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1880","677","2500","ATC 01","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-30 11:20:00","2019-01-30 12:40:00","2019-01-30 11:58:00","2019-01-30 12:28:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>2 pacotes com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	122,6	122,5	122,4	-0,1	123,8	119,0	1,1	0,9	1,3","1","1","1Âº Carga(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1881","677","2500","ATC 01","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-30 13:34:00","2019-01-30 14:40:00","2019-01-30 14:02:00","2019-01-30 14:32:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>2 pacotes com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	122,6	122,3	122,2	-0,3	123,7	119,4	0,8	0,7	1,0","1","1","2Âº Carga(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1882","677","2500","ATC 01","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-30 14:58:00","2019-01-30 16:06:00","2019-01-30 15:21:00","2019-01-30 15:51:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>2 pacotes com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	122,6	122,4	122,3	-0,2	123,9	119,2	0,8	0,8	1,0","1","1","3Âº Carga(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1883","678","2500","ATC 02","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2019-01-31 10:49:00","2019-01-31 11:44:00","2019-01-31 11:06:00","2019-01-31 11:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,4	122,7	-1,6	123,8	121,8	0,4	0,2	0,5","1","1","Vazio(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1884","678","2500","ATC 02","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-31 11:55:00","2019-01-31 12:57:00","2019-01-31 12:20:00","2019-01-31 12:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>2 pacotes com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,3	122,0	-1,7	123,4	118,4	1,2	1,0	1,4","1","1","1Âº Carga(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1885","678","2500","ATC 02","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-31 13:59:00","2019-01-31 15:01:00","2019-01-31 14:22:00","2019-01-31 14:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>2 pacotes com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,1	122,0	-1,9	123,3	119,2	0,9	0,8	1,0","1","1","2Âº Carga.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1886","678","2500","ATC 02","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-31 15:05:00","2019-01-31 16:00:00","2019-01-31 15:22:00","2019-01-31 15:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>2 pacotes com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,2	122,2	-1,8	123,5	120,1	0,7	0,7	0,9","1","1","3Âº Carga.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1887","679","2500","ATC 03","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2019-01-28 09:45:00","2019-01-28 11:00:00","2019-01-28 10:22:00","2019-01-28 10:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	121,9	122,2	-2,1	123,3	121,5	0,4	0,1	0,5","1","1","VAZIO.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1888","680","2239","PRA-FRE004","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","6","12","","2019-02-08 10:55:02","2019-02-09 09:05:29","2019-02-09 01:03:58","2019-02-09 09:03:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,5	-26,7	-25,8	-4,2	-24,2	-28,8	1,28	0,87	1,55","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1889","680","2239","PRA-FRE004","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","6","12","","2019-02-09 09:10:22","2019-02-09 09:23:22","2019-02-09 09:11:22","2019-02-09 09:23:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1890","680","2239","PRA-FRE004","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-02-09 09:26:40","2019-02-09 10:21:40","2019-02-09 09:38:40","2019-02-09 10:20:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 42 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1891","679","2500","ATC 03","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-28 11:34:00","2019-01-28 13:00:00","2019-01-28 12:20:00","2019-01-28 12:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA MEIOS DE CULTURA.jpg","<p>Frascos schott com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,0	120,1	-2,0	122,8	112,5	1,6	2,8	1,8","1","1","1ÂºCARGA MEIO DE CULTURA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1892","681","2239","PRA-CMR0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-07 15:59:56","2019-02-08 10:56:56","2019-02-08 02:55:56","2019-02-08 10:55:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","3,8	4,1	4,0	4,4	-0,6	6,3	0,8	0,96	1,38	1,18","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1894","681","2239","PRA-CMR0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-02-08 11:37:18","2019-02-08 12:00:18","2019-02-08 11:43:18","2019-02-08 11:55:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1893","681","2239","PRA-CMR0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-08 11:06:35","2019-02-08 11:34:35","2019-02-08 11:20:35","2019-02-08 11:29:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1895","679","2500","ATC 03","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-28 13:54:00","2019-01-28 14:56:00","2019-01-28 14:21:00","2019-01-28 14:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA MEIOS DE CULTURA.jpg","<p>Frascos schott com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,1	120,3	-1,9	122,9	113,6	1,3	2,5	1,5","1","1","2ÂºCARGA MEIO DE CULTURA(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1896","679","2500","ATC 03","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-01-28 15:16:00","2019-01-28 16:20:00","2019-01-28 15:43:00","2019-01-28 15:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA MEIOS DE CULTURA.jpg","<p>Frascos schott com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,1	120,2	-1,9	122,9	113,7	1,2	2,5	1,5","1","1","3ÂºCARGA MEIO DE CULTURA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1897","682","2239","PRA-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-08 23:00:46","2019-02-09 08:59:46","2019-02-09 00:59:46","2019-02-09 08:59:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,5	4,1	4,3	3,1	1,4	5,2	0,1	1,42	1,42	1,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1898","682","2239","PRA-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-09 09:05:30","2019-02-09 09:49:30","2019-02-09 09:06:30","2019-02-09 09:45:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1899","682","2239","PRA-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-02-09 10:05:47","2019-02-09 10:29:47","2019-02-09 10:06:47","2019-02-09 10:10:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1900","679","2500","ATC 03","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","10","","2019-01-29 09:32:00","2019-01-29 10:58:00","2019-01-29 10:18:00","2019-01-29 10:48:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA MATERIAIS.jpg","<p>Pacotes com materiais diversos.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,0	122,1	-2,0	123,0	117,9	1,4	1,3	1,6","1","1","1ÂºCARGA MATERIAIS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1901","679","2500","ATC 03","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","10","","2019-01-29 11:06:00","2019-01-29 12:08:00","2019-01-29 11:23:00","2019-01-29 11:53:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA MATERIAIS.jpg","<p>Pacotes com materiais diversos.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,2	122,4	-1,8	123,2	113,9	2,7	2,4	3,0","1","1","2ÂºCARGA MATERIAIS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1902","679","2500","ATC 03","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","10","","2019-01-29 13:38:00","2019-01-29 14:39:00","2019-01-29 14:01:00","2019-01-29 14:31:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA MATERIAIS.jpg","<p>Pacotes com materiais diversos.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,1	121,9	-1,9	122,9	110,6	3,5	3,1	4,0","1","1","3ÂºCARGA MATERIAIS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1939","689","2239","UNV-CMR0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-02-12 18:00:38","2019-02-13 08:37:38","2019-02-13 00:37:38","2019-02-13 08:37:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,7	5,8	5,7	5,4	0,3	7,0	0,9	1,12	1,81	1,35","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2853","641","497","CR-1810","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","118.00","Distribuição com carga","102.00","281","98.00","2","4","","2019-05-22 12:48:00","2019-05-22 13:59:00","2019-05-22 13:00:00","2019-05-22 13:10:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>2 Frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 118.0 / Crit.Máx.:102.0 / Crit.Min.:98.0 ºC)","5","0.00","0.00","0","4","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","118,0	118,0	99,3	98,8	19,2	100,4	98,2	0,72	0,44	1,08","1","2","Estudo(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2852","641","497","CR-1810","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","118.00","Distribuição com carga","102.00","281","98.00","2","4","","2019-05-22 10:30:00","2019-05-22 11:43:00","2019-05-22 10:45:00","2019-05-22 10:55:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>2 Frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 118.0 / Crit.Máx.:102.0 / Crit.Min.:98.0 ºC)","5","0.00","0.00","0","4","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","118,0	118,0	98,5	99,4	18,6	101,5	98,2	1,17	0,73	1,52","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2851","641","497","CR-1810","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","118.00","Distribuição sem carga","102.00","281","98.00","1","4","","2019-05-22 08:11:00","2019-05-22 09:18:00","2019-05-22 08:18:00","2019-05-22 09:18:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio(1).jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 118.0 / Crit.Máx.:102.0 / Crit.Min.:98.0 ºC)","5","0.00","0.00","0","4","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","118,0	118,0	98,5	112,4	5,6	115,5	108,4	2,16	1,22	2,61","1","2","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1906","683","2572","68.277","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","10","","2019-02-11 07:55:07","2019-02-11 13:33:30","2019-02-11 11:00:19","2019-02-11 13:00:27","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,0	37,1	-0,1	38,5	36,5	0,50	0,36	0,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1907","683","2572","68.277","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","2","10","","2019-02-11 13:40:59","2019-02-11 16:03:09","2019-02-11 14:00:00","2019-02-11 16:00:09","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Béqueres de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	36,9	37,0	37,1	-0,1	38,5	36,6	0,60	0,42	0,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1908","684","497","CR-1729","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","2","8","","2019-01-21 10:13:00","2019-01-22 10:38:00","2019-01-21 10:38:00","2019-01-22 10:38:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO GLADEIRA.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","4,0	4,4	5,2	5,5	-1,5	7,5	3,2	1,18	1,00	1,54","2","1","VAZIO(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1909","684","497","CR-1729","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","8","","2019-01-22 10:44:00","2019-01-23 10:50:00","2019-01-22 10:50:00","2019-01-23 10:50:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA GELADEIRA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","4,0	4,3	4,8	4,9	-0,9	7,0	2,6	0,86	1,14	1,22","2","1","1Â°CARGA(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1910","684","497","CR-1729","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","8","","2019-01-23 11:04:00","2019-01-24 11:05:00","2019-01-23 11:05:00","2019-01-24 11:05:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA GELADEIRA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","4,0	4,3	4,6	4,8	-0,8	7,0	2,5	0,88	1,15	1,24","2","1","2Â°CARGA(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1911","684","497","CR-1729","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","8","","2019-01-24 11:09:00","2019-01-24 11:39:00","2019-01-24 11:10:00","2019-01-24 11:31:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","6","2","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","2","1","ABERTURA DE PORTA(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1912","684","497","CR-1729","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","9","","2019-11-13 12:13:34","2019-11-13 12:48:58","2019-11-13 12:15:40","2019-11-13 12:48:58","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","6","3","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","2","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1913","685","2239","UNV-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-11 18:49:23","2019-02-12 09:08:23","2019-02-12 01:08:23","2019-02-12 09:08:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,5	4,7	5,0	4,8	-0,3	6,8	0,5	0,83	1,90	