INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1133","403","1158","16188","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-12 09:26:00","2018-11-12 11:02:00","2018-11-12 10:32:51","2018-11-12 10:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","16188_Meio de Cultura.jpg","<p>7 frascos de 100 ml com 100ml de água, 1 cesto com 30 frascos de 30 ml com 30ml de água, 1 balão de 250ml com 100ml de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,2	122,6	121,9	123,6	118,2	1,4	1,6	1,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1134","403","1158","16188","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-12 11:13:00","2018-11-12 12:05:00","2018-11-12 11:40:00","2018-11-12 11:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","16188_Meio de Cultura.jpg","<p>7 frascos de 100 ml com 100ml de água, 1 cesto com 30 frascos de 30 ml com 30ml de água, 1 balão de 250ml com 100ml de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,1	122,6	121,8	123,3	118,8	1,6	1,3	1,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1135","403","1158","16188","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-12 12:57:00","2018-11-12 14:09:00","2018-11-12 13:38:00","2018-11-12 13:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","16188_Meio de Cultura.jpg","<p>7 frascos de 100 ml com 100ml de água, 1 cesto com 30 frascos de 30 ml com 30ml de água, 1 balão de 250ml com 100ml de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,1	122,5	121,9	123,5	118,7	1,5	1,4	1,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1136","403","1158","16188","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-12 14:53:00","2018-11-12 16:00:00","2018-11-12 15:30:00","2018-11-12 15:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIAS.jpg","<p>Cesto Inferior: 2 pacotes com 2 frascos ambar de 100 mL.; 2 pacotes com 2 equipos; 1 pacote com 30 frascos de 5 mL.; 3 pacotes com 1 pinça cada; 1 pacote com 1 espátula; 2 pacotes com lacres; 2 pacotes com rolhas; 1 becker de 400 mL; 1 pacote com 4 frascos de 50 mL. Cesto Superior: 1 proveta de 1000 mL; 1 balão volumétrico de 500 mL; 1 pacote com 1 becker de 250 mL; 1 pacote com 2 frascos de 10 mL; 2 pacotes com 1 frasco de 10 mL em cada saco; 1 frasco de 100 mL; 1 funil; 1 pacote de lacre; 1 pacote de rolha; 1 pacote com 5 suportes de vidro.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,2	123,0	121,9	123,4	120,6	0,5	0,6	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1137","404","1158","107293","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-06 15:56:00","2018-11-06 17:12:00","2018-11-06 16:08:57","2018-11-06 17:08:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	120,6	121,7	121,7	120,6	122,0	121,3	0,1	0,1	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1138","404","1158","107293","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-07 08:53:00","2018-11-07 10:50:00","2018-11-07 09:45:00","2018-11-07 10:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,0	122,0	120,8	123,4	121,4	0,1	0,4	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1139","404","1158","107293","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-07 10:57:00","2018-11-07 12:24:00","2018-11-07 11:20:00","2018-11-07 12:20:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	120,6	121,5	121,5	120,4	122,0	121,3	0,2	0,1	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1140","404","1158","107293","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-07 14:13:00","2018-11-07 15:55:00","2018-11-07 14:46:00","2018-11-07 15:46:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Carga.jpg","<p>Saco com maravalha.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,4	120,2	122,2	123,8	116,6	1,6	1,3	1,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1141","404","1158","107293","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-08 08:12:00","2018-11-08 10:25:00","2018-11-08 09:16:00","2018-11-08 10:16:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Carga.jpg","<p>Saco de maravalha.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	121,9	120,5	120,7	121,3	119,0	0,4	0,5	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1142","404","1158","107293","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-08 10:55:00","2018-11-08 12:39:00","2018-11-08 11:33:00","2018-11-08 12:33:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","107293_Carga.jpg","<p>Saco com maravalha.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	121,8	121,0	120,7	121,7	120,2	0,2	0,4	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1143","405","1158","346089","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-10-30 10:02:00","2018-10-30 11:15:00","2018-10-30 10:28:00","2018-10-30 10:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	123,2	123,2	121,9	123,7	121,3	0,2	0,5	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1144","406","601","MIC/ALI 135","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","298","36.00","5","12","","2018-11-19 10:25:47","2018-11-19 12:37:47","2018-11-19 10:37:47","2018-11-19 12:37:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Estufa MIC ALI.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2018-0016 TS","2019-01-01","37,0	37,5	37,3	37,1	-0,1	37,7	36,6	0,32	0,09	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1145","405","1158","346089","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-10-30 12:46:00","2018-10-30 14:28:00","2018-10-30 13:32:00","2018-10-30 14:02:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	123,3	123,2	121,9	123,8	122,1	0,1	0,4	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1146","405","1158","346089","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termoresistência","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-10-30 14:37:00","2018-10-30 15:57:00","2018-10-30 15:10:00","2018-10-30 15:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,9	122,9	121,6	123,8	121,4	0,1	0,6	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1147","407","601","MIC/ALI 166","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","298","36.00","5","12","","2018-11-19 13:41:45","2018-11-19 15:51:45","2018-11-19 13:51:45","2018-11-19 15:51:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao dos sensoresMIC ALI 166.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2018-0016 TS","2019-01-01","37,0	37,0	37,1	36,9	0,1	37,4	36,3	0,30	0,05	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1148","405","1158","346089","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-10-31 10:06:00","2018-10-31 11:49:00","2018-10-31 11:09:00","2018-10-31 11:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIA.JPG","<p>Cesto inferior vazio / Cesto do meio: 2 pacotes com 30 frascos ampola de 7mL cada; 2 pacotes com 4 frascos ampola de 75mL cada; 2 equipos para filtração; 1 frasco âmbar de 500mL; 3 pacotes com 30 lacres de alumínio cada; 3 pacotes com 30 rolhas cada; / Cesto superior: 1 balão de 250 mL; 3 tubos falcon; 1 espatula; 1 frasco de leite; 1 proveta de 100 mL; 2 becker; 1 frasco âmbar de 100 mL; 1 garrafa para reativo de 100 mL; 3 pacotes com 5 placas de petri; 2 pacotes com 30 tampos siliconizado cada; 1 pacote com 2 frascos âmpola de 100mL;</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,9	122,7	121,6	123,6	119,8	0,7	1,0	0,9","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1149","405","1158","346089","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-10-31 13:48:00","2018-10-31 15:47:00","2018-10-31 14:36:00","2018-10-31 14:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIA.JPG","<p>Cesto inferior vazio / Cesto do meio: 2 pacotes com 30 frascos ampola de 7mL cada; 2 pacotes com 4 frascos ampola de 75mL cada; 2 equipos para filtração; 1 frasco âmbar de 500mL; 3 pacotes com 30 lacres de alumínio cada; 3 pacotes com 30 rolhas cada; / Cesto superior: 1 balão de 250 mL; 3 tubos falcon; 1 espatula; 1 frasco de leite; 1 proveta de 100 mL; 2 becker; 1 frasco âmbar de 100 mL; 1 garrafa para reativo de 100 mL; 3 pacotes com 5 placas de petri; 2 pacotes com 30 tampos siliconizado cada; 1 pacote com 2 frascos âmpola de 100mL;</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	122,7	122,7	121,4	123,9	120,3	0,5	1,0	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1386","491","1158","0.40","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-02 14:57:04","2018-07-02 15:09:55","2018-07-02 15:01:00","2018-07-02 15:09:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1150","405","1158","346089","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-05 10:11:00","2018-11-05 12:00:00","2018-11-05 11:18:00","2018-11-05 11:37:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIA.JPG","<p>Cesto inferior vazio / Cesto do meio: 2 pacotes com 30 frascos ampola de 7mL cada; 2 pacotes com 4 frascos ampola de 75mL cada; 2 equipos para filtração; 1 frasco âmbar de 500mL; 3 pacotes com 30 lacres de alumínio cada; 3 pacotes com 30 rolhas cada; / Cesto superior: 1 balão de 250 mL; 3 tubos falcon; 1 espatula; 1 frasco de leite; 1 proveta de 100 mL; 2 becker; 1 frasco âmbar de 100 mL; 1 garrafa para reativo de 100 mL; 3 pacotes com 5 placas de petri; 2 pacotes com 30 tampos siliconizado cada; 1 pacote com 2 frascos âmpola de 100mL;</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	122,9	122,8	121,6	123,8	120,8	0,4	0,8	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1151","408","601","MIC/ALI 245","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","298","33.00","5","12","","2018-11-19 11:30:39","2018-11-19 13:44:52","2018-11-19 11:44:40","2018-11-19 13:44:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MIC ALI 245.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","36,0	36,1	35,5	35,4	0,6	36,9	33,6	1,00	0,09	1,22","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1152","405","1158","346089","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-05 14:35:00","2018-11-05 16:02:00","2018-11-05 15:14:00","2018-11-05 15:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA ROUPAS.JPG","<p>Cesto inferior vazio / Cesto do meio: 4 pacotes com aventais; 2 pacotes com pano para chão; 1 embalagem com 3 lenços para MOP / Cesto superior: 8 pacotes com máscara; 8 pacotes com touca; 8 pacotes com gaze; 4 pacotes com lenço para bancada;</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	123,3	123,3	121,9	123,7	122,7	0,1	0,2	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1388","493","3001","24027 0143","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","242","34.50","5","10","","2018-11-30 10:25:26","2018-11-30 22:17:02","2018-11-30 18:15:07","2018-11-30 22:14:07","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","3 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	35,0	35,2	35,2	-0,2	36,5	33,8	0,88	0,34	1,08","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1153","405","1158","346089","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-06 08:33:00","2018-11-06 10:28:00","2018-11-06 09:37:00","2018-11-06 10:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA ROUPAS.JPG","<p>Cesto inferior vazio / Cesto do meio: 4 pacotes com aventais; 2 pacotes com pano para chão; 1 embalagem com 3 lenços para MOP / Cesto superior: 8 pacotes com máscara; 8 pacotes com touca; 8 pacotes com gaze; 4 pacotes com lenço para bancada;</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,8	122,8	121,5	123,9	120,1	0,5	0,8	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1154","405","1158","346089","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-06 10:35:00","2018-11-06 12:03:00","2018-11-06 11:07:00","2018-11-06 11:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA ROUPAS.JPG","<p>Cesto inferior vazio / Cesto do meio: 4 pacotes com aventais; 2 pacotes com pano para chão; 1 embalagem com 3 lenços para MOP / Cesto superior: 8 pacotes com máscara; 8 pacotes com touca; 8 pacotes com gaze; 4 pacotes com lenço para bancada;</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,8	122,8	121,5	123,5	120,7	0,3	0,6	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1155","409","1158","352537","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","11","","2018-09-04 09:45:00","2018-09-04 11:20:00","2018-09-04 10:42:00","2018-09-04 11:12:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","352537_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,3	122,3	121,0	123,1	121,6	0,1	0,4	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1156","409","1158","352537","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","11","","2018-09-04 13:36:00","2018-09-04 14:52:00","2018-09-04 14:23:00","2018-09-04 14:53:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","352537_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,7	122,8	121,4	123,6	121,6	0,2	0,4	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1157","409","1158","352537","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","11","","2018-09-04 15:17:00","2018-09-04 16:10:00","2018-09-04 15:41:00","2018-09-04 16:11:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","352537_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	123,2	123,2	121,8	123,5	122,0	0,1	0,3	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1158","409","1158","352537","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-05 14:02:00","2018-09-05 15:04:00","2018-09-05 14:33:00","2018-09-05 14:48:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MEIOS DE CULTURAJPG.jpg","<p>Cestos com 13 frascos de 50 mL com 30 mL de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,3	123,0	121,9	123,6	120,9	0,7	0,7	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1159","410","601","MIC/ALI 125","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","45.20","298","44.80","5","12","","2018-11-21 04:50:22","2018-11-21 07:50:22","2018-11-21 05:50:22","2018-11-21 07:50:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Banho MIC ALI 125.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2018-0016 TS","2019-01-01","45,0	45,0	45,1	45,1	-0,1	45,2	44,9	0,10	0,05	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1160","409","1158","352537","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-05 15:49:00","2018-09-05 16:42:00","2018-09-05 16:28:00","2018-09-05 16:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MEIOS DE CULTURAJPG.jpg","<p>Cesto com 13 frascos de 50 mL com 30 mL de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	123,2	123,0	121,8	123,6	121,0	0,6	0,7	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1161","409","1158","352537","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-06 08:25:00","2018-09-06 09:39:00","2018-09-06 09:25:00","2018-09-06 09:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MEIOS DE CULTURAJPG.jpg","<p>Cesto com 13 frascos de 50 mL com 30 mL de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,0	122,7	121,7	123,6	120,8	0,6	0,9	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1162","409","1158","352537","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-06 13:38:00","2018-09-06 15:01:00","2018-09-06 14:25:00","2018-09-06 14:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIA.JPG","<p>Frascos-ampola, caixas de ponteira, pinças, tesoura e microtubos.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,9	122,8	121,6	123,7	121,5	0,2	0,5	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1163","409","1158","352537","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","11","","2018-09-12 08:18:00","2018-09-12 10:02:00","2018-09-12 09:18:00","2018-09-12 09:38:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIA.JPG","<p>Frascos-ampola, caixas de ponteira, pinças, tesoura e microtubos.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,7	122,8	121,4	123,3	122,4	0,1	0,1	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1164","409","1158","352537","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-12 10:18:00","2018-09-12 11:22:00","2018-09-12 10:51:00","2018-09-12 11:11:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIA.JPG","<p>Frascos-ampola, caixas de ponteira, pinças, tesoura e microtubos.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,9	122,9	121,6	123,6	122,0	0,1	0,4	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1360","486","3001","24027 0142","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","242","34.50","5","11","","2018-11-30 12:27:00","2018-11-30 16:52:17","2018-11-30 12:46:01","2018-11-30 16:45:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIA.jpeg","","3 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	34,7	35,0	0,0	35,5	34,3	0,40	0,06	0,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1165","411","601","MIC/ALI 134","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","43.00","298","41.00","5","10","","2018-11-21 05:30:36","2018-11-21 07:59:44","2018-11-21 05:59:38","2018-11-21 07:59:44","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Estufa  MIC ALI 134.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","36,0	42,2	42,1	41,8	-5,8	42,6	40,9	0,55	0,06	0,74","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1166","409","1158","352537","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-12 13:51:00","2018-09-12 15:43:00","2018-09-12 14:42:00","2018-09-12 15:12:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTA.JPG","<p>2 pacotes com 1 avental cada, 3 pacotes com 1 máscara cada, 3 pacotes com 1 touca cada, 2 pacotes com lenço para mop, 5 pacotes com lenço para bancada, 2 panos para chão e 3 pacotes com gaze.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	122,7	122,8	121,4	123,4	121,9	0,2	0,5	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1167","409","1158","352537","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-13 09:29:00","2018-09-13 11:15:00","2018-09-13 10:26:00","2018-09-13 10:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTA.JPG","<p>2 pacotes com 1 avental cada, 3 pacotes com 1 máscara cada, 3 pacotes com 1 touca cada, 2 pacotes com lenço para mop, 5 pacotes com lenço para bancada, 2 panos para chão e 3 pacotes com gaze.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	123,2	123,2	121,8	123,6	121,9	0,2	0,4	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1168","409","1158","352537","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-13 13:02:00","2018-09-13 14:53:00","2018-09-13 14:03:00","2018-09-13 14:33:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTA.JPG","<p>2 pacotes com 1 avental cada, 3 pacotes com 1 máscara cada, 3 pacotes com 1 touca cada, 2 pacotes com lenço para mop, 5 pacotes com lenço para bancada, 2 panos para chão e 3 pacotes com gaze.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	124,9	123,1	123,2	121,8	123,6	122,2	0,2	0,3	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1389","493","3001","24027 0143","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","1","11","","2018-11-29 10:25:26","2018-11-30 13:28:11","2018-11-29 13:16:26","2018-11-30 13:15:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","35,0	35,0	35,2	35,2	-0,2	36,5	33,9	0,74	0,12	0,93","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1169","403","1158","16188","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-13 08:42:00","2018-11-13 10:13:00","2018-11-13 09:41:00","2018-11-13 10:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIAS.jpg","<p>Cesto Inferior: 2 pacotes com 2 frascos ambar de 100 mL.; 2 pacotes com 2 equipos; 1 pacote com 30 frascos de 5 mL.; 3 pacotes com 1 pinça cada; 1 pacote com 1 espátula; 2 pacotes com lacres; 2 pacotes com rolhas; 1 becker de 400 mL; 1 pacote com 4 frascos de 50 mL. Cesto Superior: 1 proveta de 1000 mL; 1 balão volumétrico de 500 mL; 1 pacote com 1 becker de 250 mL; 1 pacote com 2 frascos de 10 mL; 2 pacotes com 1 frasco de 10 mL em cada saco; 1 frasco de 100 mL; 1 funil; 1 pacote de lacre; 1 pacote de rolha; 1 pacote com 5 suportes de vidro.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,2	123,1	121,9	123,6	120,8	0,4	0,7	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1170","413","601","3.899","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","298","36.00","5","12","","2018-11-22 05:00:50","2018-11-22 08:12:50","2018-11-22 06:12:50","2018-11-22 08:12:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2018-0016 TS","2019-01-01","37,0	36,9	37,0	37,5	-0,5	38,0	37,1	0,30	0,05	0,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1171","412","601","3.898","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","298","36.00","5","12","","2018-11-21 10:04:19","2018-11-21 12:59:19","2018-11-21 10:59:19","2018-11-21 12:59:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2018-0016 TS","2019-01-01","37,0	36,9	36,7	36,9	0,1	37,4	36,6	0,27	0,05	0,48","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1172","403","1158","16188","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-13 10:22:00","2018-11-13 11:18:00","2018-11-13 10:53:00","2018-11-13 11:12:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VIDRARIAS.jpg","<p>Cesto Inferior: 2 pacotes com 2 frascos ambar de 100 mL.; 2 pacotes com 2 equipos; 1 pacote com 30 frascos de 5 mL.; 3 pacotes com 1 pinça cada; 1 pacote com 1 espátula; 2 pacotes com lacres; 2 pacotes com rolhas; 1 becker de 400 mL; 1 pacote com 4 frascos de 50 mL. Cesto Superior: 1 proveta de 1000 mL; 1 balão volumétrico de 500 mL; 1 pacote com 1 becker de 250 mL; 1 pacote com 2 frascos de 10 mL; 2 pacotes com 1 frasco de 10 mL em cada saco; 1 frasco de 100 mL; 1 funil; 1 pacote de lacre; 1 pacote de rolha; 1 pacote com 5 suportes de vidro.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,3	123,0	122,0	123,6	120,6	0,6	0,6	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1299","466","3916","2097989","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","281","19.00","5","11","","2018-12-05 13:00:07","2018-12-05 15:34:21","2018-12-05 13:34:10","2018-12-05 15:34:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","20,0	20,0	19,9	19,8	0,2	20,6	19,1	0,50	0,10	0,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1173","403","1158","16188","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-13 13:35:00","2018-11-13 14:52:00","2018-11-13 14:15:00","2018-11-13 14:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTAS.jpg","<p>Cesto inferior: 2 pacotes com 1 macacão cada; 2 pacotes com 1 pano de chão cada; 3 pacotes com 1 lenço cada; Cesto superior: 3 pacotes com 1 máscara cada; 3 pacotes com 1 touca cada; 2 pacotes com 1 avental cada; 4 pacotes com lenços para MOP; 1 pacote contendo 1 MOP;</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,2	123,2	121,9	123,5	122,1	0,1	0,3	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1174","403","1158","16188","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-13 15:05:00","2018-11-13 16:07:00","2018-11-13 15:28:00","2018-11-13 15:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTAS.jpg","<p>Cesto Inferior: 2 pacotes com 2 frascos ambar de 100 mL.; 2 pacotes com 2 equipos; 1 pacote com 30 frascos de 5 mL.; 3 pacotes com 1 pinça cada; 1 pacote com 1 espátula; 2 pacotes com lacres; 2 pacotes com rolhas; 1 becker de 400 mL; 1 pacote com 4 frascos de 50 mL. Cesto Superior: 1 proveta de 1000 mL; 1 balão volumétrico de 500 mL; 1 pacote com 1 becker de 250 mL; 1 pacote com 2 frascos de 10 mL; 2 pacotes com 1 frasco de 10 mL em cada saco; 1 frasco de 100 mL; 1 funil; 1 pacote de lacre; 1 pacote de rolha; 1 pacote com 5 suportes de vidro.