1,05","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1914","685","2239","UNV-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-12 09:34:38","2019-02-12 09:44:38","2019-02-12 09:35:38","2019-02-12 09:42:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1915","685","2239","UNV-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-02-12 09:53:48","2019-02-12 10:51:48","2019-02-12 09:54:48","2019-02-12 10:11:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1916","686","2239","UNV-FRE0011","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-02-11 17:22:25","2019-02-12 09:24:25","2019-02-12 01:09:25","2019-02-12 09:09:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,5	-30,2	-31,1	1,1	-28,2	-33,6	1,39	0,95	1,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1917","686","2239","UNV-FRE0011","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-02-12 09:31:56","2019-02-12 09:42:56","2019-02-12 09:32:56","2019-02-12 09:40:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1918","686","2239","UNV-FRE0011","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-02-12 09:49:30","2019-02-12 10:53:34","2019-02-12 09:50:31","2019-02-12 10:55:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1919","687","2239","UNV-CMR0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-02-11 17:52:32","2019-02-12 08:51:32","2019-02-12 00:51:32","2019-02-12 08:51:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Fatores recombinantes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,5	4,5	4,4	4,3	0,2	7,2	1,5	1,10	1,12	1,33","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1920","687","2239","UNV-CMR0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-02-12 08:58:12","2019-02-12 09:32:12","2019-02-12 09:01:12","2019-02-12 09:17:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1921","687","2239","UNV-CMR0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-02-12 09:25:41","2019-02-12 09:32:41","2019-02-12 09:28:41","2019-02-12 09:31:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1922","684","497","CR-1729","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-25.00","Distribuição sem carga","-10.00","241","-25.00","1","3","","2019-01-21 10:13:00","2019-01-22 10:38:00","2019-01-21 10:38:00","2019-01-22 10:38:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO FREEZER(1).jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","-25,0	-25,0	-25,2	-25,0	0,0	-23,6	-26,4	0,55	0,76	0,95","1","1","VAZIO(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1923","684","497","CR-1729","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","-25.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","1","3","","2019-01-22 10:44:00","2019-01-23 10:50:00","2019-01-22 10:50:00","2019-01-23 10:50:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA FREEZER.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","-25,0	-24,8	-24,9	-24,4	-0,6	-23,0	-25,8	0,67	0,60	1,05","1","1","1Â°CARGA(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1924","684","497","CR-1729","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","-25.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","1","3","","2019-01-23 11:04:00","2019-01-24 11:05:00","2019-01-23 11:05:00","2019-01-24 11:05:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA FREEZER.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","-25,0	-24,3	-24,9	-24,5	-0,5	-23,0	-25,8	0,68	0,56	1,06","1","1","2Â°CARGA(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1925","684","497","CR-1729","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","1","3","","2019-01-24 11:09:00","2019-01-24 11:39:00","2019-01-24 11:10:00","2019-01-24 11:31:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","2","2","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","1","1","ABERTURA DE PORTA(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1926","684","497","CR-1729","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","3","","2019-11-13 12:13:34","2019-11-13 12:48:58","2019-11-13 12:15:40","2019-11-13 12:48:58","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","2","3","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1927","688","1653","ESTB/LMA/16","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","29.00","Distribuição sem carga","29.30","242","28.70","5","12","","2019-01-29 09:17:30","2019-01-30 11:27:11","2019-01-29 10:57:33","2019-01-30 10:58:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 29.0 / Crit.Máx.:29.3 / Crit.Min.:28.7 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","29,0	30,3	30,3	30,3	-1,3	30,5	30,0	0,13	0,05	0,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1928","688","1653","ESTB/LMA/16","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","29.00","Distribuição com carga","29.30","242","28.70","2","12","","2019-01-30 11:34:59","2019-01-31 12:53:39","2019-01-30 12:35:02","2019-01-31 12:36:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 29.0 / Crit.Máx.:29.3 / Crit.Min.:28.7 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","29,0	29,0	28,9	28,9	0,1	29,1	28,7	0,10	0,03	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1929","688","1653","ESTB/LMA/16","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","30.30","242","29.70","5","12","","2019-01-31 13:03:09","2019-02-01 13:59:45","2019-01-31 13:46:12","2019-02-01 13:47:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:30.3 / Crit.Min.:29.7 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","30,0	30,0	29,9	29,9	0,1	30,1	29,7	0,11	0,04	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1930","688","1653","ESTB/LMA/16","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","30.30","242","29.70","2","12","","2019-02-01 14:05:01","2019-02-02 15:25:43","2019-02-01 14:55:04","2019-02-02 14:56:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:30.3 / Crit.Min.:29.7 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","30,0	30,0	29,9	29,9	0,1	30,1	29,7	0,11	0,05	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1931","688","1653","ESTB/LMA/16","5","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","31.00","Distribuição sem carga","31.30","242","30.70","5","12","","2019-02-02 15:32:38","2019-02-03 07:44:15","2019-02-02 06:00:32","2019-02-03 06:01:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 31.0 / Crit.Máx.:31.3 / Crit.Min.:30.7 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","31,0	31,0	30,9	30,9	0,1	31,1	30,8	0,10	0,04	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1932","688","1653","ESTB/LMA/16","6","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","31.00","Distribuição com carga","31.30","242","30.70","2","12","","2019-02-04 07:49:56","2019-02-05 08:45:36","2019-02-04 08:36:59","2019-02-05 08:37:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 31.0 / Crit.Máx.:31.3 / Crit.Min.:30.7 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","31,0	31,0	31,0	30,9	0,1	31,1	30,7	0,12	0,05	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1933","688","1653","ESTB/LMA/16","7","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","54.00","Distribuição sem carga","54.80","242","53.20","5","12","","2019-02-05 08:49:53","2019-02-06 10:30:00","2019-02-05 10:02:58","2019-02-06 10:03:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 54.0 / Crit.Máx.:54.8 / Crit.Min.:53.2 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","54,0	54,0	53,9	53,8	0,2	54,2	53,5	0,21	0,06	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1934","688","1653","ESTB/LMA/16","8","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","54.00","Distribuição com carga","54.80","242","53.20","2","12","","2019-02-06 10:35:55","2019-02-07 13:05:36","2019-02-06 12:48:03","2019-02-07 12:49:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 54.0 / Crit.Máx.:54.8 / Crit.Min.:53.2 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","54,0	54,0	53,9	53,7	0,3	54,4	53,3	0,29	0,05	0,50","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1935","688","1653","ESTB/LMA/16","9","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","55.00","Distribuição sem carga","55.80","242","54.20","5","12","","2019-02-07 13:10:33","2019-02-07 13:57:11","2019-02-07 13:36:34","2019-02-08 13:37:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:55.8 / Crit.Min.:54.2 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","55,0	55,0	55,0	54,8	0,2	55,5	54,4	0,30	0,05	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1936","688","1653","ESTB/LMA/16","10","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","55.80","242","54.20","2","12","","2019-02-08 14:04:39","2019-02-09 14:46:18","2019-02-08 14:30:40","2019-02-09 14:31:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:55.8 / Crit.Min.:54.2 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","55,0	55,0	54,9	54,7	0,3	55,3	54,4	0,27	0,03	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1937","688","1653","ESTB/LMA/16","11","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","56.00","Distribuição sem carga","56.80","242","55.20","2","12","","2019-02-09 14:51:15","2019-02-10 15:46:53","2019-02-09 15:30:17","2019-02-10 15:31:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:56.8 / Crit.Min.:55.2 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","56,0	56,0	56,0	55,8	0,2	56,4	55,4	0,29	0,05	0,50","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1938","688","1653","ESTB/LMA/16","12","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","56.00","Distribuição com carga","56.80","242","55.20","2","12","","2019-02-10 15:51:43","2019-02-11 17:05:18","2019-02-10 16:35:43","2019-02-11 16:36:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:56.8 / Crit.Min.:55.2 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","56,0	56,0	55,8	55,7	0,3	56,4	55,2	0,34	0,05	0,54","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1940","689","2239","UNV-CMR0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-02-13 08:40:07","2019-02-13 08:57:07","2019-02-13 08:42:07","2019-02-13 08:55:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1941","689","2239","UNV-CMR0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-02-13 08:59:05","2019-02-13 09:39:05","2019-02-13 09:02:05","2019-02-13 09:27:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1942","690","2239","UNV-CMR0019","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-02-12 18:33:00","2019-02-13 12:24:00","2019-02-13 04:21:00","2019-02-13 12:21:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","4,0	3,8	3,6	4,2	-0,2	5,6	1,7	0,70	1,18	0,90","1","1","Sheetfev-13-2019 - 03-18 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1943","690","2239","UNV-CMR0019","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-13 13:47:00","2019-02-13 14:04:16","2019-02-13 13:49:00","2019-02-13 14:01:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","1","2","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetfev-13-2019 - 03-30 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1944","690","2239","UNV-CMR0019","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-02-13 14:07:00","2019-02-13 14:20:00","2019-02-13 14:15:00","2019-02-13 14:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","1","3","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetfev-13-2019 - 03-53 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1945","691","1158","100002111814","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","234","30.00","5","12","","2019-02-06 09:32:00","2019-02-07 09:33:00","2019-02-06 09:33:00","2019-02-07 09:33:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","32,5	32,5	32,3	32,2	0,3	33,0	31,4	0,44	0,06	0,63","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1946","691","1158","100002111814","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","234","30.00","2","12","","2019-02-10 06:22:00","2019-02-11 08:13:00","2019-02-10 08:13:00","2019-02-11 08:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Tubos e reservatórios com amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","32,5	32,6	32,5	32,5	0,0	32,9	32,1	0,25	0,05	0,47","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1947","691","1158","100002111814","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","234","30.00","6","12","","2019-02-11 08:17:00","2019-02-11 09:11:00","2019-02-11 08:19:00","2019-02-11 08:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1948","691","1158","100002111814","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","234","30.00","2","12","","2019-02-11 09:15:00","2019-02-11 10:16:00","2019-02-11 09:16:00","2019-02-11 10:16:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1949","24","2239","CWB-CMR0027","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2018-05-22 09:46:17","2018-05-22 10:01:17","2018-05-22 09:50:17","2018-05-22 09:57:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1950","24","2239","CWB-CMR0027","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2018-05-22 10:12:16","2018-05-22 11:23:16","2018-05-22 10:24:16","2018-05-22 10:38:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1951","692","2239","UNV-FRE0012","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-12 23:00:57","2019-02-13 09:39:32","2019-02-13 00:39:03","2019-02-13 08:39:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Hemocomponentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-25,1	-25,6	-27,0	-3,0	-25,3	-28,9	0,87	0,59	1,22","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1952","693","2239","UNV-CAM002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.70","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-02-13 23:00:03","2019-02-14 11:59:03","2019-02-14 03:55:00","2019-02-14 11:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.7 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","21,7	21,6	20,6	23,2	-1,5	23,9	22,5	0,39	0,18	1,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1953","693","2239","UNV-CAM002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.70","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2019-02-14 12:02:35","2019-02-14 12:12:35","2019-02-14 12:04:00","2019-02-14 12:11:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1954","693","2239","UNV-CAM002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.70","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","6","12","","2019-02-14 12:14:37","2019-02-14 12:31:37","2019-02-14 12:17:00","2019-02-14 12:31:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1955","692","2239","UNV-FRE0012","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-13 08:55:22","2019-02-13 09:06:23","2019-02-13 08:56:22","2019-02-13 09:04:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1956","692","2239","UNV-FRE0012","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-13 09:28:03","2019-02-13 10:08:06","2019-02-13 09:29:03","2019-02-13 10:00:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1957","694","2239","UNV-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-12 23:00:04","2019-02-13 08:40:04","2019-02-13 00:40:04","2019-02-13 08:40:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,0	3,9	4,7	-0,7	8,2	1,5	1,95	1,05	2,30","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1958","694","2239","UNV-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-13 08:58:27","2019-02-13 09:09:27","2019-02-13 08:59:27","2019-02-13 09:06:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1959","694","2239","UNV-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-13 09:26:09","2019-02-13 09:53:09","2019-02-13 09:27:09","2019-02-13 09:39:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1960","695","4172","586318","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","262","35.00","6","11","","2019-02-04 12:14:41","2019-02-05 17:14:41","2019-02-04 17:14:41","2019-02-05 17:14:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Meio de Cultura.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1961","696","4172","586267","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-50.00","262","-60.00","2","12","","2019-02-07 05:00:00","2019-02-08 08:50:00","2019-02-07 08:50:00","2019-02-08 08:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA(1).jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -50.0 / Crit.Máx.:-50.0 / Crit.Min.:-60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1962","697","2239","UNV-FRE0013","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-35.00","6","12","","2019-02-13 23:00:00","2019-02-14 09:15:00","2019-02-14 01:15:00","2019-02-14 09:16:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Hemocomponentes.</p>","8 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","-32,0	-24,4	-23,7	-28,3	-3,7	-24,6	-31,7	0,89	1,69	1,11","1","1","Sheetfev-14-2019 - 03-45 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1963","697","2239","UNV-FRE0013","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-35.00","6","12","","2019-02-14 09:19:00","2019-02-14 10:32:00","2019-02-14 09:19:00","2019-02-14 10:15:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 56 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","1","2","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetfev-14-2019 - 03-53 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1964","697","2239","UNV-FRE0013","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-35.00","6","12","","2019-02-14 10:36:00","2019-02-14 10:59:00","2019-02-14 10:37:00","2019-02-14 10:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","1","3","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetfev-14-2019 - 04-15 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1965","698","4172","585944","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","6","12","","2019-02-15 17:46:23","2019-02-16 18:00:23","2019-02-15 18:00:23","2019-02-16 18:00:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras p/HLA (captação para medula óssea).</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1966","699","4172","586371","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","6","11","","2019-02-13 15:55:31","2019-02-14 17:36:31","2019-02-13 17:36:31","2019-02-14 17:36:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Amostras e reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1968","701","2627","TIHS0018P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-10.00","Distribuição com carga","-10.00","281","-30.00","6","11","","2019-02-18 08:30:45","2019-02-18 15:33:14","2019-02-18 09:30:49","2019-02-18 15:30:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0018P.jpg","<p>Amostras e gelox.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -10.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","2","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1969","702","2627","TIHS0043P","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-60.00","Distribuição com carga","-60.00","281","-80.00","6","12","","2019-02-13 08:35:54","2019-02-13 16:10:54","2019-02-13 10:00:54","2019-02-13 16:00:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -TIHS0043P.jpg","<p>Plasma.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -60.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1970","703","2627","TIHS0082P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-40.00","6","12","","2019-02-12 17:00:59","2019-02-13 00:35:29","2019-02-12 18:30:04","2019-02-13 00:30:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0082P.jpg","<p>Gelox e plasma</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1971","704","2627","TIHS0092P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-40.00","2","11","","2019-02-14 07:35:40","2019-02-14 14:05:06","2019-02-14 08:00:41","2019-02-14 14:00:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0092P.jpg","<p>Plasma.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1972","705","2627","TIHS130P","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-30.00","6","10","","2019-02-15 08:00:15","2019-02-15 15:00:15","2019-02-15 09:00:15","2019-02-15 15:00:15","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0130P.jpg","<p>Plasma.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1973","706","2627","TIHS0019P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","11","","2019-02-16 12:00:18","2019-02-16 21:10:55","2019-02-16 15:00:30","2019-02-16 21:00:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","thumbnail_Carga - TIHS0019P.jpg","<p>Reagentes.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1974","707","2627","TIHS0020P","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","11","","2019-02-16 13:00:24","2019-02-16 21:10:24","2019-02-16 15:00:24","2019-02-16 21:00:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA - TIHS0020P.jpg","<p>Reagentes.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1975","708","2627","TIHS0021P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","10","","2019-02-14 17:00:53","2019-02-15 03:10:34","2019-02-14 21:00:09","2019-02-15 03:00:33","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0021P.jpg","<p>Amostras.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1976","709","2627","TIHS0089P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","281","20.00","2","11","","2019-02-13 09:40:37","2019-02-13 16:02:03","2019-02-13 10:00:39","2019-02-13 16:00:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0089P.jpg","<p>Bolsas de plaquetas.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1977","710","2627","TIHS0090P","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","281","20.00","2","11","","2019-02-13 10:10:42","2019-02-13 16:35:42","2019-02-13 10:30:42","2019-02-13 16:30:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -TIHS0090P.jpg","<p>Bolsas de plaquetas.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1978","711","2627","TIHS0080P","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-30.00","6","12","","2019-02-17 00:00:55","2019-02-17 07:38:55","2019-02-17 01:35:55","2019-02-17 07:35:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0080P.jpg","<p>Plasma</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1979","712","2627","TIHS0074P","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","281","2.00","6","11","","2019-02-19 08:20:09","2019-02-19 15:55:09","2019-02-19 09:50:09","2019-02-19 15:50:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0074P.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1980","713","2627","TIHS0087P","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","12","","2019-02-19 09:05:41","2019-02-19 16:17:41","2019-02-19 10:15:41","2019-02-19 16:15:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0087P.jpg","<p>Reagentes.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1981","714","2627","TIHS0097P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","11","","2019-02-19 09:00:47","2019-02-19 17:38:31","2019-02-19 11:30:56","2019-02-19 17:30:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","thumbnail_Carga - TIHS0097P.jpg","<p>Reagentes.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1982","715","2572","314.150","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","80.00","243","60.00","5","12","","2019-03-14 08:42:42","2019-03-14 12:03:00","2019-03-14 10:00:51","2019-03-14 12:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","70,0	70,0	70,5	67,6	2,4	72,6	61,8	2,44	2,02	2,86","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1983","715","2572","314.150","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","80.00","243","60.00","2","12","","2019-03-14 08:42:42","2019-03-14 16:40:51","2019-03-14 14:30:42","2019-03-14 16:30:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Béqueres de vidros pequenos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","70,0	70,0	71,5	68,7	1,3	74,7	61,4	2,46	2,90	2,88","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1984","716","2572","314.149","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","80.00","243","60.00","5","12","","2019-03-13 09:41:10","2019-03-13 12:02:19","2019-03-13 10:00:11","2019-03-13 12:00:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","70,0	70,0	70,5	67,9	2,1	72,8	62,5	2,31	2,03	2,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1985","716","2572","314.149","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","80.00","243","60.00","2","12","","2019-03-13 12:06:10","2019-03-13 15:22:20","2019-03-13 13:20:12","2019-03-13 15:20:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","70,0	69,6	69,9	66,8	3,2	73,1	61,4	2,84	2,54	3,32","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1986","717","2572","RX-1684","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","242","35.00","5","12","","2019-02-18 10:12:18","2019-02-18 14:15:34","2019-02-18 11:51:25","2019-02-18 13:52:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	36,4	35,8	1,2	36,4	35,3	0,41	0,07	0,83","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1987","717","2572","RX-1684","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","242","35.00","2","12","","2019-02-18 14:19:03","2019-02-18 17:20:14","2019-02-18 15:05:05","2019-02-18 17:06:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	36,9	36,2	0,8	36,8	35,6	0,43	0,05	0,84","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1988","718","2572","68.287","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","10","","2019-02-19 07:53:21","2019-02-19 11:32:36","2019-02-19 09:30:28","2019-02-19 11:30:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	36,9	38,5	-1,5	41,6	37,1	1,39	0,40	1,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1989","718","2572","68.287","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","6","10","","2019-02-19 11:39:07","2019-02-19 14:36:20","2019-02-19 12:30:11","2019-02-19 14:30:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Pequenos frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	36,9	36,8	38,2	-1,2	41,3	36,9	1,43	0,33	1,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1990","719","2572","314.147","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","80.00","243","60.00","5","10","","2019-02-18 