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	119,3	123,0	118,0	123,5	120,7	0,4	0,6	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1175","403","1158","16188","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-14 07:33:00","2018-11-14 09:26:00","2018-11-14 08:31:00","2018-11-14 09:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTAS.jpg","<p>Cesto Inferior: 2 pacotes com 2 frascos ambar de 100 mL.; 2 pacotes com 2 equipos; 1 pacote com 30 frascos de 5 mL.; 3 pacotes com 1 pinça cada; 1 pacote com 1 espátula; 2 pacotes com lacres; 2 pacotes com rolhas; 1 becker de 400 mL; 1 pacote com 4 frascos de 50 mL. Cesto Superior: 1 proveta de 1000 mL; 1 balão volumétrico de 500 mL; 1 pacote com 1 becker de 250 mL; 1 pacote com 2 frascos de 10 mL; 2 pacotes com 1 frasco de 10 mL em cada saco; 1 frasco de 100 mL; 1 funil; 1 pacote de lacre; 1 pacote de rolha; 1 pacote com 5 suportes de vidro.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,1	123,0	121,8	123,3	121,7	0,3	0,3	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1176","414","1535","EQ 013 COMEC","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","101","35.00","5","12","","2018-07-06 11:01:00","2018-07-06 13:09:00","2018-07-06 11:09:00","2018-07-06 13:09:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 013 COMEC_Carga.jpg","<p>Tubos, placas e frascos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","35,0	35,0	36,3	36,1	-1,1	36,4	35,8	0,20	0,06	0,44","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1177","415","299","002.370","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","241","35.00","5","11","","2018-07-10 10:47:00","2018-07-10 13:10:00","2018-07-10 12:40:00","2018-07-10 13:10:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","36,0	36,0	36,2	36,3	-0,3	38,0	35,6	0,71	0,05	0,90","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1178","415","299","002.370","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","241","35.00","5","10","","2018-07-11 08:10:00","2018-07-11 11:25:00","2018-07-11 10:55:00","2018-07-11 11:25:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri e tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","36,0	36,0	35,6	36,1	-0,1	36,9	34,6	0,71	0,06	0,91","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1179","415","299","002.370","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","43.00","241","41.00","5","10","","2018-07-10 13:23:00","2018-07-10 16:00:00","2018-07-10 15:30:00","2018-07-10 16:00:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","42,0	42,0	42,2	42,2	-0,2	43,8	41,4	0,68	0,05	0,87","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1180","415","299","002.370","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","42.00","Distribuição com carga","43.00","241","41.00","5","10","","2018-07-11 12:18:00","2018-07-11 15:00:00","2018-07-11 14:30:00","2018-07-11 15:00:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri e tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","42,0	42,0	41,5	42,2	-0,2	43,5	40,4	0,99	0,07	1,20","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1181","416","299","002.367","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","36.00","241","34.00","5","10","","2018-07-12 08:32:00","2018-07-12 11:01:00","2018-07-12 10:30:00","2018-07-12 11:00:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","35,0	35,0	35,1	35,0	0,0	35,8	34,6	0,32	0,05	0,52","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1182","416","299","002.367","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","241","34.00","5","10","","2018-07-13 08:35:00","2018-07-13 10:35:00","2018-07-13 10:00:00","2018-07-13 10:30:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri e tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","35,0	35,0	35,1	35,0	0,0	36,0	33,7	0,62	0,05	0,81","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1183","416","299","002.367","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","241","35.00","5","11","","2018-07-12 11:20:00","2018-07-12 14:10:00","2018-07-12 13:30:00","2018-07-12 14:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","36,0	36,0	36,1	36,1	-0,1	37,1	35,5	0,47	0,05	0,66","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1184","416","299","002.367","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","241","35.00","5","11","","2018-07-13 10:42:00","2018-07-13 12:50:00","2018-07-13 12:10:00","2018-07-13 12:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri e tubos de ensaio. </p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","36,0	36,0	36,1	36,1	-0,1	37,3	34,6	0,73	0,05	0,92","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1286","461","2964","Y08L555290-YL","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","311","-35.00","5","12","","2018-11-29 12:48:36","2018-11-30 12:55:36","2018-11-29 12:48:36","2018-11-30 12:48:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores com carga.jpg","<p>Placas de gelo usadas em bolsas de transporte de bolsas de sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1185","417","1158","100001843036","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-08-27 10:25:00","2018-08-27 11:30:00","2018-08-27 10:39:00","2018-08-27 11:08:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","10","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,1	121,9	0,1	122,9	119,3	0,2	0,5	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1186","417","1158","100001843036","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-08-27 12:01:30","2018-08-27 13:09:30","2018-08-27 12:11:30","2018-08-27 12:40:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","10","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,1	122,0	0,1	122,7	120,9	0,3	0,3	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1187","417","1158","100001843036","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-08-27 13:12:00","2018-08-27 14:25:00","2018-08-27 13:20:00","2018-08-27 13:49:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","10","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,0	121,8	-0,1	122,7	119,7	0,3	0,5	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1188","417","1158","100001843036","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","12","","2018-08-29 12:38:00","2018-08-29 13:30:00","2018-08-29 12:54:00","2018-08-29 13:08:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MEIOS.jpg","<p>13 ampolas de 50 mL com 30 mL de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,2	121,1	0,2	122,3	114,1	1,0	2,0	2,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1189","417","1158","100001843036","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","12","","2018-08-29 13:45:00","2018-08-29 14:30:00","2018-08-29 13:56:00","2018-08-29 14:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MEIOS.jpg","<p>13 ampolas de 50mL com 30mL de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,2	121,5	0,2	122,5	116,2	1,5	1,6	2,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1190","417","1158","100001843036","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","12","","2018-08-29 14:45:30","2018-08-29 15:29:30","2018-08-29 14:55:30","2018-08-29 15:10:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MEIOS.jpg","<p>13 ampolas de 50mL com 30mL de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,1	121,1	0,1	122,3	115,5	1,7	1,7	3,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1191","417","1158","100001843036","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","12","","2018-08-30 09:01:30","2018-08-30 10:00:30","2018-08-30 09:16:30","2018-08-30 09:35:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MATERIAIS.jpg","<p>6 pacotes com ampolas, 2 caixas com ponteiras, 2 pinças, 1 tesoura, 10 pacotes com ponteiras e 2 pacotes com microtubos.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,3	121,9	0,3	123,6	121,1	0,7	0,4	2,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1192","417","1158","100001843036","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","12","","2018-08-30 13:08:30","2018-08-30 14:00:00","2018-08-30 13:23:30","2018-08-30 13:43:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MATERIAIS.jpg","<p>6 pacotes com ampolas, 2 caixas com ponteiras, 2 pinças, 1 tesoura, 10 pacotes com ponteiras e 2 pacotes com microtubos.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,4	121,9	0,4	122,6	119,8	0,6	0,6	2,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1193","417","1158","100001843036","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","12","","2018-08-30 14:08:00","2018-08-30 15:00:00","2018-08-30 14:17:00","2018-08-30 14:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA MATERIAIS.jpg","<p>6 pacotes com ampolas, 2 caixas com ponteiras, 2 pin&ccedil;as, 1 tesoura, 10 pacotes com ponteiras e 2 pacotes com microtubos.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,2	121,7	0,2	122,5	117,6	0,8	1,1	2,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1194","417","1158","100001843036","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-08-31 08:35:30","2018-08-31 09:45:30","2018-08-31 08:51:30","2018-08-31 09:20:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTA.jpg","<p>1 pacote com avental, 2 pacotes com máscaras, 2 pacotes com toucas, 5 pacotes com lenços para bancada e 1 pacote com lenço para MOP.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	121,6	121,4	-0,4	123,3	115,9	2,1	1,7	3,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1195","417","1158","100001843036","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","12","","2018-08-31 10:05:00","2018-08-31 11:10:00","2018-08-31 10:15:00","2018-08-31 10:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTA.jpg","<p>1 pacote com avental, 2 pacotes com máscaras, 2 pacotes com toucas, 5 pacotes com lenços para bancada e 1 pacote com lenço para MOP.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	121,8	121,4	-0,2	122,5	114,0	2,2	2,3	3,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1196","417","1158","100001843036","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","121.00","241","124.00","5","12","","2018-08-31 12:04:30","2018-08-31 13:10:00","2018-08-31 12:15:30","2018-08-31 12:44:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA VESTIMENTA.jpg","<p>1 pacote com avental, 2 pacotes com máscaras, 2 pacotes com toucas, 5 pacotes com lenços para bancada e 1 pacote com lenço para MOP.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:121.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","122,0	122,0	122,1	121,3	0,1	122,4	113,7	2,5	2,3	3,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1197","419","419","IM 228","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","43.00","235","40.00","2","11","","2018-12-05 15:55:08","2018-12-06 15:57:08","2018-12-05 15:57:08","2018-12-06 15:57:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","41,5	41,5	41,4	41,5	0,0	42,0	41,0	0,32	0,07	0,52","0","1","IM 228(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1198","418","4172","239.02067664","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","262","2.00","5","12","","2018-11-07 10:22:48","2018-11-08 11:05:48","2018-11-07 11:05:48","2018-11-08 11:05:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES.jpg","<p>Caixas com fator de coagulação.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1199","419","419","IM 228","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","43.00","235","40.00","1","11","","2018-12-06 16:00:33","2018-12-06 16:53:33","2018-12-06 16:01:33","2018-12-06 16:36:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","6","6","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","IM 228(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1200","419","419","IM 228","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","43.00","235","40.00","2","11","","2018-12-06 16:55:40","2018-12-06 17:02:40","2018-12-06 16:56:40","2018-12-06 16:57:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","IM 228(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1201","420","1535","EQ 125 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","56.00","202","54.00","5","11","","2018-11-12 13:30:44","2018-11-12 17:30:44","2018-11-12 15:08:44","2018-11-12 17:08:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores EQ 125 MICRA.jpg","<p>Frascos de água para análise microbiológica.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","55,0	55,0	54,0	51,6	3,4	56,9	47,9	3,23	0,14	3,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1202","421","1535","165946 78","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.50","Distribuição com carga","36.50","202","34.50","1","12","","2018-11-27 12:01:19","2018-11-27 16:10:34","2018-11-27 14:05:27","2018-11-27 16:05:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Cepas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.5 / Crit.Máx.:36.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","35,0	35,0	36,3	36,1	-1,1	37,4	34,6	0,67	0,20	0,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1203","422","4172","9452","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","262","2.00","5","12","","2018-11-05 16:06:42","2018-11-06 16:24:42","2018-11-05 16:24:42","2018-11-06 16:24:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES.jpg","<p>Caixas com fator de coagula&ccedil;&atilde;o.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1204","423","1535","EQ 017 LACJO","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.50","Distribuição com carga","36.50","202","34.50","5","12","","2018-11-27 05:20:06","2018-11-27 07:30:15","2018-11-27 05:30:07","2018-11-27 07:30:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras de &aacute;gua.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.5 / Crit.Máx.:36.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","35,0	35,0	35,4	35,6	-0,6	36,2	35,2	0,29	0,06	0,50","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1205","424","4172","586272","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","262","2.00","5","12","","2018-12-04 10:40:42","2018-12-05 11:00:42","2018-12-04 11:00:42","2018-12-05 11:00:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","posicao dos sensores.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1206","425","380","Novatec","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","28.00","234","22.00","5","12","","2018-11-27 10:18:41","2018-11-27 11:13:41","2018-11-27 10:42:41","2018-11-27 11:12:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","25,0	31,7	32,2	32,2	-7,2	36,0	25,7	1,70	2,96	2,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1207","425","380","Novatec","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","28.00","234","22.00","5","12","","2018-11-27 15:27:19","2018-11-27 16:01:19","2018-11-27 15:31:19","2018-11-27 16:01:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Suporte para pr&oacute;teses dent&aacute;rias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","25,0	26,4	25,7	25,8	-0,8	30,0	21,7	1,22	2,38	1,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1208","425","380","Novatec","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","28.00","234","22.00","5","12","","2018-11-27 11:20:05","2018-11-27 12:10:05","2018-11-27 11:39:05","2018-11-27 12:09:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","25,0	25,8	26,0	28,8	-3,8	34,6	26,6	2,38	2,46	2,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1209","425","380","Novatec","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","28.00","234","22.00","5","12","","2018-11-27 16:08:33","2018-11-27 16:40:33","2018-11-27 16:10:33","2018-11-27 16:40:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Suporte para pr&oacute;teses dent&aacute;rias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","25,0	25,4	27,4	29,3	-4,3	36,8	25,8	2,69	2,95	3,15","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1210","425","380","Novatec","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","28.00","234","22.00","5","12","","2018-11-27 13:36:46","2018-11-27 14:16:46","2018-11-27 13:46:46","2018-11-27 14:16:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","25,0	26,7	23,2	26,6	-1,6	32,4	24,0	2,46	2,89	2,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1211","426","4172","586232","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","5","12","","2018-12-02 08:30:22","2018-12-03 09:00:22","2018-12-02 09:00:22","2018-12-03 09:00:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1212","425","380","Novatec","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","28.00","234","22.00","5","12","","2018-11-27 16:43:19","2018-11-27 17:16:19","2018-11-27 16:45:19","2018-11-27 17:15:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Suporte para próteses dentárias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","25,0	26,6	24,5	27,2	-2,2	34,5	24,1	2,93	2,78	3,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1213","425","380","Novatec","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","28.00","234","22.00","5","12","","2018-11-27 14:23:24","2018-11-27 15:14:27","2018-11-27 14:43:27","2018-11-27 15:13:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","25,0	25,4	23,4	28,1	-3,1	33,4	25,6	2,19	2,72	2,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1214","425","380","Novatec","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","28.00","234","22.00","5","12","","2018-11-27 17:18:26","2018-11-27 17:58:26","2018-11-27 17:27:26","2018-11-27 17:57:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Suporte para próteses dentárias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:28.0 / Crit.Min.:22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","25,0	25,3	24,8	29,3	-4,3	35,8	25,3	2,42	2,89	2,84","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1215","425","380","Novatec","9","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","75.00","234","65.00","5","12","","2018-11-28 09:36:10","2018-11-28 10:56:10","2018-11-28 09:55:10","2018-11-28 10:55:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","70,0	71,2	71,2	68,5	1,5	71,4	65,5	1,67	0,80	2,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1222","428","4172","586108","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","5","12","","2018-11-15 12:20:14","2018-11-16 12:31:14","2018-11-15 12:32:14","2018-11-16 12:31:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1217","425","380","Novatec","10","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","234","65.00","5","12","","2018-11-28 14:05:23","2018-11-28 15:11:23","2018-11-28 14:10:23","2018-11-28 15:10:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Suporte para próteses dentárias.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","70,0	71,2	71,2	68,5	1,5	71,4	65,5	1,67	0,80	2,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1218","425","380","Novatec","11","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","85.00","234","75.00","5","12","","2018-11-28 11:00:06","2018-11-28 12:16:06","2018-11-28 11:14:06","2018-11-28 12:14:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:75.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","80,0	80,7	80,6	77,1	2,9	82,8	73,5	2,28	1,93	2,75","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1219","425","380","Novatec","12","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","80.00","Distribuição com carga","85.00","234","75.00","5","12","","2018-11-28 15:16:30","2018-11-28 16:23:30","2018-11-28 15:20:30","2018-11-28 16:20:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Suporte para pr&oacute;teses dent&aacute;rias.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:75.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","80,0	80,6	80,4	77,3	2,7	81,0	69,6	2,94	3,47	3,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1220","425","380","Novatec","13","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","110.00","Distribuição sem carga","115.00","234","105.00","5","12","","2018-11-28 12:20:34","2018-11-28 13:47:34","2018-11-28 12:32:34","2018-11-28 13:32:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 110.0 / Crit.Máx.:115.0 / Crit.Min.:105.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","110,0	109,1	108,5	103,5	6,5	111,7	98,6	3,70	2,26	4,35","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1221","425","380","Novatec","14","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","110.00","Distribuição com carga","115.00","234","105.00","5","12","","2018-11-28 16:26:16","2018-11-28 17:37:16","2018-11-28 16:35:16","2018-11-28 17:35:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga(1).jpg","<p>Suporte para próteses dentárias.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 110.0 / Crit.Máx.:115.0 / Crit.Min.:105.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","110,0	109,5	109,0	103,8	6,2	108,7	95,5	3,87	2,71	4,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1223","429","1535","EQ 068 BLU","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","202","34.00","5","11","","2018-11-27 15:32:42","2018-11-27 17:32:42","2018-11-27 15:32:42","2018-11-27 17:32:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","35,0	35,2	35,1	35,3	-0,3	36,0	34,7	0,24	0,27	0,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1224","430","1535","EQ 096 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","202","2.00","5","12","","2018-11-26 18:00:49","2018-11-27 07:45:49","2018-11-26 23:45:49","2018-11-27 07:45:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Kits, meios de cultura e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","5,0	4,7	3,8	4,3	0,7	6,4	-0,6	1,34	2,28	1,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1225","431","1535","EQ 005 LACCH","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","202","2.00","5","12","","2018-11-29 07:14:24","2018-11-29 17:48:24","2018-11-29 09:48:24","2018-11-29 17:48:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras e kits.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","5,0	4,9	2,7	3,3	1,7	6,4	-1,1	1,57	2,04	1,86","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1226","432","4172","586109","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","5","12","","2018-11-29 11:12:25","2018-11-30 11:30:25","2018-11-29 11:23:02","2018-11-30 11:30:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES(1).jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","24 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1227","433","1535","EQ 090 LACJO","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","202","35.00","5","12","","2018-11-26 14:00:47","2018-11-26 16:09:55","2018-11-26 14:10:47","2018-11-26 16:09:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Cepas.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","36,0	36,4	36,2	35,7	0,3	37,4	34,4	0,71	0,33	0,91","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1228","434","291","FPS 6625","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","5","11","","2018-12-03 12:19:34","2018-12-04 14:11:18","2018-12-03 13:19:37","2018-12-04 13:19:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1229","435","4172","586112","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","262","2.00","5","10","","2018-11-12 13:32:27","2018-11-13 16:00:27","2018-11-12 16:00:27","2018-11-13 16:00:27","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SNSORES.