08:14:55","2019-02-18 12:02:11","2019-02-18 09:30:00","2019-02-18 11:30:08","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","70,0	70,1	71,9	70,4	-0,4	75,2	60,4	2,49	2,90	2,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1991","719","2572","314.147","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","80.00","243","60.00","6","10","","2019-02-18 12:07:25","2019-02-18 16:22:41","2019-02-18 14:00:32","2019-02-18 16:00:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Pequenos frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","70,0	68,7	68,7	67,3	2,7	70,5	59,1	2,40	1,51	2,82","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1992","720","2239","UNV-FRE0014","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-13 11:37:18","2019-02-14 09:03:40","2019-02-14 01:03:09","2019-02-14 09:03:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-32,0	-30,7	-28,5	-27,5	-4,5	-23,6	-30,1	1,33	2,09	1,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1993","720","2239","UNV-FRE0014","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","6","12","","2019-02-14 09:21:24","2019-02-14 09:45:26","2019-02-14 09:24:24","2019-02-14 09:40:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1994","720","2239","UNV-FRE0014","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-14 10:08:17","2019-02-14 10:50:19","2019-02-14 10:09:17","2019-02-14 10:45:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1995","721","2572","265.861","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","12","","2019-03-18 07:50:45","2019-03-18 11:34:00","2019-03-18 09:30:52","2019-03-18 11:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	36,7	36,5	0,5	37,4	35,6	0,46	0,13	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1996","721","2572","265.861","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","2","12","","2019-03-18 11:52:57","2019-03-18 16:34:14","2019-03-18 14:30:05","2019-03-18 16:30:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Pequenos frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	36,9	36,6	0,4	37,7	35,6	0,49	0,15	0,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1997","723","2239","UNV-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-72.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-80.00","6","12","","2019-02-15 10:04:17","2019-02-15 13:56:17","2019-02-15 11:10:17","2019-02-15 13:55:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Plasmas.</p>","2 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: -72.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1998","724","2239","UNV-FRE0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-30.00","2","12","","2019-02-14 18:00:54","2019-02-15 08:13:54","2019-02-15 00:00:54","2019-02-15 08:00:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1999","724","2239","UNV-FRE0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-30.00","2","12","","2019-02-15 08:19:04","2019-02-15 08:33:04","2019-02-15 08:21:00","2019-02-15 08:28:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2000","724","2239","UNV-FRE0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-30.00","2","12","","2019-02-15 08:35:53","2019-02-15 09:40:53","2019-02-15 08:38:53","2019-02-15 09:38:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2001","722","2322","IncubadorDBO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","22.00","334","18.00","2","12","","2019-02-15 10:40:26","2019-02-15 15:40:26","2019-02-15 11:30:26","2019-02-15 13:30:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:22.0 / Crit.Min.:18.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2019-0188 GQ","2020-01-01","20,0	20,2	23,4	20,2	-0,2	20,9	19,7	0,23	0,18	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2003","725","2239","UNV-CMR0022","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-14 09:19:02","2019-02-14 09:42:02","2019-02-14 01:03:36","2019-02-14 09:35:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","8 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2004","725","2239","UNV-CMR0022","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-14 10:05:43","2019-02-14 10:32:43","2019-02-14 10:06:43","2019-02-14 10:26:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2005","727","2239","UNV-CMR0023","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-02-14 12:09:40","2019-02-15 08:42:55","2019-02-15 00:42:26","2019-02-15 08:42:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,0	4,7	4,6	5,0	0,0	7,5	2,1	0,59	1,47	0,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2006","727","2239","UNV-CMR0023","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-02-15 08:56:18","2019-02-15 09:04:18","2019-02-15 08:57:18","2019-02-15 09:04:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2007","727","2239","UNV-CMR0023","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-02-15 09:14:23","2019-02-15 09:58:25","2019-02-15 09:15:23","2019-02-15 09:55:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2008","728","2239","IGU-CMR0032","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-02-20 16:12:44","2019-02-21 09:14:44","2019-02-21 01:14:44","2019-02-21 09:14:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.6 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,6	4,5	6,6	6,1	-1,5	9,9	2,6	1,76	0,70	2,07","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2009","728","2239","IGU-CMR0032","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-02-21 09:44:48","2019-02-21 09:55:48","2019-02-21 09:46:48","2019-02-21 09:54:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2010","728","2239","IGU-CMR0032","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-02-21 10:49:57","2019-02-21 11:34:57","2019-02-21 10:50:57","2019-02-21 11:25:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2011","729","2239","IGU-FRE0029","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-02-20 10:44:48","2019-02-21 09:15:14","2019-02-21 01:15:43","2019-02-21 09:17:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-32,0	-31,0	-31,8	-29,6	-2,4	-26,0	-31,1	1,40	0,23	1,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2012","729","2239","IGU-FRE0029","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-02-21 09:45:22","2019-02-21 10:01:23","2019-02-21 09:49:22","2019-02-21 09:59:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2013","729","2239","IGU-FRE0029","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-02-21 10:44:55","2019-02-21 11:36:59","2019-02-21 10:45:56","2019-02-21 11:16:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2014","730","517",".0190","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","6","12","","2019-02-22 08:01:40","2019-02-22 09:11:00","2019-02-22 08:41:00","2019-02-22 09:01:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO SENS.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	121,8	121,7	-2,2	122,2	120,8	0,2	0,4	0,3","1","2","Vazio(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2015","730","517",".0190","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-02-22 09:32:30","2019-02-22 10:30:30","2019-02-22 09:52:30","2019-02-22 10:22:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA OK.jpg","<p>6 frascos e 1 pacote com materiais diversos para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,0	118,8	-2,0	122,0	85,6	9,9	9,1	11,4","1","1","1 Estudo de Penetracao(2)(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2016","730","517",".0190","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-02-22 11:18:00","2019-02-22 12:14:00","2019-02-22 11:36:00","2019-02-22 12:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA OK.jpg","<p>6 frascos e 1 pacote com materiais diversos para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,0	121,0	-2,0	122,2	116,3	1,7	1,6	1,9","1","1","2 Estudo de Penetracao.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2017","730","517",".0190","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-02-22 12:27:00","2019-02-22 13:10:00","2019-02-22 12:39:00","2019-02-22 13:09:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA OK.jpg","<p>6 frascos e 1 pacote com materiais diversos para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	121,9	120,0	-2,1	122,1	109,3	2,7	3,3	3,1","1","1","3 Estudo de Penetracao.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2018","731","2500","ATC 04","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","6","12","","2019-02-21 09:41:00","2019-02-21 10:30:00","2019-02-21 09:56:00","2019-02-21 10:26:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","121,0	121,0	125,6	123,3	4,6	125,3	120,4	0,5	1,8	0,9","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2019","731","2500","ATC 04","2","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-02-21 13:10:00","2019-02-21 14:15:00","2019-02-21 13:27:00","2019-02-21 13:57:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>Bandejas e frascos Schott vazio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","121,0	121,0	125,6	122,6	4,6	125,1	114,6	2,1	2,6	2,5","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2020","731","2500","ATC 04","3","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-02-21 14:23:00","2019-02-21 15:45:00","2019-02-21 14:56:00","2019-02-21 15:26:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>Bandejas e frascos Schott vazio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","121,0	121,1	125,6	123,9	4,5	125,5	120,0	1,5	1,6	1,7","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2021","731","2500","ATC 04","4","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-02-22 08:50:00","2019-02-22 10:17:00","2019-02-22 09:10:00","2019-02-22 09:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>Bandejas e frascos Schott vazio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","121,0	121,1	125,7	120,9	4,6	125,0	116,3	2,9	0,9	3,4","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2022","732","2239","IGU-CMR0034","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.10","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-21 15:50:02","2019-02-22 12:02:02","2019-02-22 04:02:02","2019-02-22 12:02:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.1 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,1	3,8	4,6	4,5	-0,4	6,3	1,8	0,88	0,99	1,09","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2023","732","2239","IGU-CMR0034","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.10","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-22 12:05:18","2019-02-22 12:15:18","2019-02-22 12:06:18","2019-02-22 12:13:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2024","732","2239","IGU-CMR0034","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.10","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-02-22 12:22:55","2019-02-22 12:37:55","2019-02-22 12:23:55","2019-02-22 12:31:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2025","733","2239","IGU-CMR0033","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-21 17:16:42","2019-02-22 09:11:42","2019-02-22 01:11:42","2019-02-22 09:11:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	3,7	4,4	-0,4	6,0	2,0	0,72	1,27	0,92","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2026","733","2239","IGU-CMR0033","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-22 09:18:56","2019-02-22 09:29:56","2019-02-22 09:19:56","2019-02-22 09:27:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2027","733","2239","IGU-CMR0033","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-02-22 09:34:59","2019-02-22 10:03:59","2019-02-22 09:35:59","2019-02-22 09:52:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2028","734","2572","A09887","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","120.00","243","90.00","5","9","","2019-02-25 10:04:53","2019-02-25 15:03:11","2019-02-25 13:00:04","2019-02-25 15:00:11","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:120.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","105,0	102,3	104,9	107,7	-2,7	120,2	95,5	3,62	5,94	4,30","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2029","734","2572","A09887","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","120.00","243","95.00","6","9","","2019-02-25 15:11:13","2019-02-25 18:03:24","2019-02-25 16:00:16","2019-02-25 18:00:23","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Frascos de vidros pequenos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:120.0 / Crit.Min.:95.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","105,0	105,7	106,3	108,9	-3,9	121,0	97,0	3,87	6,24	4,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2121","778","2239","IGU-FRE 0019","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","2","10","","2019-03-12 19:04:34","2019-03-13 08:18:26","2019-03-13 00:14:58","2019-03-13 08:15:26","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga(1).jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-25,0	-27,3	-27,5	-28,8	3,8	-23,3	-35,5	3,44	0,15	4,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2118","775","2627","TIHS103P","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","11","","2019-03-13 11:00:00","2019-03-14 00:05:00","2019-03-13 18:00:00","2019-03-14 00:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","GELADEIRA 2 PORTAS.jpg","<p>Reagentes.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2180","804","1535","EQ 026 COMEQ","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","202","35.00","2","12","","2019-03-18 17:30:46","2019-03-19 08:34:46","2019-03-19 06:30:46","2019-03-19 08:30:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Frascos de água para análise microbiológica.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	36,6	35,3	0,37	0,25	0,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2030","735","2572","314.208","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","243","23.00","5","11","","2019-02-07 08:44:03","2019-02-07 13:50:23","2019-02-07 11:30:14","2019-02-07 13:30:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","25,0	24,5	24,3	24,7	0,3	26,9	24,3	0,79	0,07	0,99","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2031","735","2572","314.208","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","27.00","243","23.00","2","11","","2019-02-07 15:57:05","2019-02-07 17:03:18","2019-02-07 15:00:10","2019-02-07 17:00:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA(1).jpg","<p>funil, béqueres e erlenmeyers de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","25,0	24,9	24,3	24,7	0,3	25,2	24,4	0,24	0,05	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2035","738","2572","314.203","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","5","9","","2019-02-27 07:59:53","2019-02-27 13:46:17","2019-02-27 11:00:05","2019-02-27 13:00:13","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Em vazio(1).jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,0	37,2	-0,2	37,8	36,8	0,26	0,20	0,48","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2032","736","4172","586442","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","262","35.00","2","12","","2019-02-19 14:09:58","2019-02-19 16:44:58","2019-02-19 14:44:58","2019-02-19 16:44:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2033","737","2572","23.745","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","40.50","242","33.50","5","12","","2019-02-19 08:22:48","2019-02-19 11:46:00","2019-02-19 09:40:48","2019-02-19 11:40:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:40.5 / Crit.Min.:33.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	35,5	35,2	1,8	38,6	33,9	1,31	0,76	1,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2034","737","2572","23.745","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","40.50","242","33.50","2","12","","2019-02-19 11:50:11","2019-02-19 14:50:23","2019-02-19 12:35:14","2019-02-19 14:36:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos de Vidro.</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:40.5 / Crit.Min.:33.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	35,5	35,3	1,7	38,8	33,9	1,54	0,78	1,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2076","757","2239","IGU-CMR 0030","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-02-27 19:10:17","2019-02-28 09:21:17","2019-02-28 01:21:17","2019-02-28 09:21:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.9 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","21,9	21,9	22,9	22,3	-0,4	23,6	20,6	0,79	0,68	0,99","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2036","738","2572","314.203","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","2","9","","2019-02-27 13:51:39","2019-02-27 17:01:50","2019-02-27 15:00:43","2019-02-27 17:00:50","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Com carga.jpg","<p>Béqueres de vidro de 100ml e de 50ml.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,2	37,4	-0,4	38,3	36,7	0,35	0,37	0,55","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2037","739","2239","IGU-FRE0030","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-21 14:05:49","2019-02-22 09:12:04","2019-02-22 01:11:34","2019-02-22 09:11:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-29,2	-29,9	-29,2	-0,8	-26,5	-31,5	0,91	1,51	1,15","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2038","739","2239","IGU-FRE0030","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-22 09:19:13","2019-02-22 09:30:13","2019-02-22 09:21:13","2019-02-22 09:28:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2039","739","2239","IGU-FRE0030","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-22 09:37:08","2019-02-22 10:38:12","2019-02-22 09:38:08","2019-02-22 10:31:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2040","740","2239","IGU-FRE 004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-85.00","2","12","","2019-02-22 16:27:53","2019-02-23 09:23:36","2019-02-23 01:20:36","2019-02-23 09:20:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-85.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2041","740","2239","IGU-FRE 004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","234","-85.00","6","12","","2019-02-25 09:33:28","2019-02-25 09:47:28","2019-02-25 09:35:28","2019-02-25 09:45:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2086","762","2239","IGU-FRE 0018","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","10","","2019-03-12 09:13:06","2019-03-12 17:37:38","2019-03-12 09:35:07","2019-03-12 17:35:38","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga(1).jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-28,0	-28,0	-27,8	-30,7	2,2	-24,8	-36,5	3,37	0,07	3,93","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2042","740","2239","IGU-FRE 004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-85.00","2","12","","2019-02-25 09:51:56","2019-02-25 11:09:56","2019-02-25 09:51:56","2019-02-25 10:17:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2043","741","1535","EQ 005 MICRA","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","233","34.50","6","12","","2018-07-04 06:56:00","2018-07-04 10:32:00","2018-07-04 08:32:00","2018-07-04 10:32:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos, placas e frascos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","35,0	35,1	35,2	34,9	0,1	35,6	34,4	0,31	0,23	0,52","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2044","742","1535","EQ 077 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","255.00","Distribuição com carga","260.00","189","250.00","6","11","","2018-09-03 13:37:36","2018-09-03 16:56:36","2018-09-03 13:40:36","2018-09-03 16:50:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","3 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 255.0 / Crit.Máx.:260.0 / Crit.Min.:250.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","4","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","255,0	255,0	253,4	252,3	2,7	254,6	250,7	1,24	0,15	1,48","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2045","743","1535","EQ 120 MICRA","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","42.10","Distribuição com carga","42.30","233","41.90","6","12","","2018-07-03 11:42:44","2018-07-03 15:28:00","2018-07-03 13:28:00","2018-07-03 15:28:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.1 / Crit.Máx.:42.3 / Crit.Min.:41.9 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","42,1	42,1	42,1	41,9	0,2	42,2	41,7	0,11	0,07	0,39","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2046","744","1535","EQ 097 MICRA","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","12","","2018-07-05 16:42:00","2018-07-06 07:42:00","2018-07-05 23:42:00","2018-07-06 07:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Suprimentos para ensaio.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","5,0	5,1	5,8	6,1	-1,1	7,5	2,7	1,12	1,58	1,36","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2047","745","1535","EQ 098 MICRA","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","12","","2018-07-05 16:42:00","2018-07-06 07:42:00","2018-07-05 23:42:00","2018-07-06 07:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Suprimentos para ensaios.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","5,0	5,0	5,4	5,7	-0,7	7,0	2,5	1,15	1,41	1,39","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2048","746","2239","IGU-FRE0032","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-24 23:00:55","2019-02-25 09:54:34","2019-02-25 01:54:06","2019-02-25 09:54:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-32,0	-30,9	-31,8	-30,6	-1,4	-28,1	-32,3	1,23	0,30	1,48","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2049","746","2239","IGU-FRE0032","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-25 10:06:06","2019-02-25 10:17:03","2019-02-25 10:07:07","2019-02-25 10:15:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2050","746","2239","IGU-FRE0032","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-25 10:42:07","2019-02-25 11:31:11","2019-02-25 10:43:07","2019-02-25 11:23:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2051","747","2239","IGU-FRE0031","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-24 23:00:54","2019-02-25 09:54:54","2019-02-25 01:54:54","2019-02-25 09:54:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-29,1	-28,7	-28,6	-1,4	-27,1	-30,6	0,81	1,06	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2052","747","2239","IGU-FRE0031","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","6","12","","2019-02-25 10:04:44","2019-02-25 10:15:44","2019-02-25 10:05:44","2019-02-25 10:13:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2053","747","2239","IGU-FRE0031","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-25 10:37:38","2019-02-25 11:46:38","2019-02-25 10:38:38","2019-02-25 11:38:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2054","748","2239","74044","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-02-25 13:44:45","2019-02-26 09:49:05","2019-02-26 01:49:00","2019-02-26 09:49:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-40,0	-37,9	-30,1	-28,6	-11,4	-27,7	-29,8	0,85	0,07	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2055","748","2239","74044","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","2","12","","2019-02-26 09:57:29","2019-02-26 10:10:30","2019-02-26 10:00:29","2019-02-26 10:08:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2056","748","2239","74044","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","2","12","","2019-02-26 10:19:45","2019-02-26 11:04:48","2019-02-26 10:20:45","2019-02-26 10:51:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2057","749","2239","349546","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-25 20:00:54","2019-02-26 09:49:54","2019-02-26 01:49:54","2019-02-26 09:49:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-32,0	-30,3	-27,7	-27,0	-5,0	-24,5	-30,0	1,11	1,65	1,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2058","749","2239","349546","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","6","12","","2019-02-26 09:59:10","2019-02-26 10:16:10","2019-02-26 10:00:10","2019-02-26 10:16:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2059","749","2239","349546","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-02-26 10:26:26","2019-02-26 11:23:26","2019-02-26 10:27:26","2019-02-26 11:04:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2060","750","2572","1991","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","41.50","242","32.50","2","12","","2019-02-25 10:24:58","2019-02-25 16:29:23","2019-02-25 14:13:13","2019-02-25 16:14:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:41.5 / Crit.Min.:32.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,6	37,9	-0,9	40,7	35,5	1,16	1,57	1,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2061","750","2572","1991","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","41.50","242","32.50","2","12","","2019-02-25 16:33:50","2019-02-25 19:51:00","2019-02-25 17:35:51","2019-02-25 19:36:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos de Vidro.</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:41.5 / Crit.Min.:32.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,3	37,6	-0,6	40,6	35,6	1,14	1,50	1,38","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2062","751","4172","9449","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","262","2.00","6","12","","2019-02-28 16:33:44","2019-03-01 17:45:44","2019-02-28 17:45:44","2019-03-01 17:45:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Caixas com fatores de coagulação.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","TMB01002_V1.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2063","752","4172","586106","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","262","2.00","6","12","","2019-02-26 15:59:15","2019-02-27 17:20:15","2019-02-26 17:20:15","2019-02-27 17:20:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2064","753","419","IM-082","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","234","20.00","2","12","","2019-03-07 09:40:19","2019-03-08 11:40:19","2019-03-07 11:37:19","2019-03-08 11:37:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga(1).jpg","<p>Placas de petri, tubos de ensaio e reservatórios de amostras de 100ml.