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1230","437","4172","586273","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","5","12","","2018-11-15 10:59:50","2018-11-16 11:05:50","2018-11-15 11:05:50","2018-11-16 11:05:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1231","436","291","FPS 6649","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","5","11","","2018-12-06 08:00:57","2018-12-07 09:31:37","2018-12-06 09:00:01","2018-12-07 09:00:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Hem&aacute;cias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1232","438","1535","EQ 023 LACSMO","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","202","34.00","5","11","","2018-11-29 11:15:06","2018-11-29 13:21:15","2018-11-29 11:19:06","2018-11-29 13:19:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Cepas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","36,0	36,0	36,1	35,9	0,1	36,4	35,2	0,39	0,06	0,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1233","439","1535","EQ 017 LACCH","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","202","34.00","5","12","","2018-11-28 14:02:18","2018-11-28 16:38:28","2018-11-28 14:35:20","2018-11-28 16:36:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Frascos com amostras de &aacute;gua.&nbsp;</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","35,0	35,0	34,9	34,7	0,3	35,1	34,1	0,32	0,06	0,54","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1234","440","1535","EQ 005 LRJBA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","202","35.00","5","11","","2018-11-30 09:30:47","2018-11-30 13:15:47","2018-11-30 10:55:47","2018-11-30 12:55:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Frasco com amostras de água. </p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","36,0	36,4	36,0	35,7	0,3	36,5	34,8	0,48	0,09	2,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1235","441","291","FPS 8976","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","5","11","","2018-11-29 10:29:33","2018-11-30 11:40:33","2018-11-29 11:29:33","2018-11-30 11:29:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Hemácias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1237","443","1535","EQ 016 LRJBA","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","202","35.00","5","12","","2018-11-30 11:15:54","2018-11-30 13:25:02","2018-11-30 11:25:54","2018-11-30 13:25:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Cepas.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","36,0	36,0	36,6	36,6	-0,6	37,3	35,8	0,42	0,07	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1236","442","1535","EQ 099 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.50","Distribuição com carga","36.00","202","34.00","5","11","","2018-11-26 14:31:46","2018-11-26 16:35:46","2018-11-26 14:35:46","2018-11-26 16:35:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras de água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.5 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","35,0	35,0	35,6	35,6	-0,6	36,0	35,1	0,24	0,05	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1238","444","291","FPS 8585","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","0","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","256","20.00","5","11","","2018-11-14 13:29:23","2018-11-15 16:41:51","2018-11-14 14:29:23","2018-11-15 14:29:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao em vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1239","445","1535","EQ 015 LACCH","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","202","34.00","5","11","","2018-11-28 14:19:19","2018-11-28 16:36:40","2018-11-28 14:36:19","2018-11-28 16:36:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras de água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","35,0	35,0	35,2	34,8	0,2	35,4	34,2	0,30	0,10	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1240","444","291","FPS 8585","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","5","11","","2018-11-19 10:25:22","2018-11-20 11:35:22","2018-11-19 11:25:22","2018-11-20 11:25:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao com carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1241","446","1535","EQ 040 BLU","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","202","35.00","5","11","","2018-12-03 11:55:37","2018-12-03 13:49:47","2018-12-03 11:55:37","2018-12-03 13:49:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras de água.</p>","1 Horas (s) 54 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,0	36,0	36,7	35,9	0,1	37,3	35,0	0,81	0,10	1,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1242","447","1535","EQ 040 BLU","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","38.50","202","35.50","5","12","","2018-11-27 12:18:41","2018-11-27 15:02:18","2018-11-27 13:02:18","2018-11-27 15:02:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Cepas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:38.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","37,0	37,0	37,1	37,1	-0,1	38,2	36,3	0,53	0,32	0,71","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1243","448","2239","CWB-CMR0094","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2018-12-04 16:01:06","2018-12-05 09:40:06","2018-12-05 01:40:06","2018-12-05 09:40:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes. </p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,2	5,4	5,6	-0,6	7,0	3,3	0,80	1,07	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1244","448","2239","CWB-CMR0094","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-12-05 09:47:23","2018-12-05 09:57:23","2018-12-05 09:48:23","2018-12-05 09:55:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1245","448","2239","CWB-CMR0094","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-12-05 10:03:58","2018-12-05 10:23:58","2018-12-05 10:04:58","2018-12-05 10:21:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1246","449","2239","CWB-CMR0095","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","11","","2018-12-03 22:43:03","2018-12-04 11:09:24","2018-12-04 02:48:03","2018-12-04 10:48:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes. </p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	4,9	5,6	6,1	-1,1	7,5	2,3	1,25	1,42	1,50","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1247","449","2239","CWB-CMR0095","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-12-04 10:53:24","2018-12-04 11:09:24","2018-12-04 10:54:24","2018-12-04 10:55:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1248","449","2239","CWB-CMR0095","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-12-04 11:11:03","2018-12-04 11:48:03","2018-12-04 11:20:03","2018-12-04 11:48:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1252","451","2239","CWB-FRE0092","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","5","12","","2018-12-05 11:31:04","2018-12-06 10:02:04","2018-12-06 02:02:04","2018-12-06 10:02:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-28,0	-26,7	-26,4	-26,0	-2,0	-23,1	-31,8	2,46	2,14	2,94","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1249","450","2239","CWB-FRE0091","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","6","12","","2018-12-04 17:06:00","2018-12-05 10:08:00","2018-12-05 02:08:00","2018-12-05 10:08:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-28,0	-27,3	-25,0	-24,9	-4,1	-23,0	-27,6	1,25	0,59	1,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1250","450","2239","CWB-FRE0091","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","5","12","","2018-12-05 10:09:29","2018-12-05 10:25:29","2018-12-05 10:10:29","2018-12-05 10:20:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1251","450","2239","CWB-FRE0091","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","5","12","","2018-12-05 10:26:26","2018-12-05 11:17:26","2018-12-05 10:31:26","2018-12-05 11:02:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1258","453","299","001.447","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","10","","2018-12-06 09:42:30","2018-12-06 10:38:30","2018-12-06 10:12:30","2018-12-06 10:32:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA sens.jpg","<p>12 fracos de 250mL com 100mL de água.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,1	122,2	121,0	1,1	122,2	117,5	0,6	0,8	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1254","451","2239","CWB-FRE0092","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-35.00","5","12","","2018-12-06 10:07:08","2018-12-06 10:17:08","2018-12-06 10:08:08","2018-12-06 10:16:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1255","451","2239","CWB-FRE0092","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","2","12","","2018-12-06 10:18:35","2018-12-06 11:00:35","2018-12-06 10:28:35","2018-12-06 10:59:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1259","453","299","001.447","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-12-06 10:44:00","2018-12-06 11:30:00","2018-12-06 11:05:00","2018-12-06 11:25:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA sens.jpg","<p>12 frascos de 250mL com 100mL de água.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,1	122,0	121,1	0,9	122,5	116,9	0,5	1,1	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1257","453","299","001.447","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-12-06 08:05:00","2018-12-06 09:26:00","2018-12-06 09:01:00","2018-12-06 09:21:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO sens.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,5	122,7	122,1	1,1	123,8	120,3	0,8	1,0	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1260","452","2964","T13N638775-TN","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-06 12:01:24","2018-11-07 12:02:24","2018-11-06 12:01:24","2018-11-07 12:01:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores em Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1261","453","299","001.447","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","10","","2018-12-06 11:39:00","2018-12-06 12:24:00","2018-12-06 12:00:00","2018-12-06 12:20:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA sens.jpg","<p>12 frascos de 250mL com 100mL de água.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,8	123,1	122,2	1,3	123,4	117,0	0,5	1,5	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1262","452","2964","T13N638775-TN","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-07 12:14:39","2018-11-08 12:15:39","2018-11-07 12:14:39","2018-11-08 12:14:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores com Carga.jpg","<p>Bolsas de Hemocomponentes e Hemoderivados.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1263","454","1158","100002123877","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","233","-25.00","5","12","","2018-12-03 11:53:00","2018-12-04 11:55:00","2018-12-03 11:55:00","2018-12-04 11:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100002123877_Carga.jpg","<p>Frascos âmpolas de soro atiloxoscelino.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1264","452","2964","T13N638775-TN","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-27 13:14:39","2018-11-27 13:25:39","2018-11-27 13:15:39","2018-11-27 13:24:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1265","452","2964","T13N638775-TN","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-27 13:27:11","2018-11-27 13:31:11","2018-11-27 13:27:11","2018-11-27 13:31:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1266","455","2964","T13N63877-TN","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-21 11:51:04","2018-11-22 11:53:04","2018-11-21 11:51:04","2018-11-22 11:51:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto sensores em vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1267","455","2964","T13N63877-TN","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-22 13:15:17","2018-11-23 13:31:17","2018-11-22 13:15:17","2018-11-23 13:31:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","fotos sensores com carga.jpg","<p>Anticorpos e reagentes utilizados em rotina de banco de sangue: imunologia, imuno-hematologia.</p>","24 Horas (s) 16 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1268","455","2964","T13N63877-TN","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-29 11:02:00","2018-11-29 11:13:00","2018-11-29 11:02:00","2018-11-29 11:12:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1269","455","2964","T13N63877-TN","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-29 11:14:07","2018-11-29 11:19:07","2018-11-29 11:14:07","2018-11-29 11:18:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1270","454","1158","100002123877","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","233","-25.00","5","12","","2018-12-04 12:57:00","2018-12-04 13:11:00","2018-12-04 13:00:00","2018-12-04 13:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1271","454","1158","100002123877","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","233","-30.00","5","12","","2018-12-04 13:18:00","2018-12-04 13:40:00","2018-12-04 13:21:00","2018-12-04 13:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1272","456","2964","U25L540166VL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-12 10:41:24","2018-11-13 11:06:24","2018-11-12 10:41:24","2018-11-13 10:41:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1273","457","2239","CWB-CMR0096","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-12-03 22:07:00","2018-12-04 10:40:20","2018-12-04 02:40:20","2018-12-04 10:40:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,0	5,1	5,3	-0,3	7,4	2,9	0,76	1,10	0,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1274","457","2239","CWB-CMR0096","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-12-04 10:49:17","2018-12-04 11:02:17","2018-12-04 10:50:17","2018-12-04 11:00:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1275","457","2239","CWB-CMR0096","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-12-04 11:11:39","2018-12-04 11:40:39","2018-12-04 11:12:39","2018-12-04 11:40:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1276","456","2964","U25L540166VL","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-13 11:31:00","2018-11-14 11:33:00","2018-11-13 11:31:00","2018-11-14 11:31:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto com Carga.jpg","<p>Anticorpos e reagentes utilizados para rotina em imuno-hematologia.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1277","456","2964","U25L540166VL","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-29 12:15:01","2018-11-29 12:26:01","2018-11-29 12:15:01","2018-11-29 12:25:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1278","456","2964","U25L540166VL","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-29 12:26:14","2018-11-29 12:29:14","2018-11-29 12:26:14","2018-11-29 12:28:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1279","458","1565","EQUI 078","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","46.00","311","44.00","5","12","","2018-10-22 10:57:54","2018-10-23 10:57:54","2018-10-22 10:57:54","2018-10-23 10:57:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI 078 Sensores Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:44.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","45,0	45,0	45,0	45,3	-0,3	45,7	44,5	0,45	0,15	0,64","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1280","458","1565","EQUI 078","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","46.00","311","44.00","5","12","","2018-10-23 11:19:45","2018-10-24 11:20:45","2018-10-23 11:19:45","2018-10-24 11:20:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI 078 Sensores com Carga.jpg","<p>Placas de petri e tubos de ensaio.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:44.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","45,0	45,0	45,2	45,2	-0,2	45,6	45,0	0,21	0,06	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1281","459","1565","EQUI-487","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","281","36.00","5","10","","2018-10-18 10:43:08","2018-10-19 11:32:08","2018-10-18 11:30:08","2018-10-19 11:30:08","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI-487 VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","37,0	37,0	37,6	37,0	0,0	37,9	35,9	0,59	0,13	0,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1282","460","1565","EQUI-1114","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","281","34.50","5","12","","2018-10-18 09:58:00","2018-10-19 12:00:00","2018-10-18 10:44:00","2018-10-19 10:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI-1114 VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	35,3	34,7	0,15	0,05	0,41","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1283","459","1565","EQUI-487","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","281","36.00","6","10","","2018-10-19 14:05:54","2018-10-20 14:06:54","2018-10-19 14:06:54","2018-10-20 14:06:54","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI-487 CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","37,0	37,0	37,5	37,1	-0,1	37,9	36,0	0,63	0,11	0,82","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1284","460","1565","EQUI-1114","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","281","34.50","2","12","","2018-10-19 14:06:00","2018-10-20 14:11:00","2018-10-19 14:11:00","2018-10-20 14:11:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI-1114 CARGA.jpg","<p>Placas de petri e frascos de 400mL com água.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","35,0	35,1	35,4	35,0	0,0	35,3	34,7	0,16	0,05	0,41","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1285","461","2964","Y08L555290-YL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","311","-35.00","5","11","","2018-11-28 12:45:27","2018-11-29 12:45:27","2018-11-28 12:45:27","2018-11-29 12:45:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores com carga.jpg","<p>Placas de gelo usadas em bolsas de transporte de bolsas de sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1287","461","2964","Y08L555290-YL","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","311","-35.00","5","12","","2018-11-30 12:56:39","2018-11-30 13:01:39","2018-11-30 12:56:39","2018-11-30 13:01:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1288","461","2964","Y08L555290-YL","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","311","-35.00","5","12","","2018-11-30 13:02:44","2018-11-30 13:58:44","2018-11-30 13:02:44","2018-11-30 13:58:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 56 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1289","462","2964","T13N638774-TN","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-27 12:21:18","2018-11-28 12:53:18","2018-11-27 12:21:18","2018-11-28 12:21:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto em vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1290","462","2964","T13N638774-TN","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-26 13:34:49","2018-11-27 13:34:49","2018-11-26 13:34:49","2018-11-27 13:34:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto com carga.jpg","<p>Anticorpos e reagentes utilizados em rotina de banco de sangue: imunologia, imuno-hematologia.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1291","462","2964","T13N638774-TN","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-28 13:33:00","2018-11-28 13:43:00","2018-11-28 13:33:00","2018-11-28 13:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1292","462","2964","T13N638774-TN","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","5","12","","2018-11-28 13:45:08","2018-11-28 13:49:08","2018-11-28 13:45:08","2018-11-28 13:48:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1293","463","2964","T16N638973-TN","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","311","-35.00","5","12","","2018-12-05 09:30:15","2018-12-06 09:36:15","2018-12-05 09:30:15","2018-12-06 09:30:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores com carga.jpg","<p>Bolsas de plasma sanguíneo humano congelados.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1294","463","2964","T16N638973-TN","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","311","-35.00","5","12","","2018-12-06 10:10:53","2018-12-07 10:22:53","2018-12-06 10:10:53","2018-12-07 10:10:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores com carga.jpg","<p>Bolsas de plasma sanguíneo humano congelados.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1295","463","2964","T16N638973-TN","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","311","-35.00","5","12","","2018-12-07 10:25:31","2018-12-07 10:30:31","2018-12-07 10:25:31","2018-12-07 10:30:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1296","463","2964","T16N638973-TN","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","311","-35.00","5","12","","2018-12-07 10:32:02","2018-12-07 11:28:02","2018-12-07 10:32:02","2018-12-07 11:28:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 56 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1297","464","4172","586107","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","262","2.00","5","12","","2018-11-05 10:43:24","2018-11-06 11:08:24","2018-11-05 11:08:24","2018-11-06 11:08:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POSICAO DOS SENSORES.jpg","<p>Caixas com fator de coagulação.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1298","465","3916","2825","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","281","34.50","5","10","","2018-12-06 08:15:29","2018-12-06 12:10:50","2018-12-06 09:00:33","2018-12-06 12:00:49","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","35,0	34,7	34,9	35,0	0,0	35,8	34,5	0,51	0,07	0,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1300","467","3916","2097990","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","281","19.00","5","11","","2018-12-05 09:13:47","2018-12-05 11:35:59","2018-12-05 09:30:47","2018-12-05 11:30:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","20,0	20,0	19,6	19,6	0,4	20,2	18,9	0,44	0,11	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1301","468","2964","Z2M612117-ZM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-80.00","Distribuição sem carga","-70.00","311","-90.00","5","12","","2018-12-05 09:55:00","2018-12-06 09:56:00","2018-12-05 09:55:00","2018-12-06 09:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores com carga.jpeg","<p>Uma estante com tubos de eppendorf e placas e gelo.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-70.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1302","468","2964","Z2M612117-ZM","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-70.00","311","-90.00","5","12","","2018-12-06 10:05:40","2018-12-07 10:05:40","2018-12-06 10:05:40","2018-12-07 10:05:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores com carga.jpeg","<p>Uma estante com tubos de eppendorf e placas de gelo.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-70.