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,5	22,5	22,5	22,3	0,2	22,6	21,9	0,22	0,05	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2065","753","419","IM-082","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","234","20.00","2","12","","2019-03-08 11:43:07","2019-03-08 12:00:07","2019-03-08 11:46:07","2019-03-08 11:57:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2066","753","419","IM-082","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","234","20.00","2","12","","2019-03-08 12:02:36","2019-03-08 12:59:36","2019-03-08 12:02:36","2019-03-08 12:27:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2067","754","2239","IGU-FRE 0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-38.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","1","12","","2019-02-28 13:58:56","2019-03-01 11:14:17","2019-03-01 03:09:46","2019-03-01 11:09:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga(1).jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -38.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-38,0	-34,6	-36,8	-30,4	-7,6	-18,2	-38,0	6,87	0,07	9,38","0","1","Estudo de 8 Horas(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2068","754","2239","IGU-FRE 0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-38.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","6","12","","2019-03-01 11:20:29","2019-03-01 11:29:30","2019-03-01 11:22:29","2019-03-01 11:29:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2069","754","2239","046050956","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-38.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","6","12","","2019-03-01 11:34:16","2019-03-01 11:58:18","2019-03-01 11:35:16","2019-03-01 11:55:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2070","755","2572","A10033","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","38.00","243","34.00","5","12","","2019-03-15 08:07:17","2019-03-15 11:33:30","2019-03-15 09:30:22","2019-03-15 11:30:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","em vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","36,0	36,0	35,3	35,2	0,8	36,0	34,3	0,28	0,32	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2071","755","2572","A10033","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","38.00","243","34.00","2","12","","2019-03-15 11:40:31","2019-03-15 16:02:48","2019-03-15 14:00:39","2019-03-15 16:00:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","com carga.jpg","<p>Béqueres de vidros de 100ml e de 50ml.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","36,0	36,0	35,6	35,6	0,4	35,9	35,2	0,14	0,11	0,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2072","756","1535","EQ 001 LESEM","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","6","12","","2019-02-21 14:35:30","2019-02-21 15:32:00","2019-02-21 14:52:30","2019-02-21 15:22:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,1	122,2	0,1	122,5	120,9	0,2	0,3	0,3","1","1","Sheetfev-21-2019 - 04-30 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2074","756","1535","EQ 001 LESEM","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-02-21 10:50:00","2019-02-21 12:02:00","2019-02-21 11:11:00","2019-02-21 11:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Material Contaminado.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,1	122,2	0,0	123,5	121,5	0,8	0,3	1,0","1","1","Sheetfev-21-2019 - 12-54 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2073","756","1535","EQ 001 LESEM","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-02-21 09:06:00","2019-02-21 10:30:00","2019-02-21 09:33:00","2019-02-21 10:03:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Material Contaminado.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,0	122,0	122,1	-0,1	123,4	121,5	0,6	0,3	0,7","1","1","Sheetfev-21-2019 - 10-51 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2075","756","1535","EQ 001 LESEM","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-02-21 12:51:00","2019-02-21 14:06:00","2019-02-21 13:17:00","2019-02-21 13:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Material Contaminado.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,0	122,0	121,9	0,0	123,0	119,1	1,2	0,9	1,4","1","1","Sheetfev-21-2019 - 04-21 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2077","757","2239","IGU-CMR 0030","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-02-28 09:52:27","2019-02-28 09:59:59","2019-02-28 09:53:27","2019-02-28 09:59:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2078","757","2239","IGU-CMR 0030","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição com carga","24.00","235","21.00","6","10","","2019-02-28 10:02:31","2019-02-28 10:24:31","2019-02-28 10:03:31","2019-02-28 10:09:31","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2079","758","2239","IGU-CMR 0026","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-27 15:51:48","2019-02-28 09:21:58","2019-02-28 01:21:26","2019-02-28 09:21:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,7	3,8	3,8	4,4	-0,7	6,0	2,3	0,76	0,94	0,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2080","758","2239","IGU-CMR 0026","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-02-28 09:45:02","2019-02-28 09:58:03","2019-02-28 09:47:02","2019-02-28 09:55:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2081","758","2239","IGU-CMR 0026","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-02-28 10:08:58","2019-02-28 10:14:59","2019-02-28 10:08:58","2019-02-28 10:10:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2082","759","291","FPS 2279","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","256","20.00","5","11","","2019-02-05 17:07:02","2019-02-06 18:20:44","2019-02-05 18:07:06","2019-02-06 18:07:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao vazio(1).jpeg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2083","759","291","FPS 2279","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","2","11","","2019-02-14 10:01:47","2019-02-15 18:20:44","2019-02-14 18:07:06","2019-02-15 18:07:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao carga.jpeg","<p>Bolsas de sangue e amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2084","760","291","FPS 3868","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","6","12","","2019-02-19 15:33:27","2019-02-20 17:07:04","2019-02-19 16:33:31","2019-02-20 16:33:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Hemácias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2085","761","291","FPS 3861","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","11","","2019-02-19 16:53:01","2019-02-20 18:15:43","2019-02-19 17:53:05","2019-02-20 17:53:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2089","762","2239","IGU-FRE 0018","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","6","12","","2019-03-12 18:06:16","2019-03-12 18:47:19","2019-03-12 18:07:16","2019-03-12 18:46:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2088","762","2239","IGU-FRE 0018","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","10","","2019-03-12 17:44:53","2019-03-12 17:59:53","2019-03-12 17:49:53","2019-03-12 17:56:53","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2090","763","2239","100.002.125.547","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","11","","2018-06-07 18:12:08","2018-06-08 09:40:08","2018-06-08 01:39:08","2018-06-08 09:39:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Amostras e Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","5,4	5,3	4,2	4,1	1,3	5,7	0,8	0,81	1,50	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2091","763","2239","100.002.125.547","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.40","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","6","11","","2018-06-08 09:47:26","2018-06-08 10:00:26","2018-06-08 09:48:26","2018-06-08 09:58:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2092","763","2239","100.002.125.547","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","11","","2018-06-08 10:05:22","2018-06-08 10:12:23","2018-06-08 10:05:22","2018-06-08 10:06:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2093","764","2239","IGU-FRE 0027","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-02-25 15:16:43","2019-02-26 16:35:43","2019-02-26 08:35:43","2019-02-26 16:35:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-29,1	-29,8	-29,0	-1,0	-27,0	-30,6	0,77	0,97	1,00","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2094","764","2239","IGU-FRE 0027","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-02-27 16:42:22","2019-02-27 16:52:22","2019-02-27 16:43:22","2019-02-27 16:50:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2095","765","3258","EB.014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","262","36.00","2","12","","2019-03-13 11:44:36","2019-03-13 13:00:36","2019-03-13 12:00:36","2019-03-13 13:00:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1552566153475.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","37,0	37,2	36,5	36,4	0,6	36,5	36,2	0,10	0,05	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2096","764","2239","IGU-FRE 0027","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-02-27 17:11:32","2019-02-27 18:08:32","2019-02-27 17:12:32","2019-02-27 18:06:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 54 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2097","766","2239","IGU-CMR 0032","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-25 23:00:53","2019-02-26 09:57:53","2019-02-26 01:54:53","2019-02-26 09:54:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga(1).jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,5	4,5	4,5	2,9	1,6	5,3	-0,3	0,92	1,73	1,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2098","766","2239","IGU-CMR 0032","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-02-26 09:59:45","2019-02-26 10:45:45","2019-02-26 10:06:45","2019-02-26 10:36:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2099","766","2239","IGU-CMR 0032","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-02-26 10:47:46","2019-02-26 11:09:46","2019-02-26 10:48:46","2019-02-26 11:04:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2100","767","2239","IGU-FRE 009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.50","Distribuição com carga","-20.00","234","-35.00","2","12","","2019-02-27 23:00:49","2019-02-28 09:30:49","2019-02-28 01:26:49","2019-02-28 09:27:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga(1).jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.5 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-28,5	-27,7	-27,8	-25,3	-3,2	-23,3	-29,4	1,81	0,53	2,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2101","767","2239","IGU-FRE 009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.50","Distribuição com carga","-20.00","234","-35.00","2","12","","2019-02-28 09:36:19","2019-02-28 09:49:19","2019-02-28 09:39:19","2019-02-28 09:47:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2102","767","2239","IGU-FRE 009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.50","Distribuição com carga","-20.00","234","-35.00","2","12","","2019-02-28 09:57:55","2019-02-28 10:08:55","2019-02-28 10:03:55","2019-02-28 11:03:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2103","769","176","257588","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","43.00","Distribuição sem carga","43.20","298","42.80","5","12","","2019-03-13 08:51:34","2019-03-13 11:09:44","2019-03-13 09:09:36","2019-03-13 11:09:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:43.2 / Crit.Min.:42.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","43,0	43,0	43,1	43,3	43,0	43,6	43,0	0,17	0,06	0,39","0","1","257588(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2104","770","291","FPS 6593","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","6","12","","2019-03-09 16:10:45","2019-03-10 17:20:21","2019-03-09 17:10:50","2019-03-10 17:10:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao.jpeg","<p>Gelox.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 6593.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2105","768","2239","IGU-FRE 0022","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-24.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-02-26 14:40:13","2019-02-27 16:29:13","2019-02-27 08:27:13","2019-02-27 16:27:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga(1).jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -24.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-24,0	-30,7	-30,3	-31,5	7,5	-26,2	-35,1	2,10	1,58	2,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2106","768","2239","IGU-FRE 0022","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-24.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-02-27 16:31:14","2019-02-27 16:51:14","2019-02-27 16:34:14","2019-02-27 16:48:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2107","768","2239","IGU-FRE 0022","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-24.