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1303","468","2964","Z2M612117-ZM","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-70.00","311","-90.00","5","10","","2018-12-07 12:32:19","2018-12-07 13:45:19","2018-12-07 12:32:19","2018-12-07 13:45:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1304","468","2964","Z2M612117-ZM","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-70.00","311","-90.00","5","12","","2018-12-07 13:47:19","2018-12-07 13:51:19","2018-12-07 13:47:19","2018-12-07 13:50:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1305","469","2239","CWB-CMR0097","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-12-09 18:00:57","2018-12-10 09:56:57","2018-12-10 01:56:57","2018-12-10 09:56:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,2	2,8	5,0	-1,0	6,9	3,0	0,56	1,03	0,76","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1306","469","2239","CWB-CMR0097","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-12-10 10:00:46","2018-12-10 10:11:46","2018-12-10 10:01:46","2018-12-10 10:09:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1307","469","2239","CWB-CMR0097","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-12-10 10:17:50","2018-12-10 10:32:50","2018-12-10 10:18:50","2018-12-10 10:28:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1308","470","2239","CWB-FRE0093","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-12-09 18:00:32","2018-12-10 11:52:32","2018-12-10 03:52:32","2018-12-10 11:52:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca e bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,2	-26,6	-26,8	-3,2	-23,2	-31,5	2,04	2,38	2,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1309","470","2239","CWB-FRE0093","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-12-10 11:58:29","2018-12-10 12:22:29","2018-12-10 11:59:29","2018-12-10 12:14:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1310","470","2239","CWB-FRE0093","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-12-10 13:29:23","2018-12-10 13:56:24","2018-12-10 13:30:24","2018-12-10 13:51:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1311","471","2239","CWB-FRE0094","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","5","12","","2018-12-06 15:41:24","2018-12-07 09:31:29","2018-12-07 01:30:00","2018-12-07 09:30:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-28,0	-26,8	-27,6	-27,3	-0,7	-25,5	-29,3	0,69	1,21	1,11","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1312","471","2239","CWB-FRE0094","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","5","12","","2018-12-07 09:38:05","2018-12-07 09:59:07","2018-12-07 09:44:06","2018-12-07 09:53:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1313","471","2239","CWB-FRE0094","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-35.00","5","12","","2018-12-07 10:02:16","2018-12-07 11:03:20","2018-12-07 10:07:17","2018-12-07 11:00:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1314","472","2239","CWB-FRE0095","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-10 15:22:50","2018-12-11 13:49:50","2018-12-11 05:49:50","2018-12-11 13:49:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Capa.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,6	-29,6	-28,7	-1,3	-24,5	-32,4	1,75	1,84	2,16","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1315","472","2239","CWB-FRE0095","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-10 13:52:23","2018-12-11 14:26:23","2018-12-11 13:53:23","2018-12-11 14:18:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1316","472","2239","CWB-FRE0095","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-11 14:28:31","2018-12-11 15:19:31","2018-12-11 14:29:31","2018-12-11 15:08:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1317","473","2239","CWB-CMR0098","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-12-10 11:31:15","2018-12-11 09:47:40","2018-12-11 01:46:10","2018-12-11 09:46:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	4,9	5,5	6,2	-1,2	7,8	2,2	0,93	1,62	1,15","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1318","473","2239","CWB-CMR0098","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-12-11 09:51:54","2018-12-11 10:09:56","2018-12-11 09:58:55","2018-12-11 10:08:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1319","473","2239","CWB-CMR0098","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-12-11 10:13:29","2018-12-11 10:24:29","2018-12-11 10:15:29","2018-12-11 10:22:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1320","474","2239","CWB-FRE0096","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","10","","2018-12-10 15:24:11","2018-12-11 11:19:11","2018-12-11 03:18:11","2018-12-11 11:18:11","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,0	-27,3	-28,1	-1,9	-27,0	-29,4	0,58	0,78	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1321","474","2239","CWB-FRE0096","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","5","10","","2018-12-11 11:26:57","2018-12-11 11:44:57","2018-12-11 11:35:57","2018-12-11 11:44:57","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1322","474","2239","CWB-FRE0096","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","11","","2018-12-11 11:52:40","2018-12-11 12:17:40","2018-12-11 11:54:40","2018-12-11 12:14:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1323","475","2239","CWB-FRE0097","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-09 23:28:27","2018-12-10 10:09:08","2018-12-10 02:08:38","2018-12-10 10:08:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-30,0	-29,0	-29,2	-27,2	-2,8	-25,9	-28,4	0,78	0,15	1,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1324","475","2239","CWB-FRE0097","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-10 10:14:56","2018-12-10 10:31:57","2018-12-10 10:19:56","2018-12-10 10:28:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1325","475","2239","CWB-FRE0097","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-10 10:35:17","2018-12-10 11:11:20","2018-12-10 10:39:17","2018-12-10 11:06:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1326","476","2239","CWB-FRE0098","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-06 11:46:32","2018-12-07 09:30:32","2018-12-07 01:30:32","2018-12-07 09:30:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,2	-24,3	-26,2	-3,8	-24,7	-29,1	0,88	1,19	1,28","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1327","476","2239","CWB-FRE0098","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-07 09:32:50","2018-12-07 10:06:50","2018-12-07 09:46:50","2018-12-07 09:55:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1328","476","2239","CWB-FRE0098","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-12-07 10:08:05","2018-12-07 10:35:05","2018-12-07 10:15:05","2018-12-07 10:34:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1331","478","3001","14026 0015","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2018-11-29 13:20:30","2018-11-29 14:29:43","2018-11-29 14:05:30","2018-11-29 14:20:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	123,5	122,3	122,2	121,0	123,4	121,5	0,4	0,3	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1330","477","3001","14026-0015","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","118.00","5","11","","2018-11-29 13:20:30","2018-11-29 14:29:43","2018-11-29 14:05:30","2018-11-29 14:20:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:118.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1332","478","3001","14026 0015","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","11","","2018-11-29 14:45:15","2018-11-29 15:51:34","2018-11-29 15:27:21","2018-11-29 15:42:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	123,5	122,5	122,5	121,2	123,7	121,1	0,4	0,5	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1333","478","3001","14026 0015","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","11","","2018-11-30 08:10:46","2018-11-30 09:26:23","2018-11-30 09:01:12","2018-11-30 09:16:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	123,5	122,3	122,1	121,0	123,4	120,9	0,5	0,4	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1334","479","3001","14026 0023","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2018-11-26 12:33:33","2018-11-26 13:48:30","2018-11-26 13:18:04","2018-11-26 13:33:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	122,1	122,1	122,2	120,9	123,5	121,3	0,4	0,2	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1335","479","3001","14026 0023","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","1","11","","2018-11-26 14:06:13","2018-11-26 15:24:25","2018-11-26 14:51:42","2018-11-26 15:06:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	122,1	122,1	122,2	120,9	123,3	120,6	0,5	0,5	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1336","479","3001","14026 0023","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","1","11","","2018-11-27 08:14:00","2018-11-27 09:44:22","2018-11-27 09:10:36","2018-11-27 09:25:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	122,1	122,0	121,9	120,8	123,1	120,3	0,6	0,4	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1337","479","3001","14026 0023","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","1","11","","2018-11-27 09:57:06","2018-11-27 10:52:07","2018-11-27 10:23:33","2018-11-27 10:38:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	122,1	122,0	121,8	120,8	123,1	120,4	0,5	0,4	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1338","480","3001","14026 0033","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","6","11","","2018-12-03 08:52:00","2018-12-03 10:15:00","2018-12-03 09:31:00","2018-12-03 10:01:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,3	122,1	-1,7	122,8	119,9	0,5	0,4	0,6","1","1","Estudo(14).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1339","480","3001","14026 0033","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","11","","2018-12-03 10:27:00","2018-12-03 11:40:00","2018-12-03 10:59:00","2018-12-03 11:29:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Cartelas com amostras e placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,8	122,6	-1,2	123,1	121,2	0,5	0,4	0,6","1","1","Estudo(15).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1340","480","3001","14026 0033","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2018-12-03 11:48:30","2018-12-03 12:50:30","2018-12-03 12:06:30","2018-12-03 12:36:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Cartelas com amostras e placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,5	122,3	-1,5	123,3	120,5	0,5	0,5	0,7","1","1","Estudo(16).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1341","480","3001","14026 0033","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2018-12-03 12:57:30","2018-12-03 13:53:00","2018-12-03 13:13:30","2018-12-03 13:43:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Cartelas com amostras e placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	124,0	122,5	122,3	-1,5	123,2	119,6	0,8	0,5	1,0","1","1","Estudo(17).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1342","481","3001","14026 0047","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","11","","2018-11-28 12:43:30","2018-11-28 14:04:00","2018-11-28 13:24:09","2018-11-28 13:53:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	121,2	121,5	0,2	122,9	120,5	0,4	0,3	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1343","481","3001","14026 0047","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-11-28 14:19:07","2018-11-28 15:50:27","2018-11-28 15:06:49","2018-11-28 15:36:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott de 100ml e frascos de 125ml.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	121,2	121,2	0,2	122,3	120,2	0,4	0,2	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1344","481","3001","14026 0047","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-11-29 08:24:00","2018-11-29 10:15:30","2018-11-29 09:30:07","2018-11-29 10:00:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott de 100ml  frascos de 125ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	121,4	121,3	0,4	122,5	120,2	0,5	0,3	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1345","481","3001","14026 0047","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-11-29 10:22:00","2018-11-29 11:34:30","2018-11-29 10:49:01","2018-11-29 11:19:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott de 100ml e frascos de 125ml</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	121,4	121,1	0,4	122,3	119,5	0,6	0,3	0,8","1","1","Estudo(15).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1346","482","3001","14026 0048","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","11","","2018-11-27 12:33:30","2018-11-27 14:59:30","2018-11-27 13:16:30","2018-11-27 13:46:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	120,7	120,6	-0,3	122,1	119,3	0,4	0,3	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1347","482","3001","14026 0048","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-11-27 14:24:00","2018-11-27 15:51:45","2018-11-27 15:09:05","2018-11-27 15:39:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott de 100ml e frascos de 125ml.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	120,3	120,2	-0,7	121,4	119,3	0,5	0,3	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1348","482","3001","14026 0048","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-11-27 16:03:15","2018-11-27 17:28:54","2018-11-27 16:48:19","2018-11-27 17:18:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott de 100ml e frascos de 125 ml.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	120,4	120,3	-0,6	121,5	119,3	0,5	0,2	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1349","482","3001","14026 0048","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-11-28 09:00:00","2018-11-28 10:59:00","2018-11-28 10:09:53","2018-11-28 10:39:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott de 100ml e frascos de 125ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	120,6	120,6	-0,4	121,4	119,6	0,4	0,2	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1350","483","3001","14026 0049","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2018-12-04 08:07:36","2018-12-04 09:29:57","2018-12-04 08:50:37","2018-12-04 09:20:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	118,0	122,5	122,3	4,5	123,4	121,2	0,4	0,4	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1351","483","3001","14026 0049","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-04 09:47:44","2018-12-04 11:00:30","2018-12-04 10:15:56","2018-12-04 10:45:57","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos schott, frascos de leite e três (3) buretas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	118,0	122,6	122,0	4,6	123,0	118,5	0,9	1,1	1,1","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1352","483","3001","14026 0049","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-04 11:10:08","2018-12-04 12:15:19","2018-12-04 11:30:06","2018-12-04 12:00:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos schott, frascos de leite e três (3) buretas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	118,0	122,4	122,1	4,4	122,8	119,3	0,7	0,7	0,9","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1353","483","3001","14026 0049","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-04 12:18:55","2018-12-04 13:23:50","2018-12-04 12:38:22","2018-12-04 13:08:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos schott, frascos de leite e três (3) buretas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	118,0	122,5	122,2	4,5	123,0	120,5	0,6	0,4	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1354","484","3001","14026 0058","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","12","","2018-12-05 08:01:30","2018-12-05 09:03:30","2018-12-05 08:40:17","2018-12-05 08:55:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	122,0	121,5	1,0	122,3	119,1	0,9	1,1	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1355","484","3001","14026 0058","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-05 09:25:52","2018-12-05 10:30:30","2018-12-05 10:01:53","2018-12-05 10:16:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott de 150ml e frascos de 100ml com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	121,9	120,7	0,9	121,8	117,1	0,6	1,3	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1356","484","3001","14026 0058","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-05 11:30:00","2018-12-05 12:15:11","2018-12-05 11:52:23","2018-12-05 12:07:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott, e frascos de 100ml com água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	122,8	121,6	1,8	122,9	116,9	1,1	1,5	1,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1357","484","3001","14026 0058","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-05 12:23:54","2018-12-05 13:15:06","2018-12-05 12:50:29","2018-12-05 13:05:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Frascos schott, e frascos de 100ml com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,0	122,8	121,6	1,8	122,9	116,8	1,6	1,5	1,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1358","478","3001","14026 0015","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","11","","2018-11-30 09:40:00","2018-11-30 10:32:58","2018-11-30 10:05:30","2018-11-30 10:20:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Tubos de ensaio com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	123,5	122,1	122,1	120,8	123,3	121,1	0,6	0,3	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1361","486","3001","24027 0142","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","1","11","","2018-12-03 10:11:19","2018-12-04 10:34:48","2018-12-03 10:30:20","2018-12-04 10:30:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	34,7	35,1	-0,1	35,7	34,5	0,41	0,05	0,60","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1362","487","593","2018-0941","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","281","2.00","5","11","","2018-12-12 12:44:54","2018-12-13 12:52:41","2018-12-12 12:50:55","2018-12-13 12:50:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao 20180941.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1365","488","3001","24027 0145","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","63.00","242","57.00","1","12","","2018-11-30 16:42:51","2018-12-01 17:14:26","2018-11-30 17:15:53","2018-12-01 17:14:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","23 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:63.0 / Crit.Min.:57.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","60,0	59,6	61,6	61,3	-1,3	63,3	59,4	0,88	0,79	1,24","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1364","488","3001","24027 0145","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","63.00","242","57.00","5","12","","2018-12-03 15:30:57","2018-12-03 20:00:14","2018-12-03 15:40:58","2018-12-03 19:39:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIA.jpeg","","3 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:63.0 / Crit.Min.:57.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","60,0	59,7	61,4	60,9	-0,9	62,5	58,6	1,05	0,70	1,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1366","488","3001","24027 0145","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","63.00","242","57.00","5","12","","2018-12-03 10:21:36","2018-12-03 11:33:41","2018-12-03 10:32:36","2018-12-03 12:59:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","2 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1367","488","3001","24027 0145","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","63.00","242","57.00","5","12","","2018-12-03 11:55:49","2018-12-03 13:23:52","2018-12-03 10:00:46","2018-12-03 12:59:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","2 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1368","489","3258","EB.136","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","262","36.00","5","12","","2018-10-09 09:00:28","2018-10-10 09:45:28","2018-10-09 09:45:28","2018-10-10 09:45:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1539304140122.jpg","<p>Frascos com conteúdo de células para pesquisas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","37,0	37,0	36,9	36,9	0,1	37,1	36,6	0,12	0,07	0,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1369","489","3258","EB.136","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","262","36.00","5","12","","2018-10-10 10:00:21","2018-10-10 10:35:21","2018-10-10 10:14:21","2018-10-10 10:26:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1370","489","3258","EB.136","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","262","36.00","5","12","","2018-10-10 13:27:37","2018-10-10 14:32:37","2018-10-10 13:32:37","2018-10-10 14:32:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1371","490","299","001.711","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","170.00","Distribuição sem carga","180.00","242","160.00","5","9","","2018-08-08 12:32:11","2018-08-08 14:16:11","2018-08-08 13:46:11","2018-08-08 14:16:11","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO SEM CARGA -VAZIA.jpeg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","170,0	170,0	167,9	170,3	-0,3	171,8	168,7	0,99	0,27	1,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1372","490","299","001.711","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","242","160.00","5","11","","2018-12-20 11:59:33","2018-12-20 13:06:33","2018-12-20 12:30:33","2018-12-20 13:00:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","001.711 - CARGA.jpg","<p>Papel, frascos de vidro e cubetas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","170,0	170,0	163,8	168,4	1,6	172,7	164,9	2,27	0,19	2,66","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1373","486","3001","24027 0142","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","5","12","","2018-12-04 10:39:36","2018-12-04 11:31:39","2018-12-04 10:45:36","2018-12-04 11:11:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1374","486","3001","24027 0142","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","5","12","","2018-12-04 11:35:35","2018-12-04 12:57:40","2018-12-04 11:45:35","2018-12-04 12:44:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1375","491","1158","0.40","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-06-28 12:36:00","2018-06-29 15:55:00","2018-06-28 15:35:00","2018-06-29 15:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","4,5	4,7	4,5	4,7	-0,2	5,5	3,3	0,54	0,69	0,75","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1376","492","419","EQ 039","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2018-10-15 15:39:52","2018-10-15 16:52:40","2018-10-15 16:07:04","2018-10-15 16:47:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,7	121,9	0,7	122,2	121,4	0,2	0,2	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1377","492","419","EQ 039","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2018-10-15 16:54:49","2018-10-15 18:06:33","2018-10-15 17:20:32","2018-10-15 18:00:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,7	121,9	0,7	122,3	121,4	0,2	0,2	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1378","492","419","EQ 039","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","11","","2018-10-16 07:25:08","2018-10-16 09:09:31","2018-10-16 08:21:52","2018-10-16 09:01:52","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,6	121,7	0,6	122,2	121,2	0,2	0,2	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1379","492","419","EQ 039","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","11","","2018-10-16 09:35:00","2018-10-16 10:35:00","2018-10-16 10:02:00","2018-10-16 10:27:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA MATERIAS.jpg","<p>Materiais: 30 frascos de 100 ml, 7 frascos de 20 ml, 4 frascos de 250 ml, 5 pacotes com ponteiras grandes, 3 pacotes com alça de drigalski, 3 graus com pistilo, 2 provetas, 5 pacotes com ponteiras pequenas, 2 conjuntos tubos grandes contendo 7 em cada, 3 conjuntos tubos pequenos contendo 7 em casa e 1 bombona branca de 4L.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,7	121,5	0,7	122,4	120,5	0,5	0,2	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1380","492","419","EQ 039","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2018-10-16 10:45:00","2018-10-16 11:47:00","2018-10-16 11:13:00","2018-10-16 11:38:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA MATERIAS(1).jpg","<p>Materiais: 30 frascos de 100 ml, 7 frascos de 20 ml, 4 frascos de 250 ml, 5 pacotes com ponteiras grandes, 3 pacotes com alça de drigalski, 3 graus com pistilo, 2 provetas, 5 pacotes com ponteiras pequenas, 2 conjuntos tubos grandes contendo 7 em cada, 3 conjuntos tubos pequenos contendo 7 em casa e 1 bombona branca de 4L.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,6	121,8	0,6	122,5	121,2	0,3	0,2	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1381","492","419","EQ 039","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","11","","2018-10-16 12:02:00","2018-10-16 13:01:22","2018-10-16 12:31:00","2018-10-16 12:56:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA MATERIAS.jpg","<p>Materiais: 30 frascos de 100 ml, 7 frascos de 20 ml, 4 frascos de 250 ml, 5 pacotes com ponteiras grandes, 3 pacotes com alça de drigalski, 3 graus com pistilo, 2 provetas, 5 pacotes com ponteiras pequenas, 2 conjuntos tubos grandes contendo 7 em cada, 3 conjuntos tubos pequenos contendo 7 em casa e 1 bombona branca de 4L.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,6	121,8	0,6	122,5	121,2	0,3	0,2	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1382","492","419","EQ 039","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2018-10-16 13:57:49","2018-10-16 15:34:04","2018-10-16 14:46:17","2018-10-16 15:26:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA MEIOS DE CULTURA.jpg","<p>1 erlenmeyer de 2000 ml com 1800 ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 1000 ml com 900 ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 500 com 400 ml de meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,5	121,5	0,5	121,9	120,5	0,3	0,2	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1383","492","419","EQ 039","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2018-10-17 07:16:56","2018-10-17 09:11:48","2018-10-17 08:21:11","2018-10-17 09:01:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA MEIOS DE CULTURA(1).jpg","<p>1 erlenmeyer de 2000 ml com 1800 ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 1000 ml com 900 ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 500 com 400 ml de meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,6	121,6	0,6	121,9	120,7	0,3	0,2	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1384","492","419","EQ 039","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2018-10-17 09:24:20","2018-10-17 10:46:55","2018-10-17 09:57:33","2018-10-17 10:37:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA MEIOS DE CULTURA.jpg","<p>1 erlenmeyer de 2000 ml com 1800 ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 1000 ml com 900 ml de meio de cultura, 2 erlenmeyer de 500 com 400 ml de meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,0	121,6	121,6	0,6	121,9	120,5	0,4	0,3	0,6","12","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1385","491","1158","0.40","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-01 11:36:00","2018-07-02 14:47:00","2018-07-01 14:45:00","2018-07-02 14:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Caixas com bolsas de plasmas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","4,5	5,0	4,5	4,7	-0,2	5,4	3,0	0,55	0,71	0,74","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1387","491","1158","0.40","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-07-02 15:21:29","2018-07-02 16:25:49","2018-07-02 15:25:49","2018-07-02 16:25:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1390","493","3001","24027 0143","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","5","10","","2018-11-30 13:31:43","2018-11-30 14:46:07","2018-11-30 13:40:43","2018-11-30 14:46:07","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1391","493","3001","24027 0143","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","5","11","","2018-11-30 14:50:21","2018-11-30 16:04:21","2018-11-30 15:00:21","2018-11-30 15:59:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1392","494","3001","24027 0169","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","242","34.50","5","12","","2018-11-26 13:28:24","2018-11-26 17:30:40","2018-11-26 13:29:24","2018-11-26 17:28:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","3 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	34,9	35,4	-0,4	36,1	34,9	0,43	0,05	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1393","495","497","CR-1713","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2018-12-20 10:17:00","2018-12-20 11:01:00","2018-12-20 10:21:00","2018-12-20 10:51:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","121,0	122,2	121,6	122,7	-0,6	123,3	121,8	0,5	0,3	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1394","494","3001","24027 0169","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","1","12","","2018-11-28 14:56:29","2018-11-29 18:00:15","2018-11-28 18:00:41","2018-11-29 17:59:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","23 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	34,9	35,0	0,0	35,4	34,4	0,30	0,05	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1395","494","3001","24027 0169","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","5","12","","2018-11-30 08:15:13","2018-11-30 08:43:26","2018-11-30 08:21:13","2018-11-30 08:32:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1396","494","3001","24027 0169","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","5","12","","2018-11-30 08:49:15","2018-11-30 10:05:45","2018-11-30 09:00:41","2018-11-30 09:59:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1397","495","497","CR-1713","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2018-12-20 12:43:00","2018-12-20 14:00:00","2018-12-20 12:52:00","2018-12-20 13:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","LIQUIDOS.jpg","<p>Duas bandejas com âmpolas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	122,2	122,1	121,5	-0,1	122,3	118,2	0,8	0,9	0,9","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1398","495","497","CR-1713","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-20 14:02:00","2018-12-20 15:00:00","2018-12-20 14:06:00","2018-12-20 14:36:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","LIQUIDOS.jpg","<p>Duas bandejas com âmpolas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","121,0	122,2	122,2	121,5	0,0	122,4	114,2	0,7	1,6	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1399","495","497","CR-1713","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2018-12-20 15:07:00","2018-12-20 16:00:00","2018-12-20 15:13:00","2018-12-20 15:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","LIQUIDOS.jpg","<p>Duas bandejas com âmpolas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","121,0	122,2	122,2	121,8	0,0	122,5	118,2	0,9	0,8	1,1","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1400","495","497","CR-1713","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2018-12-20 11:09:00","2018-12-20 11:40:00","2018-12-20 11:14:00","2018-12-20 11:29:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	122,3	121,4	122,8	-0,9	123,4	121,6	0,4	0,4	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1401","495","497","CR-1713","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2018-12-21 11:07:00","2018-12-21 11:40:00","2018-12-21 11:19:00","2018-12-21 11:34:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SUPERFICIE.jpg","<p>20 pacotes com materiais diversos.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	122,2	122,0	122,1	-0,2	123,7	120,1	0,6	0,8	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1402","495","497","CR-1713","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-21 11:45:00","2018-12-21 12:11:00","2018-12-21 11:51:00","2018-12-21 12:06:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SUPERFICIE.jpg","<p>20 pacotes com materiais diversos.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","121,0	122,3	122,2	122,2	-0,1	124,3	120,0	0,8	1,0	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1403","495","497","CR-1713","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-12-21 12:18:00","2018-12-21 12:45:00","2018-12-21 12:25:00","2018-12-21 12:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SUPERFICIE.jpg","<p>20 pacotes com materiais diversos.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	122,2	122,2	122,4	-0,1	124,3	121,7	0,7	0,6	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1404","496","3001","24015-0413","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","242","2.00","5","11","","2018-12-04 20:00:27","2018-12-04 22:40:27","2018-12-04 21:52:27","2018-12-04 22:29:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIA.jpeg","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","5,0	5,5	5,9	5,8	-0,8	8,3	2,1	0,77	1,94	0,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1405","496","3001","24015-0413","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","1","11","","2018-12-03 16:25:26","2018-12-04 16:49:26","2018-12-03 16:30:26","2018-12-04 16:30:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos e tubos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","5,0	5,5	6,2	6,2	-1,2	8,3	2,3	0,89	1,49	1,10","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1406","496","3001","24015-0413","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","1","11","","2018-12-04 16:53:34","2018-12-04 17:08:34","2018-12-04 16:55:34","2018-12-04 17:04:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1407","496","3001","24015-0413","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","1","11","","2018-12-04 17:09:53","2018-12-04 17:40:53","2018-12-04 17:15:53","2018-12-04 17:39:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1446","509","3001","24027-0195","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","175.00","Distribuição sem carga","180.00","242","170.00","6","10","","2018-12-11 12:58:49","2018-12-11 15:11:49","2018-12-11 13:03:49","2018-12-11 15:04:49","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 175.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:170.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","175,0	175,3	173,6	175,8	-0,8	181,4	171,3	2,70	0,33	3,15","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1408","497","2565","08-43875","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","329","2.00","5","12","","2018-12-10 11:42:21","2018-12-11 13:11:21","2018-12-10 12:12:21","2018-12-11 12:12:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2018-0016 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1409","497","2565","08-43875","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","2","12","","2018-12-11 14:23:13","2018-12-12 15:16:13","2018-12-11 14:43:13","2018-12-12 14:43:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>50 placas, 6 kits colilert e 20 frascos 350ml.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2018-0016 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1410","498","2159","DLA31-15","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","30.00","241","20.00","5","12","","2018-10-24 10:45:07","2018-10-25 11:10:23","2018-10-24 11:10:27","2018-10-25 11:10:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","25,0	25,0	26,2	27,2	-2,2	28,6	26,0	0,73	0,33	0,93","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1411","498","2159","DLA31-15","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","30.00","241","20.00","2","12","","2018-10-25 11:21:10","2018-10-26 11:30:13","2018-10-25 11:30:13","2018-10-26 11:30:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos com amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","25,0	25,0	25,6	27,1	-2,1	28,6	25,3	0,69	0,32	0,89","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1412","499","3001","24027-0096","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","242","19.00","5","12","","2018-12-05 17:21:17","2018-12-05 22:00:33","2018-12-05 17:39:15","2018-12-05 21:39:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","20,0	20,0	21,5	21,1	-1,1	27,0	15,8	0,99	2,76	1,23","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1413","499","3001","24027-0096","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","12","","2018-12-04 15:16:59","2018-12-05 15:30:32","2018-12-04 15:22:56","2018-12-05 15:23:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos de vidro e caixas de tubos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","20,0	20,0	20,9	20,4	-0,4	23,0	18,6	0,83	0,61	1,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1414","499","3001","24027-0096","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","12","","2018-12-05 15:37:16","2018-12-05 15:55:14","2018-12-05 15:39:13","2018-12-05 15:50:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1415","499","3001","24027-0096","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","12","","2018-12-05 16:00:00","2018-12-05 16:40:02","2018-12-05 16:05:00","2018-12-05 16:40:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1416","500","3001","2015-0212","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","242","2.00","5","8","","2018-12-05 17:17:16","2018-12-05 23:00:29","2018-12-05 18:29:19","2018-12-05 22:29:35","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","4","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","-2,0	6,3	7,3	6,3	-8,3	7,7	1,9	1,92	0,38	2,26","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1417","500","3001","2015-0212","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","6","8","","2018-12-04 14:21:02","2018-12-05 16:09:44","2018-12-04 15:50:08","2018-12-05 15:50:42","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","4","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","6,0	6,3	5,5	4,5	1,5	6,0	0,5	1,80	0,60	2,12","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1418","500","3001","2015-0212","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","6","8","","2018-12-05 16:15:27","2018-12-05 16:35:28","2018-12-05 16:16:26","2018-12-05 16:30:27","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","4","2","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1419","500","3001","2015-0212","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","6","8","","2018-12-05 16:38:46","2018-12-05 17:08:48","2018-12-05 16:40:45","2018-12-05 17:07:48","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","4","3","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1420","501","1158","100001820401","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-01-08 08:00:49","2019-01-09 10:26:33","2019-01-08 10:26:58","2019-01-09 10:26:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Frascos de veneno.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-35,0	-28,0	-18,7	-21,2	-13,8	-16,6	-23,9	2,32	0,06	2,80","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1421","501","1158","100001820401","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-01-09 10:30:36","2019-01-09 12:40:45","2019-01-09 10:31:36","2019-01-09 10:33:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1422","501","1158","100001820401","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-01-09 13:49:10","2019-01-09 14:06:11","2019-01-09 13:50:10","2019-01-09 14:06:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1423","502","3001","24015-0293","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","242","2.00","5","11","","2018-12-06 15:41:25","2018-12-06 21:00:25","2018-12-06 16:50:25","2018-12-06 20:51:25","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","4,0	4,1	3,8	3,5	0,5	5,3	0,4	0,58	1,28	0,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1424","502","3001","24015-0293","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","242","2.00","1","11","","2018-12-04 11:22:26","2018-12-05 13:55:42","2018-12-04 13:30:26","2018-12-05 13:31:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Cubetas e frascos de vidros.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","4,0	4,0	3,7	6,2	-2,2	8,4	2,3	0,95	1,56	1,17","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1425","502","3001","24015-0293","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","242","2.00","2","11","","2018-12-05 14:07:04","2018-12-05 14:40:04","2018-12-05 14:27:04","2018-12-05 14:35:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1426","502","3001","24015-0293","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","242","2.00","1","11","","2018-12-05 14:44:19","2018-12-05 15:18:09","2018-12-05 14:48:09","2018-12-05 15:15:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1427","503","3001","24015-0412","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","7.50","Distribuição sem carga","10.00","242","4.60","5","11","","2018-12-07 13:43:30","2018-12-07 19:00:51","2018-12-07 14:30:33","2018-12-07 18:31:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 7.5 / Crit.Máx.:10.0 / Crit.Min.:4.6 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","7,5	7,6	7,2	7,9	-0,4	10,1	4,9	0,65	1,63	0,86","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1428","503","3001","24015-0412","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","7.50","Distribuição com carga","10.00","242","4.60","2","11","","2018-12-06 11:44:14","2018-12-07 12:01:47","2018-12-06 11:48:14","2018-12-07 11:49:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro e frascos de plásticos.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 7.5 / Crit.Máx.:10.0 / Crit.Min.:4.6 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","7,5	7,7	7,3	7,7	-0,2	9,9	5,0	0,47	1,59	0,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1429","503","3001","24015-0412","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","7.50","Distribuição com carga","10.00","242","4.60","1","11","","2018-12-07 12:09:28","2018-12-07 12:25:29","2018-12-07 12:09:28","2018-12-07 12:21:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1430","503","3001","24015-0412","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","7.50","Distribuição com carga","10.00","242","4.60","1","11","","2018-12-07 12:30:51","2018-12-07 13:34:55","2018-12-07 12:32:51","2018-12-07 13:32:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1431","504","3001","24015-0480","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","7.00","Distribuição sem carga","10.00","242","3.50","5","12","","2018-12-09 11:06:41","2018-12-09 16:00:58","2018-12-09 11:30:42","2018-12-09 15:31:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 7.0 / Crit.Máx.:10.0 / Crit.Min.:3.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","7,0	6,5	6,0	6,2	0,8	8,2	3,3	0,49	1,55	0,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1432","504","3001","24015-0480","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","7.00","Distribuição com carga","10.00","242","3.50","1","12","","2018-12-08 06:00:43","2018-12-09 08:46:30","2018-12-08 07:00:47","2018-12-09 07:01:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro e cubetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 7.0 / Crit.Máx.:10.0 / Crit.Min.:3.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","7,0	6,5	6,2	6,7	0,3	8,4	4,0	0,50	1,16	0,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1433","504","3001","24015-0480","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","7.00","Distribuição com carga","10.00","242","3.50","1","12","","2018-12-09 08:55:44","2018-12-09 09:08:43","2018-12-09 08:56:42","2018-12-09 09:04:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1434","504","3001","24015-0480","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","7.00","Distribuição com carga","10.00","242","3.50","2","12","","2018-12-09 09:17:19","2018-12-09 10:28:23","2018-12-09 09:25:19","2018-12-09 10:11:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 46 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1435","505","3001","24015-0237","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-22.00","Distribuição com carga","-20.00","242","-40.00","1","11","","2018-12-07 13:08:03","2018-12-08 16:30:03","2018-12-07 15:00:03","2018-12-08 15:01:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Ampolas, frascos de plástico, frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: -22.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","-22,0	-22,0	-19,6	-20,1	-1,9	-17,3	-23,3	1,66	1,06	1,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1436","505","3001","24015-0237","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-22.00","Distribuição com carga","-20.00","242","-40.00","1","11","","2018-12-09 08:56:07","2018-12-09 09:47:07","2018-12-09 09:01:07","2018-12-09 09:28:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1437","505","3001","24015-0237","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-22.00","Distribuição com carga","-20.00","242","-40.00","1","11","","2018-12-09 09:51:33","2018-12-09 10:21:33","2018-12-09 09:53:33","2018-12-09 10:19:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1438","506","3001","24015-0479","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","242","2.00","5","11","","2018-12-10 12:27:34","2018-12-10 16:41:51","2018-12-10 12:34:34","2018-12-10 16:35:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","4,0	3,8	4,8	5,2	-1,2	5,9	1,7	0,65	1,27	0,84","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1439","506","3001","24015-0479","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","242","2.00","1","11","","2018-12-09 11:17:49","2018-12-10 11:36:24","2018-12-09 11:25:49","2018-12-10 11:26:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro e cubetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","4,0	3,8	4,5	4,5	-0,5	5,7	2,1	0,58	1,04	0,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1440","506","3001","24015-0479","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","242","2.00","1","11","","2018-12-10 11:42:17","2018-12-10 11:55:18","2018-12-10 11:44:17","2018-12-10 11:52:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1441","506","3001","24015-0479","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","242","2.00","1","11","","2018-12-10 11:59:37","2018-12-10 12:09:38","2018-12-10 12:00:37","2018-12-10 12:08:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1442","507","3001","14026-0174","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","46.00","242","44.00","5","10","","2018-12-10 09:07:43","2018-12-10 14:32:43","2018-12-10 09:40:43","2018-12-10 13:41:43","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:44.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","45,0	45,1	45,6	45,4	-0,4	45,8	45,1	0,21	0,29	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1443","507","3001","14026-0174","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","46.00","242","44.00","1","11","","2018-12-10 14:52:55","2018-12-11 15:40:55","2018-12-10 15:40:55","2018-12-11 19:41:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","28 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:44.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","45,0	45,0	45,5	45,4	-0,4	46,4	44,4	0,38	0,80	0,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1444","508","3001","14022-0187","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","46.00","242","44.00","5","12","","2018-12-10 10:08:41","2018-12-10 17:04:08","2018-12-10 12:48:51","2018-12-10 16:49:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:44.