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-02-27 16:54:19","2019-02-27 17:57:49","2019-02-27 16:56:49","2019-02-27 17:56:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2108","771","2239","100002110221","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","11","","2019-02-14 20:32:33","2019-02-15 10:47:33","2019-02-15 02:47:33","2019-02-15 10:47:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	22,2	21,5	22,2	-0,2	24,1	19,0	1,37	1,44	1,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2109","771","2239","100002110221","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-02-15 10:51:31","2019-02-15 10:58:31","2019-02-15 10:52:31","2019-02-15 10:57:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2110","771","2239","100002110221","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-02-15 11:03:07","2019-02-15 11:17:07","2019-02-15 11:04:07","2019-02-15 11:12:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2111","772","2239","IGU-CMR 0031","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.10","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","11","","2019-02-28 19:49:09","2019-03-01 10:02:09","2019-03-01 02:02:09","2019-03-01 10:02:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.1 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,1	22,3	22,4	22,3	-0,2	24,4	19,6	0,81	1,35	1,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2112","772","2239","IGU-CMR 0031","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.10","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-03-01 10:06:40","2019-03-01 10:13:40","2019-03-01 10:07:40","2019-03-01 10:12:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2113","772","2239","IGU-CMR 0031","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.10","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-03-01 10:19:01","2019-03-01 10:45:01","2019-03-01 10:20:01","2019-03-01 10:28:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2114","773","2239","IGU-FRE 0038","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-32.00","6","10","","2019-02-28 11:23:28","2019-03-01 10:10:28","2019-03-01 02:02:28","2019-03-01 10:02:28","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-32.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-28,0	-25,3	-24,5	-22,1	-6,4	-18,9	-27,5	2,48	1,56	2,92","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2115","773","2239","IGU-FRE 0038","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-32.00","2","10","","2019-03-01 10:12:36","2019-03-01 10:23:36","2019-03-01 10:14:36","2019-03-01 10:22:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2116","773","2239","IGU-FRE 0038","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-32.00","2","10","","2019-03-01 10:27:52","2019-03-01 12:02:52","2019-03-01 11:12:52","2019-03-01 11:33:52","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2117","774","2627","TIHS104P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","11","","2019-03-12 14:15:40","2019-03-12 22:10:11","2019-03-12 16:00:47","2019-03-12 22:00:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","GELADEIRA 2 PORTAS.jpg","<p>Reagentes.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2119","776","2627","TIHS101P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-40.00","2","12","","2019-03-13 10:30:54","2019-03-13 23:05:41","2019-03-13 17:00:19","2019-03-13 23:00:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -TIHS101P.jpg","<p>Amostras de contra prova.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2120","777","2627","TIHS102P","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","11","","2019-03-12 14:10:00","2019-03-12 23:05:00","2019-03-12 17:00:00","2019-03-12 23:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS102P.jpg","<p>Reagentes.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2122","778","2239","IGU-FRE 0019","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","2","10","","2019-03-13 08:22:54","2019-03-13 08:35:55","2019-03-13 08:25:54","2019-03-13 08:33:55","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2123","778","2239","IGU-FRE 0019","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","2","10","","2019-03-13 08:39:08","2019-03-13 09:46:12","2019-03-13 08:42:08","2019-03-13 09:42:12","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2124","779","2239","IGU-FRE 008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","2","11","","2019-03-13 19:32:16","2019-03-14 10:23:16","2019-03-14 02:19:16","2019-03-14 10:19:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga(1).jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-28,0	-28,2	-27,3	-28,4	0,4	-24,0	-33,0	2,48	0,06	2,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2125","779","2239","IGU-FRE 008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","6","12","","2019-03-14 10:26:54","2019-03-14 12:13:54","2019-03-14 10:29:54","2019-03-14 11:22:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2126","779","2239","IGU-FRE 008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","2","12","","2019-03-14 15:45:54","2019-03-14 16:31:54","2019-03-14 15:50:54","2019-03-14 16:24:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2127","780","2239","IGU-REF 002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-03-14 12:11:24","2019-03-15 09:17:24","2019-03-15 01:17:24","2019-03-15 09:17:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Amostras e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","3,5	3,3	3,5	3,6	-0,1	5,7	2,0	1,05	0,39	1,28","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2128","780","2239","IGU-REF 002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-03-15 09:53:33","2019-03-15 10:37:33","2019-03-15 09:54:33","2019-03-15 10:15:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2129","780","2239","IGU-REF 002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-03-15 10:40:06","2019-03-15 11:24:06","2019-03-15 10:41:06","2019-03-15 11:22:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2130","781","2239","IGU-FRE 0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-38.00","2","12","","2019-03-13 19:31:00","2019-03-14 09:28:00","2019-03-14 01:28:00","2019-03-14 09:28:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-28,0	-28,9	-28,4	-31,2	3,2	-28,0	-36,3	3,25	0,06	3,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2131","781","2239","IGU-FRE 0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-38.00","2","12","","2019-03-14 09:32:06","2019-03-14 09:41:06","2019-03-14 09:33:06","2019-03-14 09:40:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2132","781","2239","IGU-FRE 0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-38.00","2","12","","2019-03-14 09:52:47","2019-03-14 10:21:47","2019-03-14 09:53:47","2019-03-14 10:13:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2133","782","2239","IGU-CMR 0023","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-03-13 09:49:48","2019-03-13 18:15:48","2019-03-13 10:15:48","2019-03-13 18:15:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator de coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,5	4,5	5,3	5,8	-1,3	7,7	2,1	0,93	1,46	1,16","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2134","782","2239","IGU-CMR 0023","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-03-13 18:18:56","2019-03-13 18:28:56","2019-03-13 18:19:56","2019-03-13 18:26:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2135","782","2239","IGU-CMR 0023","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-03-13 18:31:28","2019-03-13 19:03:28","2019-03-13 18:32:28","2019-03-13 19:03:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2136","783","2239","IGU-CMR 0027","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-12 18:30:06","2019-03-13 08:16:06","2019-03-13 00:16:06","2019-03-13 08:16:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,3	4,2	3,7	4,6	-0,3	5,9	2,0	0,88	1,15	1,09","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2137","783","2239","IGU-CMR 0027","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-13 08:25:13","2019-03-13 08:39:13","2019-03-13 08:26:13","2019-03-13 08:34:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2138","783","2239","IGU-CMR 0027","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-03-13 08:51:24","2019-03-13 09:06:24","2019-03-13 08:52:24","2019-03-13 09:00:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2139","784","2239","IGU-CMR 0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-12 18:30:05","2019-03-13 07:50:05","2019-03-12 23:50:05","2019-03-13 07:50:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,1	4,0	4,6	-0,6	6,1	2,7	0,62	0,87	0,82","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2140","784","2239","IGU-CMR 0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-13 08:25:13","2019-03-13 08:37:13","2019-03-13 08:26:13","2019-03-13 08:35:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2141","784","2239","IGU-CMR 0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-03-13 08:49:37","2019-03-13 09:05:37","2019-03-13 08:50:37","2019-03-13 09:00:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2142","785","2239","IGU-FRE 0015","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","2","10","","2019-03-13 10:37:00","2019-03-14 14:35:46","2019-03-14 06:29:16","2019-03-14 14:29:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Capa.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-28,0	-24,4	-23,4	-24,1	-3,9	-12,2	-31,0	5,12	0,19	5,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2143","785","2239","IGU-FRE 0015","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","6","10","","2019-03-14 14:40:30","2019-03-14 15:09:32","2019-03-14 14:43:30","2019-03-14 14:54:31","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2144","785","2239","IGU-FRE 0015","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-38.00","2","10","","2019-03-14 15:13:29","2019-03-14 16:28:34","2019-03-14 15:26:30","2019-03-14 16:26:33","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2145","786","497","CR-1831","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","5","9","","2019-03-07 10:14:00","2019-03-08 12:00:00","2019-03-07 12:00:00","2019-03-08 11:58:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","5,0	4,5	5,1	5,4	-0,4	6,6	3,8	0,65	0,81	1,04","2","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2146","786","497","CR-1831","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","9","","2019-03-08 12:15:00","2019-03-09 12:24:00","2019-03-08 12:24:00","2019-03-09 12:23:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","5,0	4,5	5,2	5,3	-0,3	6,7	3,6	0,60	0,74	1,00","2","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2147","786","497","CR-1831","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","9","","2019-03-11 08:52:00","2019-03-12 08:56:00","2019-03-11 08:56:00","2019-03-12 08:55:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","5,0	4,6	5,2	5,4	-0,4	6,7	3,6	0,60	0,73	0,99","2","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2148","786","497","CR-1831","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","6","9","","2019-03-12 13:33:00","2019-03-12 13:56:00","2019-03-12 13:34:00","2019-03-12 13:50:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","2","2","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","2","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2149","786","497","CR-1831","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","9","","2019-11-26 08:53:03","2019-11-26 09:22:57","2019-11-26 08:55:20","2019-11-26 09:22:57","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","2","3","","","1","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","2","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2150","786","497","CR-1831","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-25.00","Distribuição sem carga","-20.00","241","-30.00","1","2","","2019-03-07 10:14:00","2019-03-08 12:00:00","2019-03-07 12:00:00","2019-03-08 11:58:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","","23 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","-25,0	-29,0	-30,2	-30,8	0,8	-29,2	-32,1	1,13	0,92	1,51","1","1","VAZIO(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2151","786","497","CR-1831","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","241","-30.00","1","2","","2019-03-08 12:15:00","2019-03-09 12:24:00","2019-03-08 12:24:00","2019-03-09 12:23:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","-25,0	-29,0	-29,5	-30,2	0,2	-28,9	-31,3	0,89	0,77	1,26","1","1","1Âº CARGA(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2152","786","497","CR-1831","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","241","-30.00","1","2","","2019-03-11 08:52:00","2019-03-12 08:56:00","2019-03-11 08:56:00","2019-03-12 08:55:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","-25,0	-29,0	-29,3	-30,0	5,0	-28,8	-31,0	0,84	0,72	1,21","1","1","2Âº CARGA(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2153","786","497","CR-1831","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","241","-30.00","1","2","","2019-03-12 13:33:00","2019-03-12 13:56:00","2019-03-12 13:34:00","2019-03-12 13:50:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","2","2","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","1","1","ABERTURAS DE PORTA(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2154","786","497","CR-1831","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-20.00","241","-30.00","1","3","","2019-11-26 08:53:03","2019-11-26 09:22:57","2019-11-26 08:55:20","2019-11-26 09:22:57","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","11","3","","","2","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2155","787","2565","08-94693","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-22.30","329","-90.00","2","10","","2019-02-27 15:23:13","2019-02-28 08:02:13","2019-02-27 18:05:13","2019-02-28 02:05:13","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA(1).jpg","<p>12 estantes com frascos de amostras, 1 caixa de isopor e 20 bandejas com amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-22.3 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2156","788","176","234636","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","298","35.00","6","12","","2019-03-15 09:55:47","2019-03-15 12:20:58","2019-03-15 10:20:49","2019-03-15 12:20:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES(1).jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","36,0	36,0	36,0	35,6	0,4	36,9	34,2	0,84	0,09	1,04","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2157","790","176","257589","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","45.20","298","44.80","6","12","","2019-03-12 14:51:24","2019-03-12 17:11:33","2019-03-12 15:10:25","2019-03-12 17:10:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Banho 257589 posicao sensores.