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","45,0	45,0	44,9	45,0	0,0	45,4	44,7	0,18	0,06	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1445","508","3001","14022-0187","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","46.00","242","44.00","2","12","","2018-12-10 17:20:20","2018-12-10 23:00:43","2018-12-10 18:00:23","2018-12-10 22:01:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:44.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","45,0	45,0	44,1	44,9	0,1	45,6	44,2	0,46	0,10	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1447","509","3001","24027-0195","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","175.00","Distribuição com carga","180.00","242","170.00","6","10","","2018-12-11 15:56:23","2018-12-11 18:10:23","2018-12-11 15:58:23","2018-12-11 17:59:23","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Tubos de vidro e de alumínio.</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 175.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:170.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","175,0	175,4	175,6	178,8	-3,8	187,8	172,3	4,06	0,78	4,73","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1448","510","3001","24027-0106","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","58.00","Distribuição sem carga","62.00","242","54.00","5","11","","2018-12-12 12:57:56","2018-12-12 17:18:13","2018-12-12 13:03:57","2018-12-12 17:04:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 58.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","58,0	57,3	58,0	58,0	0,0	59,8	57,0	0,90	0,21	1,11","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1449","510","3001","24027-0106","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","58.00","Distribuição com carga","62.00","242","54.00","2","11","","2018-12-11 10:29:09","2018-12-12 12:10:51","2018-12-11 12:03:15","2018-12-12 12:04:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 58.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","58,0	57,3	57,9	58,1	-0,1	60,4	56,2	1,08	0,35	1,31","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1450","510","3001","24027-0106","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","58.00","Distribuição com carga","62.00","242","54.00","1","11","","2018-12-12 12:14:35","2018-12-12 12:28:35","2018-12-12 12:15:34","2018-12-12 12:25:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1451","510","3001","24027-0106","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","58.00","Distribuição com carga","62.00","242","54.00","1","11","","2018-12-12 12:34:14","2018-12-12 12:45:14","2018-12-12 12:35:57","2018-12-12 12:44:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1452","511","291","FPS 0076","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","10","","2018-12-17 16:41:26","2018-12-18 17:50:06","2018-12-17 17:41:30","2018-12-18 17:41:04","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao carga.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1453","512","291","FPS 1073","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","256","2.00","5","11","","2018-12-07 13:24:23","2018-12-08 14:30:03","2018-12-07 14:24:28","2018-12-08 14:24:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao vazio.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1454","512","291","FPS 1073","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","11","","2018-12-11 15:02:37","2018-12-12 15:54:13","2018-12-11 15:32:29","2018-12-12 15:32:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao carga.jpg","<p>Amostras e material de pesquisa.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1455","513","3001","24027-0188","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","242","34.50","5","9","","2018-12-13 03:00:07","2018-12-13 07:33:25","2018-12-13 03:23:07","2018-12-13 07:24:24","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","35,0	35,2	35,0	35,1	-0,1	35,4	34,8	0,22	0,05	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1456","514","291","FPS 1596","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","12","","2018-12-12 15:21:04","2018-12-12 16:50:09","2018-12-12 15:21:04","2018-12-12 16:50:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1457","513","3001","24027-0188","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","6","9","","2018-12-11 11:15:27","2018-12-12 15:15:15","2018-12-11 15:03:33","2018-12-12 15:04:14","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","35,0	35,2	35,0	35,1	-0,1	35,9	34,3	0,51	0,10	0,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1458","515","291","FPS 3633","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","11","","2018-12-14 15:05:52","2018-12-15 16:20:34","2018-12-14 16:05:56","2018-12-15 16:05:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao carga.jpg","<p>Plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1459","513","3001","24027-0188","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","1","9","","2018-12-12 15:18:57","2018-12-12 16:32:00","2018-12-12 15:20:55","2018-12-12 16:25:59","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1460","513","3001","24027-0188","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","242","34.50","1","9","","2018-12-12 16:36:34","2018-12-12 17:21:35","2018-12-12 16:44:32","2018-12-12 17:20:35","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1461","516","291","FPS 6592","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","11","","2018-12-13 10:51:53","2018-12-14 13:13:44","2018-12-13 11:51:57","2018-12-14 11:51:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao com carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1462","517","291","FPS 8584","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","256","20.00","5","12","","2018-12-05 15:07:37","2018-12-06 16:21:22","2018-12-05 16:07:40","2018-12-06 16:07:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao vazio.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1463","517","291","FPS 8584","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","2","12","","2018-12-10 09:20:15","2018-12-11 15:24:19","2018-12-10 10:20:19","2018-12-11 10:20:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1464","518","3001","24027-0119","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","242","19.00","5","11","","2018-12-12 08:30:40","2018-12-12 12:41:40","2018-12-12 08:31:40","2018-12-12 12:32:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","20,0	19,5	20,2	20,2	-0,2	20,6	19,3	0,22	0,38	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1465","518","3001","24027-0119","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","2","11","","2018-12-12 12:52:34","2018-12-13 13:16:34","2018-12-12 13:08:34","2018-12-13 13:09:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","20,0	19,5	20,3	20,3	-0,3	20,8	19,4	0,25	0,39	0,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1466","518","3001","24027-0119","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","11","","2018-12-13 13:19:35","2018-12-13 13:34:35","2018-12-13 13:21:35","2018-12-13 13:32:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","1","2","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1467","518","3001","24027-0119","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","11","","2018-12-13 13:36:10","2018-12-13 14:09:10","2018-12-13 13:38:10","2018-12-13 14:08:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1468","519","3001","24027-0171","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","108.00","Distribuição sem carga","111.00","242","105.00","5","11","","2018-12-19 14:02:04","2018-12-19 16:08:04","2018-12-19 14:05:04","2018-12-19 16:06:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpeg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 108.0 / Crit.Máx.:111.0 / Crit.Min.:105.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","108,0	108,2	107,9	107,1	0,9	109,1	106,0	0,87	0,08	1,07","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1469","519","3001","24027-0171","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","108.00","Distribuição com carga","111.00","242","105.00","2","11","","2018-12-19 16:22:21","2018-12-19 18:34:21","2018-12-19 16:26:21","2018-12-19 18:27:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Cadinhos.</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 108.0 / Crit.Máx.:111.0 / Crit.Min.:105.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","108,0	108,1	108,1	107,0	1,0	109,2	105,8	0,96	0,09	1,17","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1470","520","3001","24027-0152","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","242","19.00","5","12","","2018-12-14 10:10:26","2018-12-14 14:33:41","2018-12-14 10:27:25","2018-12-14 14:28:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","20,0	20,0	20,2	20,3	-0,3	20,5	20,0	0,15	0,06	0,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1471","520","3001","24027-0152","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","2","12","","2018-12-13 09:19:03","2018-12-14 09:30:37","2018-12-13 09:23:03","2018-12-14 09:24:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(2).jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","20,0	20,1	20,3	20,4	-0,4	20,6	20,0	0,17	0,09	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1472","520","3001","24027-0152","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","12","","2018-12-14 09:35:43","2018-12-14 09:43:43","2018-12-14 09:36:42","2018-12-14 09:42:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1473","520","3001","24027-0152","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","12","","2018-12-14 09:48:03","2018-12-14 10:03:02","2018-12-14 09:49:03","2018-12-14 10:03:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1474","521","3001","24027-0110","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","25.00","242","15.00","5","11","","2018-12-13 14:59:00","2018-12-13 22:00:00","2018-12-13 15:30:00","2018-12-13 19:31:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:15.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","20,0	20,0	20,8	20,5	-0,5	21,2	20,0	0,42	0,05	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1475","521","3001","24027-0110","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","25.00","242","15.00","2","11","","2018-12-14 10:18:39","2018-12-15 10:24:39","2018-12-14 11:00:39","2018-12-15 10:24:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Caixas de isopor, frascos de vidros e de plástico.</p>","23 Horas (s) 24 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:15.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","20,0	20,0	20,9	20,6	-0,6	21,0	20,1	0,31	0,09	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1476","521","3001","24027-0110","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","25.00","242","15.00","2","11","","2018-12-17 10:39:05","2018-12-17 10:56:05","2018-12-17 10:43:05","2018-12-17 10:52:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1477","521","3001","24027-0110","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","25.00","242","15.00","2","11","","2018-12-17 10:59:45","2018-12-17 12:22:45","2018-12-17 11:10:45","2018-12-17 12:11:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1478","522","3001","24015-0481","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","242","2.00","5","11","","2018-12-17 11:40:19","2018-12-17 16:03:35","2018-12-17 11:50:19","2018-12-17 15:51:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","6,0	6,1	5,3	5,7	0,3	6,8	4,5	0,32	0,57	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1479","522","3001","24015-0481","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","2","11","","2018-12-14 16:31:23","2018-12-15 20:00:22","2018-12-14 17:30:27","2018-12-15 17:31:57","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Cubetas, frascos de vidro e de plásticos.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","6,0	6,3	5,5	5,9	0,1	7,0	4,8	0,35	0,49	0,55","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1480","522","3001","24015-0481","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","1","11","","2018-12-17 10:36:48","2018-12-17 10:59:50","2018-12-17 10:43:49","2018-12-17 10:53:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1481","522","3001","24015-0481","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","1","11","","2018-12-17 11:05:29","2018-12-17 11:29:31","2018-12-17 11:09:29","2018-12-17 11:28:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1482","523","3001","24027-0104","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","242","19.00","5","12","","2018-12-17 12:27:34","2018-12-17 17:06:51","2018-12-17 12:45:33","2018-12-17 16:46:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	20,2	19,8	0,10	0,06	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1483","523","3001","24027-0104","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","6","12","","2018-12-14 15:18:52","2018-12-15 17:00:35","2018-12-14 16:00:54","2018-12-15 16:01:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","20,0	20,0	20,1	20,2	-0,2	20,6	20,0	0,18	0,11	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1484","523","3001","24027-0104","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","2","12","","2018-12-17 10:35:44","2018-12-17 10:56:46","2018-12-17 10:43:45","2018-12-17 10:54:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1485","523","3001","24027-0104","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","2","12","","2018-12-17 11:02:16","2018-12-17 12:10:20","2018-12-17 11:05:16","2018-12-17 12:06:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1486","524","3001","24027-0128","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","242","19.00","5","12","","2018-12-17 17:40:03","2018-12-17 23:00:25","2018-12-17 18:30:06","2018-12-17 22:31:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","20,0	19,8	20,2	20,3	-0,3	21,0	19,7	0,23	0,35	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1487","524","3001","24027-0128","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","12","","2018-12-18 10:03:22","2018-12-19 10:27:20","2018-12-18 10:15:19","2018-12-19 10:16:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","20,0	19,8	20,0	20,1	-0,1	20,6	19,6	0,18	0,30	0,43","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1488","524","3001","24027-0128","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","12","","2018-12-19 10:31:11","2018-12-19 10:51:11","2018-12-19 10:38:10","2018-12-19 10:48:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1489","524","3001","24027-0128","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","242","19.00","1","12","","2018-12-19 10:54:48","2018-12-19 11:56:52","2018-12-19 10:55:48","2018-12-19 11:56:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1490","525","3001","24015-0482","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","3.00","Distribuição sem carga","8.00","242","2.00","5","11","","2018-12-14 11:39:15","2018-12-14 16:01:32","2018-12-14 11:55:16","2018-12-14 15:56:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","3,0	3,2	3,4	3,6	-0,6	4,5	2,5	0,44	0,48	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1491","525","3001","24015-0482","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","2","11","","2018-12-13 10:40:48","2018-12-14 10:58:49","2018-12-13 10:25:03","2018-12-14 10:52:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro e frascos de plásticos.</p>","24 Horas (s) 27 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","3,0	3,1	3,1	3,5	-0,5	4,5	2,4	0,42	0,40	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1492","525","3001","24015-0482","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","1","11","","2018-12-14 10:40:48","2018-12-14 10:58:49","2018-12-14 10:42:48","2018-12-14 10:52:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1493","525","3001","24015-0482","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","8.00","242","2.00","2","11","","2018-12-14 11:02:04","2018-12-14 11:23:05","2018-12-14 10:25:03","2018-12-14 11:22:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 57 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1494","526","3001","24015-0198","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","3.00","Distribuição sem carga","6.00","242","0.00","5","11","","2018-12-17 14:00:06","2018-12-18 08:00:06","2018-12-18 02:21:06","2018-12-18 06:20:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","3 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:0.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","3,0	3,1	3,2	3,7	-0,7	5,6	0,0	0,93	1,68	1,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1495","526","3001","24015-0198","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","242","0.00","2","11","","2018-12-18 10:59:17","2018-12-19 11:33:17","2018-12-18 11:15:17","2018-12-19 11:16:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro e de plásticos.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:0.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","3,0	3,1	3,3	3,8	-0,8	5,6	0,7	0,82	1,24	1,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1496","526","3001","24015-0198","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","242","0.00","6","11","","2018-12-19 11:36:25","2018-12-19 11:56:25","2018-12-19 11:41:25","2018-12-19 11:51:25","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1497","527","2239","CWB-CMR0099","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-16 10:55:58","2018-12-17 09:52:58","2018-12-17 01:53:58","2018-12-17 09:52:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para triagem.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,8	2,5	4,8	-0,8	7,6	1,6	2,02	1,12	2,38","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1498","527","2239","CWB-CMR0099","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-17 10:02:46","2018-12-17 10:40:46","2018-12-17 10:06:46","2018-12-17 10:30:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1499","527","2239","CWB-CMR0099","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-17 10:43:02","2018-12-17 10:51:02","2018-12-17 10:46:02","2018-12-17 10:51:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1500","526","3001","24015-0198","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","242","0.00","6","11","","2018-12-19 11:56:56","2018-12-19 12:29:56","2018-12-19 12:02:56","2018-12-19 12:28:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1501","528","2239","CWB-FRE0099","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-30.00","1","12","","2018-12-18 14:35:17","2018-12-19 10:08:17","2018-12-19 02:08:17","2018-12-19 10:08:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Sorotex.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1502","528","2239","CWB-FRE0099","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-30.00","1","12","","2018-12-19 10:52:42","2018-12-19 11:10:42","2018-12-19 10:53:42","2018-12-19 11:08:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1503","528","2239","CWB-FRE0099","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-30.00","1","12","","2018-12-19 11:15:36","2018-12-19 12:22:36","2018-12-19 11:18:36","2018-12-19 12:18:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1504","529","3001","24015-0254","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","3.00","Distribuição sem carga","6.00","242","0.00","5","11","","2018-12-19 13:06:01","2018-12-19 17:45:20","2018-12-19 13:33:02","2018-12-19 17:34:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","4 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:0.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","3,0	2,8	2,2	2,9	0,1	5,6	0,2	0,80	1,40	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1505","530","2239","CWB-FRE0100","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2018-12-12 16:02:42","2018-12-13 09:57:42","2018-12-13 01:56:42","2018-12-13 09:56:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,4	-29,6	-28,1	-1,9	-25,9	-31,6	1,42	1,48	1,82","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1506","530","2239","CWB-FRE0100","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","1","12","","2018-12-13 09:59:12","2018-12-13 10:20:12","2018-12-13 10:02:12","2018-12-13 10:14:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1507","529","3001","24015-0254","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","242","0.00","2","10","","2018-12-18 06:00:57","2018-12-19 09:46:51","2018-12-18 07:58:06","2018-12-19 07:59:43","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpeg","<p>Frascos de vidro e de plásticos.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:0.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","3,0	2,6	1,7	3,5	-0,5	6,1	0,9	1,46	1,07	1,73","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1508","530","2239","CWB-FRE0100","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2018-12-13 10:32:08","2018-12-13 10:55:08","2018-12-13 10:34:08","2018-12-13 10:53:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1509","529","3001","24015-0254","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","242","0.00","1","11","","2018-12-19 09:55:32","2018-12-19 10:10:33","2018-12-19 09:56:32","2018-12-19 10:06:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1510","531","2239","CWB-CMR0100","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-19 11:39:20","2018-12-20 11:35:51","2018-12-20 03:35:20","2018-12-20 11:34:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Tubos de amostras.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,0	5,6	6,0	-1,0	8,0	2,0	0,97	1,79	1,19","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1511","529","3001","24015-0254","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","242","0.00","1","11","","2018-12-19 10:13:32","2018-12-19 10:58:34","2018-12-19 10:20:32","2018-12-19 10:57:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1512","531","2239","CWB-CMR0100","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-20 11:39:52","2018-12-20 11:55:52","2018-12-20 11:41:52","2018-12-20 11:53:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1513","531","2239","CWB-CMR0100","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-20 12:00:20","2018-12-20 12:20:21","2018-12-20 12:11:20","2018-12-20 12:20:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1514","532","2239","CWB-CMR0101","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-20 13:46:23","2018-12-21 10:51:46","2018-12-21 02:51:17","2018-12-21 10:51:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	3,8	4,7	5,3	-1,3	7,2	2,6	0,73	1,33	0,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2894","532","2239","CWB-CMR0101","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-21 10:58:16","2018-12-21 11:19:16","2018-12-21 11:06:16","2018-12-21 11:19:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","100001819950 - abertura de porta(5).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2895","532","2239","CWB-CMR0101","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-21 11:24:47","2018-12-21 11:33:47","2018-12-21 11:26:47","2018-12-21 11:31:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","100001819950 - queda de energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1517","533","2239","CWB-CMR0102","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-18 14:35:08","2018-12-19 10:34:08","2018-12-19 02:33:08","2018-12-19 10:33:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	5,0	5,2	-1,2	6,8	2,9	0,70	1,18	0,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1518","533","2239","CWB-CMR0102","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-19 11:13:02","2018-12-19 11:35:02","2018-12-19 11:16:02","2018-12-19 11:27:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1519","533","2239","CWB-CMR0102","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-19 11:37:02","2018-12-19 12:14:02","2018-12-19 11:45:02","2018-12-19 12:09:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1520","534","2239","CWB-CMR103","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-20 14:40:16","2018-12-21 09:35:16","2018-12-21 01:34:16","2018-12-21 09:34:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,5	4,8	5,4	5,4	-0,9	7,5	2,3	0,91	1,80	1,12","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1521","534","2239","CWB-CMR103","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-21 09:38:44","2018-12-21 09:55:44","2018-12-21 09:41:44","2018-12-21 09:53:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1522","534","2239","CWB-CMR103","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-21 09:57:09","2018-12-21 10:07:09","2018-12-21 09:58:09","2018-12-21 10:05:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1523","535","2239","CWB-CMR104","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-17 14:02:18","2018-12-18 09:49:32","2018-12-18 01:45:01","2018-12-18 09:45:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,1	5,3	5,6	-1,6	7,9	2,2	1,00	1,58	1,23","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1524","535","2239","CWB-CMR104","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-18 10:05:37","2018-12-18 10:36:38","2018-12-18 10:20:38","2018-12-18 10:31:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1525","535","2239","CWB-CMR104","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-18 10:40:43","2018-12-18 10:55:43","2018-12-18 10:44:43","2018-12-18 10:50:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1526","536","2239","CWB-CMR105","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","11","","2018-12-19 15:05:53","2018-12-20 10:00:05","2018-12-20 01:59:53","2018-12-20 09:59:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kit nat.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,2	4,5	4,7	0,3	6,0	2,6	0,57	1,02	0,85","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1527","536","2239","CWB-CMR105","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","1","11","","2018-12-20 10:02:20","2018-12-20 10:21:20","2018-12-20 10:06:20","2018-12-20 10:18:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1528","536","2239","CWB-CMR105","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","11","","2018-12-20 10:22:49","2018-12-20 10:51:49","2018-12-20 10:25:49","2018-12-20 10:49:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1529","537","2239","CWB-CMR106","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-20 11:00:17","2018-12-21 10:55:17","2018-12-21 02:54:17","2018-12-21 10:54:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,0	4,8	5,1	-1,1	7,7	2,4	0,63	1,56	0,85","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1530","537","2239","CWB-CMR106","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-21 10:57:24","2018-12-21 11:22:24","2018-12-21 11:00:24","2018-12-21 11:17:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1531","537","2239","CWB-CMR106","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-21 11:23:42","2018-12-21 11:33:42","2018-12-21 11:26:42","2018-12-21 11:31:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1532","538","2239","CWB-FRE101","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-12-13 14:05:19","2018-12-14 10:42:36","2018-12-14 02:40:06","2018-12-14 10:40:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca e amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,1	4,9	5,6	-0,6	7,1	2,8	0,91	1,49	1,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1533","538","2239","CWB-FRE101","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-14 10:47:44","2018-12-14 11:10:45","2018-12-14 10:51:44","2018-12-14 11:00:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1534","538","2239","CWB-FRE101","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-14 11:15:07","2018-12-14 11:27:07","2018-12-14 11:20:07","2018-12-14 11:26:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1535","539","2239","CWB-CMR107","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-11 15:13:04","2018-12-12 10:15:18","2018-12-12 02:15:48","2018-12-12 10:15:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Amostras.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,0	4,0	4,9	5,5	-1,5	7,2	2,0	0,83	1,57	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1536","539","2239","CWB-CMR107","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-12 10:21:14","2018-12-12 10:39:16","2018-12-12 10:22:14","2018-12-12 10:34:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1537","539","2239","CWB-CMR107","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-12 10:46:32","2018-12-12 11:26:36","2018-12-12 10:53:33","2018-12-12 11:09:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1538","540","2239","CWB-FRE102","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2018-12-13 11:44:07","2018-12-14 09:52:07","2018-12-14 01:52:07","2018-12-14 09:52:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox e kit nat.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,4	-30,5	-28,7	-1,3	-27,2	-30,5	0,76	0,55	1,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1539","540","2239","CWB-FRE102","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","1","12","","2018-12-14 09:56:35","2018-12-14 10:46:35","2018-12-14 09:57:35","2018-12-14 10:42:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1540","540","2239","CWB-FRE102","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-50.00","2","12","","2018-12-14 10:49:29","2018-12-14 11:13:29","2018-12-14 10:58:29","2018-12-14 11:06:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1541","541","2239","CWB-FRE103","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","11","","2018-12-17 13:39:33","2018-12-18 10:18:33","2018-12-18 02:16:33","2018-12-18 10:16:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-27,0	-28,1	-26,6	-3,4	-25,1	-28,3	0,92	0,32	1,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1542","541","2239","CWB-FRE103","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2018-12-18 10:21:22","2018-12-18 10:44:22","2018-12-18 10:25:22","2018-12-18 10:37:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1543","541","2239","CWB-FRE103","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2018-12-18 10:45:33","2018-12-18 11:35:33","2018-12-18 11:13:33","2018-12-18 11:31:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1544","542","2239","CWB-CMR108","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","0","12","","2018-12-17 13:40:57","2018-12-18 09:45:57","2018-12-18 01:45:57","2018-12-18 09:45:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,0	5,3	5,8	-0,8	8,1	2,5	0,97	1,53	1,19","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1545","542","2239","CWB-CMR108","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","1","12","","2018-12-18 09:55:04","2018-12-18 10:13:04","2018-12-18 09:56:04","2018-12-18 10:08:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1546","542","2239","CWB-CMR108","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","2","12","","2018-12-18 10:15:32","2018-12-18 10:47:32","2018-12-18 10:41:32","2018-12-18 10:47:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1547","543","2572","421.193","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","243","33.00","5","10","","2019-01-09 09:04:32","2019-01-09 12:30:45","2019-01-09 10:30:37","2019-01-09 12:30:45","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO SEM CARGA.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	36,2	36,5	-1,5	37,4	35,9	0,32	0,15	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1548","543","2572","421.193","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","243","33.00","2","10","","2019-01-09 12:40:58","2019-01-09 16:00:10","2019-01-09 14:00:53","2019-01-09 16:00:10","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>Pipeta e tubos de ensaio.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	35,7	36,0	-1,0	37,3	35,1	0,38	0,39	0,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1550","545","4178","0070322","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","103.00","Distribuição sem carga","105.00","281","103.00","5","12","","2019-01-07 13:44:52","2019-01-07 17:39:52","2019-01-07 15:39:52","2019-01-07 17:39:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 103.0 / Crit.Máx.:105.0 / Crit.Min.:103.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1551","546","4178","00077308","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","281","34.40","5","11","","2019-01-08 10:31:38","2019-01-08 14:34:46","2019-01-08 12:34:46","2019-01-08 14:34:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.4 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1552","547","4178","0077346","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","175.00","Distribuição sem carga","180.00","281","170.00","1","12","","2019-01-08 08:55:34","2019-01-08 11:32:34","2019-01-08 09:30:34","2019-01-08 11:30:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 175.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:170.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2716","1003","2239","FRB-FRE0019","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-11 08:50:12","2019-05-11 09:18:16","2019-05-11 08:57:13","2019-05-11 09:08:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1553","548","4178","21082018EB00023","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","281","34.50","5","11","","2019-01-10 13:00:30","2019-01-10 16:07:30","2019-01-10 14:00:30","2019-01-10 16:00:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1554","549","4172","586112","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-5.00","Distribuição com carga","-5.00","262","-30.00","6","12","","2018-12-19 15:55:13","2018-12-20 16:00:13","2018-12-19 16:00:13","2018-12-20 16:00:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Com carga.jpeg","<p>Frasco com material para controle de qualidade.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -5.0 / Crit.Máx.:-5.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1583","563","3366","EQUI-014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","6","6","","2019-01-10 09:08:57","2019-01-10 10:25:57","2019-01-10 09:49:57","2019-01-10 10:19:57","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO sens.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","6","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","121,0	120,6	122,5	122,2	121,6	122,9	120,8	0,5	0,4	0,6","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1555","550","4178","027.366","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","281","127.00","6","11","","2019-01-10 07:59:12","2019-01-10 09:46:08","2019-01-10 08:47:54","2019-01-10 09:27:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1556","550","4178","027.366","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","10","","2019-01-10 10:14:44","2019-01-10 12:01:32","2019-01-10 10:57:30","2019-01-10 11:37:32","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>55 frascos de vidro com água destilada.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1557","551","4172","586111","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-5.00","Distribuição com carga","-5.00","262","-30.00","1","12","","2018-12-26 13:24:18","2018-12-27 15:05:18","2018-12-26 15:05:18","2018-12-27 15:05:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1546268732179.jpg","<p>Frascos com material para controle de qualidade.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -5.0 / Crit.Máx.:-5.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1558","550","4178","027.366","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","10","","2019-01-10 12:49:14","2019-01-10 14:07:14","2019-01-10 13:05:22","2019-01-10 13:45:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>55 frascos de vidro com água destilada.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1559","550","4178","027.366","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","10","","2019-01-10 14:21:58","2019-01-10 16:10:42","2019-01-10 15:05:16","2019-01-10 15:45:16","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>55 frascos de vidro com água destilada.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1560","553","4178","027.367","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","6","11","","2019-01-08 16:34:20","2019-01-08 17:54:02","2019-01-08 17:21:48","2019-01-08 17:41:52","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1561","553","4178","027.367","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-01-09 08:38:28","2019-01-09 17:54:02","2019-01-09 09:28:00","2019-01-09 09:48:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>62 frascos de vidro com água destilada.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1562","553","4178","027.367","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","12","","2019-01-09 10:18:00","2019-01-09 11:27:02","2019-01-09 10:44:00","2019-01-09 11:04:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>62 frascos de vidro com água destilada.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetjan-9-2019 - 08-21 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1563","553","4178","027.367","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-01-09 12:40:10","2019-01-09 14:08:00","2019-01-09 13:18:42","2019-01-09 13:38:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>62 frascos de vidro com água destilada.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1564","554","4172","586111","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","6","10","","2018-12-14 13:50:31","2018-12-15 16:43:31","2018-12-14 16:43:31","2018-12-15 16:43:31","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1544786576122.jpg","<p>Amostras de Sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1565","555","284","002492","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","6","12","","2018-12-11 15:05:47","2018-12-11 16:43:47","2018-12-11 15:56:47","2018-12-11 16:11:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6	119,9	120,3	118,9	125,2	118,4	2,0	2,0	2,6","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1566","555","284","002492","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","1","11","","2018-12-12 11:01:33","2018-12-12 12:41:33","2018-12-12 11:32:33","2018-12-12 11:46:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>Amostras com frascos de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","1","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,6	121,4	121,4	123,8	112,5	3,7	3,0	5,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1567","555","284","002492","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","10","","2018-12-12 12:43:54","2018-12-12 14:13:54","2018-12-12 13:16:54","2018-12-12 13:30:54","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>Amostras com frascos de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","1","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	123,5	124,4	122,9	123,1	125,3	114,5	2,7	3,1	4,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1568","555","284","002492","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","1","10","","2018-12-12 14:33:16","2018-12-12 15:38:16","2018-12-12 14:55:16","2018-12-12 15:10:16","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA CARGA.jpg","<p>Amostras com frascos de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","1","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6	121,4	120,0	120,3	122,1	112,4	3,4	2,5	4,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1569","556","4172","586112","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","6","10","","2018-11-12 15:32:27","2018-11-13 16:00:27","2018-11-12 16:00:27","2018-11-13 16:00:27","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1542314730446.jpg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1570","552","4172","585945","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","6","10","","2018-12-17 14:15:30","2018-12-18 15:00:30","2018-12-17 15:00:30","2018-12-18 15:00:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1545271565246.jpg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1571","557","2572","205.270","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","243","33.00","5","10","","2019-01-10 12:22:22","2019-01-10 16:35:38","2019-01-10 14:00:28","2019-01-10 16:00:38","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1547143449195.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	35,7	35,1	-0,1	37,0	33,4	0,70	0,69	0,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1572","557","2572","205.270","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","243","33.00","6","10","","2019-01-10 16:45:17","2019-01-11 08:18:21","2019-01-11 06:00:11","2019-01-11 08:00:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1547150565293.jpg","<p>Pipeta e tubo de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	34,9	34,3	0,7	36,2	32,5	0,60	1,11	0,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1573","558","2572","205.478","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","243","28.00","5","10","","2019-01-11 09:15:02","2019-01-11 11:35:11","2019-01-11 09:30:03","2019-01-11 11:30:11","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SEM CARGA.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","30,0	29,9	29,2	30,0	0,0	33,2	28,9	1,07	0,29	1,29","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1574","558","2572","205.478","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","243","28.00","2","10","","2019-01-11 11:45:15","2019-01-11 15:05:28","2019-01-11 13:00:20","2019-01-11 15:00:28","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA.jpg","<p>Béqueres de vidro. </p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","30,0	29,9	29,2	29,7	5,3	30,5	28,7	0,47	0,37	0,66","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1830","654","2500","BOD 03","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","281","34.50","6","12","","2019-01-29 08:00:41","2019-01-29 11:51:41","2019-01-29 08:50:41","2019-01-29 11:50:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>3 grades com tubos de ensaio.</p>","3 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","35,0	34,9	35,0	34,8	0,2	35,5	34,3	0,38	0,06	0,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1581","562","2572","68.252","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.50","Distribuição sem carga","45.70","243","45.30","5","10","","2019-01-16 17:20:57","2019-01-17 07:31:51","2019-01-17 05:30:44","2019-01-17 07:30:51","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.5 / Crit.Máx.:45.7 / Crit.Min.:45.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","45,5	45,5	45,3	45,3	0,2	45,7	45,1	0,24	0,09	0,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1575","559","2572","265.853","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","243","24.00","5","10","","2019-01-14 18:00:04","2019-01-15 11:33:15","2019-01-15 09:30:07","2019-01-15 11:30:15","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto sem carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","25,0	24,8	24,9	25,0	0,0	26,2	24,2	0,31	0,30	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1576","559","2572","265.853","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","243","24.00","6","10","","2019-01-15 11:45:58","2019-01-15 16:32:16","2019-01-15 14:30:08","2019-01-15 16:30:16","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto com carga.jpg","<p>Pipeta e tubo de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","25,0	24,9	24,8	25,2	-0,2	26,7	24,6	0,55	0,18	0,74","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1577","560","2572","265.860","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","37.00","243","33.00","5","11","","2019-01-10 05:16:37","2019-01-10 08:16:37","2019-01-10 06:00:28","2019-01-10 08:00:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO SEM CARGA (1).jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	34,5	34,7	0,3	35,3	34,2	0,30	0,11	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1578","560","2572","265.860","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","243","33.00","2","11","","2019-01-10 08:25:30","2019-01-10 11:31:42","2019-01-10 09:30:34","2019-01-10 11:30:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>Pipeta e tubo de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","35,0	35,0	34,5	34,7	0,3	35,2	34,2	0,28	0,10	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1579","561","2572","299.622","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","243","35.00","5","10","","2019-01-14 09:30:30","2019-01-14 11:33:38","2019-01-14 09:30:30","2019-01-14 11:30:38","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto sem carga.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","36,0	35,9	35,9	36,1	-0,1	37,7	35,6	0,64	0,85	0,83","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1580","561","2572","299.622","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","243","35.00","2","10","","2019-01-14 11:50:29","2019-01-14 15:03:41","2019-01-14 13:00:33","2019-01-14 15:00:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","com carga.jpg","<p>Pipeta e tubo de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","36,0	36,0	35,8	36,0	0,0	36,5	35,5	0,22	0,17	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1582","562","2572","68.252","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.50","Distribuição com carga","45.70","243","45.30","6","10","","2019-01-17 07:45:37","2019-01-17 10:31:48","2019-01-17 08:31:40","2019-01-17 10:31:48","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto com carga.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.5 / Crit.Máx.:45.7 / Crit.Min.:45.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","45,5	45,5	45,3	45,3	0,2	45,8	44,9	0,25	0,10	0,47","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1584","564","3366","EQUI-007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","62.00","241","58.00","5","12","","2019-01-09 15:07:22","2019-01-09 18:00:22","2019-01-09 16:00:22","2019-01-09 18:00:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","60,0	60,6	61,6	60,7	-0,7	63,5	58,7	1,07	0,88	1,29","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1585","565","3366","EQUI-029","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","241","34.50","6","12","","2019-01-09 10:45:57","2019-01-09 14:25:57","2019-01-09 12:25:57","2019-01-09 14:25:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>Grades com amostras e cartelas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","35,0	35,0	34,6	35,2	-0,2	35,8	34,5	0,46	0,05	0,65","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1586","563","3366","EQUI-014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-01-10 10:35:08","2019-01-10 12:18:08","2019-01-10 11:30:08","2019-01-10 12:00:08","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","AGUA SENS.jpg","<p>2 frascos shoot de 1 litro com 800 ml de água e 1 frasco de 500 ml com 400 ml de água. </p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","121,0	120,6	122,2	120,4	121,2	123,1	110,3	5,1	3,0	5,9","0","1","TMB01007(1)(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1587","563","3366","EQUI-014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-01-10 13:08:00","2019-01-10 14:35:00","2019-01-10 13:46:00","2019-01-10 14:16:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","AGUA SENS.jpg","<p>2 frascos shoot de 1 litro com 800 ml de água e 1 frasco de 500 ml com 400 ml de água.