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","45,0	45,0	44,9	45,1	-0,1	45,3	44,8	0,13	0,06	0,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2158","791","2572","144.116 ","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","36.00","243","34.00","5","12","","2019-03-20 09:30:53","2019-03-20 13:35:06","2019-03-20 10:30:54","2019-03-20 13:30:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EM VAZIO.jpg","<p>Beeks de vidro e funil de vidros.</p>","2 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	35,2	35,2	-0,2	35,5	34,7	0,16	0,15	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2159","791","2572","144.116 ","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","243","34.00","2","12","","2019-03-20 13:40:38","2019-03-20 16:26:49","2019-03-20 14:25:41","2019-03-20 16:25:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Beckers de vidro e funil de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	35,3	35,3	-0,3	35,6	34,8	0,14	0,16	0,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2160","792","176","234659","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","44.50","Distribuição sem carga","44.70","298","44.30","5","11","","2019-03-13 11:45:47","2019-03-13 14:29:58","2019-03-13 12:29:50","2019-03-13 14:29:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","PosiCAo dos sensores banho 234659.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:44.7 / Crit.Min.:44.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","44,5	44,5	44,4	44,6	-0,1	44,8	44,4	0,08	0,06	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2203","793","176","253143","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","298","2.00","6","11","","2019-04-09 10:03:00","2019-04-09 14:54:00","2019-04-09 12:54:00","2019-04-09 14:54:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","PosiCAo dos sensores Indrel 253143.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","5,0	3,8	4,3	5,1	-0,1	7,6	-0,6	1,61	2,59	1,94","0","1","Dados Indrel 253143(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2162","795","176","234635","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","298","34.50","6","12","","2019-03-18 17:30:02","2019-03-18 20:00:11","2019-03-18 18:00:04","2019-03-18 20:00:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao dos sensores Estufa 234635.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","35,0	35,0	35,7	35,3	-0,3	35,8	34,7	0,32	0,09	0,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4212","797","497","CR-1833","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","256","2.00","1","8","","2019-08-16 13:06:00","2019-08-17 14:29:00","2019-08-16 14:29:00","2019-08-17 14:29:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1567038442638.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","9","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,6	4,4	4,5	0,5	6,5	1,7	1,12	1,28	1,36","2","1","VAZIO(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4213","797","497","CR-1833","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","8","","2019-01-08 14:30:00","2019-01-09 15:29:00","2019-01-08 14:30:00","2019-01-09 14:29:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga distribuicao.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","4,0	3,7	3,7	4,1	-0,1	6,2	1,7	1,16	0,89	1,52","2","1","1 carga(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2164","798","2239","IGU-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-03-15 23:00:38","2019-03-16 09:39:38","2019-03-16 01:38:38","2019-03-16 09:38:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,7	4,8	5,0	5,3	-0,6	7,3	2,4	0,83	1,61	1,05","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2165","798","2239","IGU-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-18 09:41:51","2019-03-18 09:58:00","2019-03-18 09:44:00","2019-03-18 09:53:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2166","798","2239","IGU-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-03-18 09:59:42","2019-03-18 10:21:42","2019-03-18 10:00:42","2019-03-18 10:15:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2167","799","2239","IGU-REF003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-03-18 14:28:22","2019-03-19 10:35:22","2019-03-19 02:35:22","2019-03-19 10:35:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Amostras de Receptor.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	5,1	4,7	3,8	1,2	5,7	2,3	0,93	0,29	1,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2168","799","2239","IGU-REF003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-03-19 11:27:51","2019-03-19 13:31:51","2019-03-19 11:28:51","2019-03-19 13:07:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2169","799","2239","IGU-REF003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-03-19 13:53:29","2019-03-19 14:25:51","2019-03-19 13:54:29","2019-03-19 14:09:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2170","800","2239","IGU-FRI001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-18 15:52:27","2019-03-19 08:48:27","2019-03-19 00:46:27","2019-03-19 08:46:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras, reagentes e bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","6,0	6,6	6,5	5,6	0,4	6,7	4,3	0,49	0,28	0,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2171","800","2239","IGU-FRI001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-19 14:34:00","2019-03-19 15:40:00","2019-03-19 14:35:00","2019-03-19 15:18:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2172","800","2239","IGU-FRI001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-19 15:54:04","2019-03-19 16:56:04","2019-03-19 15:55:04","2019-03-19 16:55:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2173","801","2239","IGU-CMR0041","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-18 09:03:04","2019-03-19 09:32:43","2019-03-19 01:25:09","2019-03-19 09:25:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga(1).jpg","<p>Hemoderivados, fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,0	5,1	5,1	5,8	-2,8	7,4	1,5	1,90	1,11	2,23","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2174","801","2239","IGU-CMR0041","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-19 09:36:37","2019-03-19 10:38:41","2019-03-19 09:38:37","2019-03-19 10:22:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 44 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2175","801","2239","IGU-CMR0041","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-03-19 10:42:30","2019-03-19 11:52:35","2019-03-19 11:30:33","2019-03-19 11:40:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2176","802","2239","IGU-CMR0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-03-17 23:00:52","2019-03-18 09:18:52","2019-03-18 01:18:52","2019-03-18 09:18:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Tubos de amostras e termômetros.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","3,6	3,7	4,6	4,8	-1,2	5,4	4,3	0,28	0,14	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2177","802","2239","IGU-CMR0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-18 09:21:54","2019-03-18 09:54:54","2019-03-18 09:22:54","2019-03-18 09:44:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2178","802","2239","IGU-CMR0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-03-18 11:26:39","2019-03-18 11:41:39","2019-03-18 11:27:39","2019-03-18 11:35:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2179","803","1535","EQ 150 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","202","35.00","6","11","","2019-03-20 11:30:32","2019-03-20 14:58:32","2019-03-20 12:58:32","2019-03-20 14:58:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,0	36,0	36,2	36,3	-0,3	38,6	35,3	0,90	0,23	1,24","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2181","805","2239","IGU-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-03-13 09:48:26","2019-03-13 18:28:26","2019-03-13 10:25:26","2019-03-13 18:25:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga(1).jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	5,1	5,1	5,3	-0,3	7,6	2,8	0,73	1,54	0,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2182","805","2239","IGU-CMR0021","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-13 18:30:32","2019-03-13 18:48:32","2019-03-13 18:32:32","2019-03-13 18:44:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2183","805","2239","IGU-CMR0021","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-03-13 18:51:35","2019-03-13 19:02:35","2019-03-13 18:53:35","2019-03-13 18:59:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4214","797","497","CR-1833","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","8","","2019-01-09 15:30:00","2019-01-10 15:29:00","2019-01-09 15:30:00","2019-01-10 15:29:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga distribuicao.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","4,0	3,6	3,7	4,2	-0,2	6,3	2,0	1,06	0,84	1,41","2","1","CR-1833 - 2Âª Carga(11).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4215","797","497","CR-1833","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","256","2.00","1","8","","2019-08-19 12:32:00","2019-08-19 13:31:00","2019-08-19 12:40:00","2019-08-19 13:15:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","9","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","2","1","AB DE PORTA(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4216","797","497","CR-1833","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","9","","2019-11-26 07:54:10","2019-11-26 08:21:40","2019-11-26 07:58:15","2019-11-26 08:21:40","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","9","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","2","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2187","806","2239","IGU-CMR0022","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-03-14 17:03:18","2019-03-15 09:25:21","2019-03-15 01:21:49","2019-03-15 09:21:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga(1).jpg","<p>Fatores.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,5	4,6	4,6	5,0	-0,5	7,3	2,4	0,62	1,60	0,83","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2188","806","2239","IGU-CMR0022","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-15 09:30:09","2019-03-15 10:05:11","2019-03-15 09:33:09","2019-03-15 09:55:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2189","806","2239","IGU-CMR0022","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-03-15 10:09:00","2019-03-15 10:42:02","2019-03-15 10:18:01","2019-03-15 10:36:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2190","807","2239","IGU-CMR0025","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-14 17:35:26","2019-03-15 11:47:26","2019-03-15 03:46:26","2019-03-15 11:46:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FotoMontada com Carga.jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,7	6,6	6,5	5,6	0,4	6,7	4,3	0,49	0,28	0,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2191","807","2239","IGU-CMR0025","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-15 11:48:50","2019-03-15 12:07:50","2019-03-15 11:50:50","2019-03-15 12:06:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