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","121,0	120,6	121,8	119,9	120,9	122,2	109,2	4,9	3,0	5,6","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1589","563","3366","EQUI-014","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-01-11 08:09:20","2019-01-11 09:26:20","2019-01-11 09:02:20","2019-01-11 09:17:20","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MEIO DE CULTURA SENS(1).jpg","<p>2 frascos shoot de 1 litro com 800 ml de água e 1 frasco de 500 ml com 400 ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","121,0	120,6	122,1	121,6	121,2	123,0	116,6	1,0	1,6	1,2","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1588","563","3366","EQUI-014","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-01-10 14:44:12","2019-01-10 16:20:12","2019-01-10 15:27:12","2019-01-10 15:57:27","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","AGUA SENS.jpg","<p>2 frascos shoot de 1 litro com 800 ml de água e 1 frasco de 500 ml com 400 ml de água.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","121,0	120,6	122,1	120,4	121,2	123,0	110,8	5,3	2,6	6,1","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1601","569","2572","68.255","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","243","35.00","5","10","","2019-01-16 08:00:18","2019-01-16 11:32:32","2019-01-16 09:30:24","2019-01-16 11:30:32","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","36,0	36,1	36,1	36,3	-0,3	37,5	35,7	0,40	0,35	0,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1590","563","3366","EQUI-014","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-01-11 09:36:52","2019-01-11 10:29:52","2019-01-11 10:03:52","2019-01-11 10:18:52","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MEIO DE CULTURA SENS.jpg","<p>2 frascos shoot de 1 litro com 800 ml de água e 1 frasco de 500 ml com 400 ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","121,0	120,6	122,5	122,3	121,6	123,1	120,2	0,8	0,7	1,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1591","563","3366","EQUI-014","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-01-11 10:37:04","2019-01-11 11:28:04","2019-01-11 11:03:04","2019-01-11 11:18:04","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MEIO DE CULTURA SENS.jpg","<p>2 frascos shoot de 1 litro com 800 ml de água e 1 frasco de 500 ml com 400 ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","121,0	120,6	122,4	121,9	121,5	122,8	118,3	0,9	1,3	1,1","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1592","566","2239","CWB-FRE104","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-14 12:09:23","2019-01-15 11:10:23","2019-01-15 03:10:23","2019-01-15 11:10:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,8	-29,7	-26,7	-3,3	-24,7	-29,7	1,33	0,46	1,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1593","566","2239","CWB-FRE104","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","6","11","","2019-01-15 11:11:50","2019-01-15 11:29:50","2019-01-15 11:14:50","2019-01-15 11:24:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1594","566","2239","CWB-FRE104","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","6","12","","2019-01-15 11:30:51","2019-01-15 12:47:51","2019-01-15 11:50:51","2019-01-15 12:42:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1595","567","2239","CWB-FRE105","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-07 17:40:33","2019-01-08 10:18:33","2019-01-08 02:18:33","2019-01-08 10:18:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -29.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-29,0	-25,7	-31,0	-23,7	-5,3	-20,8	-28,2	2,44	0,08	2,92","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1596","567","2239","CWB-FRE105","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","6","12","","2019-01-11 08:48:19","2019-01-11 09:52:19","2019-01-11 08:50:19","2019-01-11 08:57:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1597","567","2239","CWB-FRE105","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-08 11:29:27","2019-01-08 12:49:27","2019-01-08 12:33:27","2019-01-08 12:45:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1598","568","2239","CWB-FRE106","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","11","","2019-01-07 12:28:41","2019-01-08 10:23:41","2019-01-08 02:23:41","2019-01-08 10:23:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,5	-26,7	-27,1	-2,9	-24,9	-29,1	0,72	0,94	1,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1599","568","2239","CWB-FRE106","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","6","11","","2019-01-08 10:26:03","2019-01-08 10:44:03","2019-01-08 10:30:03","2019-01-08 10:40:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1600","568","2239","CWB-FRE106","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","11","","2019-01-08 10:46:03","2019-01-08 11:13:03","2019-01-08 10:51:03","2019-01-08 11:11:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1602","569","2572","68.255","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","243","35.00","6","10","","2019-01-16 11:45:08","2019-01-16 17:01:28","2019-01-16 15:00:20","2019-01-16 17:00:28","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto com carga.jpg","<p>Tubos ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","36,0	36,2	36,5	36,5	-0,5	37,2	35,2	0,46	0,46	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1603","570","2239","CWB-FRE107","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-15 13:20:34","2019-01-16 09:46:34","2019-01-16 01:46:34","2019-01-16 09:46:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,8	-29,5	-27,9	-2,1	-26,3	-28,9	0,81	0,23	1,18","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1604","570","2239","CWB-FRE107","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-16 09:50:15","2019-01-16 10:20:15","2019-01-16 09:58:15","2019-01-16 10:17:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1605","570","2239","CWB-FRE107","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-16 10:22:14","2019-01-16 11:10:14","2019-01-16 10:26:14","2019-01-16 11:00:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1606","571","2239","CWB-CMR109","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2019-01-13 09:37:26","2019-01-14 09:34:37","2019-01-14 01:33:37","2019-01-14 09:33:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Fator Coagulante.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,3	3,3	4,2	-0,2	5,8	1,4	1,08	1,13	1,32","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1607","571","2239","CWB-CMR109","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2019-01-14 09:37:26","2019-01-14 09:57:26","2019-01-14 09:40:26","2019-01-14 09:54:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1608","571","2239","CWB-CMR109","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2019-01-14 09:58:23","2019-01-14 10:13:23","2019-01-14 10:04:23","2019-01-14 10:09:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1609","572","2239","CWB-FRE108","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-77.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-80.00","2","11","","2019-01-08 14:27:03","2019-01-09 09:25:03","2019-01-09 01:25:03","2019-01-09 09:25:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -77.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1610","572","2239","CWB-FRE108","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-77.00","Distribuição sem carga","-60.00","294","-80.00","6","11","","2019-01-09 09:27:43","2019-01-09 10:28:43","2019-01-09 09:31:43","2019-01-09 09:44:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1611","572","2239","CWB-FRE108","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-77.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-80.00","6","12","","2019-01-10 08:31:27","2019-01-10 09:58:27","2019-01-10 08:58:27","2019-01-10 09:58:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1612","573","2239","CWB-FRE109","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-15 11:57:47","2019-01-16 09:51:27","2019-01-16 01:51:27","2019-01-16 09:51:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-29,1	-28,1	-27,8	-2,2	-26,8	-29,0	0,41	0,57	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1613","573","2239","CWB-FRE109","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-16 09:56:17","2019-01-16 10:26:17","2019-01-16 10:06:17","2019-01-16 10:23:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1614","573","2239","CWB-FRE109","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-16 10:28:17","2019-01-16 11:17:17","2019-01-16 10:31:17","2019-01-16 11:17:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 46 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1615","574","2239","CWB-CMR110","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2019-01-08 14:20:51","2019-01-09 09:15:51","2019-01-09 01:15:51","2019-01-09 09:15:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,0	3,7	5,2	-0,2	6,8	3,7	0,74	0,47	0,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1616","574","2239","CWB-CMR110","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","6","12","","2019-01-09 09:17:29","2019-01-09 09:37:29","2019-01-09 09:18:29","2019-01-09 09:32:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1617","574","2239","CWB-CMR110","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2019-01-09 09:44:33","2019-01-09 09:59:33","2019-01-09 09:48:33","2019-01-09 09:58:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1618","575","2239","CWB-CMR111","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","11","","2019-01-10 15:48:16","2019-01-11 10:33:46","2019-01-11 02:32:46","2019-01-11 10:32:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator de coagula&ccedil;&atilde;o.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,2	5,3	5,5	-1,5	7,1	2,7	0,82	1,33	1,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1619","575","2239","CWB-CMR111","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","11","","2019-01-11 10:35:18","2019-01-11 10:54:18","2019-01-11 10:36:18","2019-01-11 10:54:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1620","575","2239","CWB-CMR111","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","11","","2019-01-11 10:55:48","2019-01-11 11:16:48","2019-01-11 11:01:48","2019-01-11 11:14:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1621","576","2239","CWB-CMR112","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2019-01-09 11:46:02","2019-01-10 11:59:02","2019-01-10 03:59:02","2019-01-10 11:59:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,1	5,1	5,3	-1,3	7,6	1,3	0,72	1,67	0,99","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1622","576","2239","CWB-CMR112","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2019-01-10 12:00:06","2019-01-10 14:18:06","2019-01-10 14:03:06","2019-01-10 14:14:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1623","576","2239","CWB-CMR112","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","2","12","","2019-01-10 14:19:13","2019-01-10 14:38:13","2019-01-10 14:25:13","2019-01-10 14:34:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1624","577","2239","CWB-CMR113","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2019-01-13 12:10:14","2019-01-14 09:30:10","2019-01-14 01:29:10","2019-01-14 09:29:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator coagulante.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,2	4,7	5,3	-1,3	7,0	1,8	0,91	1,40	1,12","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1625","577","2239","CWB-CMR113","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2019-01-14 09:31:24","2019-01-14 09:51:24","2019-01-14 09:34:24","2019-01-14 09:48:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1626","577","2239","CWB-CMR113","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","2","12","","2019-01-14 10:22:17","2019-01-14 10:48:17","2019-01-14 10:26:17","2019-01-14 10:45:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1627","578","2239","CWB-FRE110","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-14 12:09:14","2019-01-15 09:10:14","2019-01-15 01:09:14","2019-01-15 09:09:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,1	-30,3	-29,2	-0,8	-27,1	-32,1	1,24	1,68	1,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1628","578","2239","CWB-FRE110","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","6","12","","2019-01-15 10:12:21","2019-01-15 10:32:21","2019-01-15 10:14:21","2019-01-15 10:27:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1629","578","2239","CWB-FRE110","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2019-01-15 10:34:24","2019-01-15 11:16:24","2019-01-15 10:37:24","2019-01-15 11:13:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1630","579","2058","CFE-01","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","30.00","241","20.00","2","12","","2019-01-16 09:51:14","2019-01-17 10:00:14","2019-01-16 10:00:14","2019-01-17 10:00:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1547813392880.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	25,0	23,4	23,6	1,4	24,3	22,4	0,46	0,13	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1631","579","2058","CFE-01","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","30.00","241","20.00","2","12","","2019-01-17 10:05:57","2019-01-18 10:10:57","2019-01-17 10:10:57","2019-01-18 10:10:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1547813495615.jpg","<p>12 frascos com &aacute;gua.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","25,0	25,0	23,5	23,6	1,4	24,6	22,1	0,56	0,14	0,75","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1632","580","4172","586269","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-30.00","262","-50.00","2","12","","2019-01-18 11:03:16","2019-01-19 13:49:16","2019-01-18 13:49:16","2019-01-19 13:49:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1547830764785.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1633","581","4172","586067","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-30.00","262","-50.00","2","12","","2019-01-16 16:12:56","2019-01-17 17:12:56","2019-01-16 17:12:56","2019-01-17 17:12:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1547742739230.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1634","582","2587","046832","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","6","11","","2018-12-11 15:53:00","2018-12-11 16:47:00","2018-12-11 16:05:00","2018-12-11 16:25:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-11-2018 - 08-09 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1635","582","2587","046832","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","6","11","","2018-12-12 13:16:00","2018-12-12 14:14:00","2018-12-12 13:32:00","2018-12-12 13:52:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-12-2018 - 07-36 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1636","582","2587","046832","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","6","11","","2018-12-12 14:21:00","2018-12-12 15:15:00","2018-12-12 14:34:00","2018-12-12 14:53:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-12-2018 - 07-41 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1637","582","2587","046832","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","10","","2018-12-13 13:33:00","2018-12-13 14:55:00","2018-12-13 14:06:00","2018-12-13 14:26:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","046832 - Carga 121C.jpg","<p>15 pacotes com 3 capote em cada.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-13-2018 - 08-38 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1638","582","2587","046832","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2018-12-14 08:17:00","2018-12-14 09:40:00","2018-12-14 08:52:00","2018-12-14 09:11:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","046832 - Carga 121C.jpg","<p>15 pacotes com 3 capote em cada.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-15-2018 - 01-24 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1639","582","2587","046832","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2018-12-14 09:59:00","2018-12-14 11:20:00","2018-12-14 10:32:00","2018-12-14 10:52:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","046832 - Carga 121C.jpg","<p>15 pacotes com 3 capote em cada.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-15-2018 - 01-30 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1640","582","2587","046832","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","6","11","","2018-12-11 12:11:00","2018-12-11 13:10:00","2018-12-11 12:29:00","2018-12-11 12:36:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-11-2018 - 07-32 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1641","582","2587","046832","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","6","11","","2018-12-11 13:15:00","2018-12-11 14:13:10","2018-12-11 13:30:00","2018-12-11 13:37:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-11-2018 - 07-51 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1642","582","2587","046832","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","6","12","","2018-12-11 14:48:00","2018-12-11 15:45:00","2018-12-11 15:03:00","2018-12-11 15:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1643","582","2587","046832","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","10","","2018-12-12 16:40:00","2018-12-12 18:01:00","2018-12-12 17:15:00","2018-12-12 17:22:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","046832 - Carga 134C.jpg","<p>8 pacotes com 3 capote em cada, lapa e 2 caixas de instrumental.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1644","582","2587","046832","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2018-12-13 08:11:00","2018-12-13 09:36:00","2018-12-13 08:49:00","2018-12-13 08:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","046832 - Carga 134C.jpg","<p>8 pacotes com 3 capote em cada, lapa e 2 caixas de instrumental.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-13-2018 - 08-25 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1645","582","2587","046832","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2018-12-13 09:59:00","2018-12-13 11:26:00","2018-12-13 10:38:00","2018-12-13 10:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","046832 - Carga 134C.jpg","<p>8 pacotes com 3 capote em cada, lapa e 2 caixas de instrumental.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","Sheetdez-13-2018 - 08-30 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1646","583","291","FPS 9461","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","6","11","","2019-01-07 15:43:39","2019-01-08 17:00:21","2019-01-07 16:43:43","2019-01-08 16:43:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Primeiro com carga.jpg","<p>Gelox e plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","2","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1647","583","291","FPS 9461","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","6","11","","2019-01-09 09:50:05","2019-01-10 10:54:44","2019-01-09 10:36:07","2019-01-10 10:36:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Segundo com carga.jpg","<p>Gelox e plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","2","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1648","584","3515","89.705","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","11","","2019-03-27 09:44:09","2019-03-27 10:45:09","2019-03-27 09:59:09","2019-03-27 10:29:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","1","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	122,4	123,1	122,7	0,8	124,0	114,7	1,8	1,8	2,3","1","1","Sheetjan-24-2019 - 06-34 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1649","584","3515","89.705","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-03-27 11:28:03","2019-03-27 13:06:03","2019-03-27 11:53:03","2019-03-27 12:23:03","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga ATUAL..jpg","<p>Reservatórios de plástico e vidro para coleta de amostras e placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","1","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	122,4	123,6	121,9	1,2	124,0	111,8	2,3	2,5	2,7","1","1","Sheetjan-24-2019 - 06-46 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1650","584","3515","89.705","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-03-27 13:21:01","2019-03-27 14:38:01","2019-03-27 13:41:01","2019-03-27 14:11:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga ATUAL..jpg","<p>Reservatórios de plásticos e vidro para coleta de amostras e placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","1","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	122,5	124,0	123,1	1,5	124,3	117,5	1,4	1,2	1,9","1","1","Sheetjan-24-2019 - 07-01 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1651","584","3515","89.705","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-03-27 15:04:02","2019-03-27 16:34:02","2019-03-27 15:26:02","2019-03-27 15:56:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga ATUAL..jpg","<p>Reservatórios de plásticos e vidro para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","1","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	122,4	160,9	123,0	38,5	124,3	115,3	1,7	1,8	2,0","1","1","Sheetjan-24-2019 - 07-13 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1652","585","3515","89.707","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","12","","2018-12-20 17:03:00","2018-12-20 18:03:00","2018-12-20 17:27:00","2018-12-20 17:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,4	123,2	122,9	1,8	124,1	119,1	0,8	0,9	1,0","1","1","Sheetjan-7-2019 - 07-06 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1653","585","3515","89.707","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-20 18:27:30","2018-12-20 19:23:30","2018-12-20 18:47:30","2018-12-20 19:17:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidros para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,3	121,8	120,5	0,5	121,9	112,6	1,6	1,9	1,9","1","1","Sheetjan-7-2019 - 07-12 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1654","585","3515","89.707","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-21 07:08:00","2018-12-21 08:19:00","2018-12-21 07:35:00","2018-12-21 08:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidros para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,5	122,6	121,7	0,2	123,3	116,2	1,6	1,7	2,0","1","1","Sheetjan-7-2019 - 07-25 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1655","585","3515","89.707","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2018-12-21 08:34:30","2018-12-21 09:35:30","2018-12-21 08:54:30","2018-12-21 09:24:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - com carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidros para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,4	123,0	122,1	0,6	123,5	114,4	2,1	1,9	2,5","1","1","Sheetjan-7-2019 - 07-31 PM(1).xls","1");
