INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4387","1653","752","100002","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-11 10:42:32","2019-10-11 11:38:32","2019-10-11 11:14:32","2019-10-11 11:19:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","134,0	134,4	134,8	134,8	0,4	135,7	133,6	0,3	0,7	0,5","0","1","1 carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4388","1653","752","100002","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-11 12:02:14","2019-10-11 12:54:14","2019-10-11 12:33:14","2019-10-11 12:38:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,5	135,1	134,9	0,6	135,4	134,2	0,2	0,4	0,5","0","1","2 carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4389","1653","752","100002","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-11 13:31:10","2019-10-11 14:24:10","2019-10-11 14:00:10","2019-10-11 14:05:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA 134.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,4	135,0	134,8	0,7	136,0	133,2	0,3	0,9	0,6","0","1","3 carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4390","1658","1535","EQ 047 LACRI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","12","","2019-11-12 10:32:36","2019-11-12 19:18:36","2019-11-12 11:10:36","2019-11-12 19:10:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga-.jpg","<p>Meios de Cultura e Kits de calibra&ccedil;&atilde;o.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,3	4,5	4,2	4,8	-0,5	7,0	2,9	0,47	1,36	0,67","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4391","1659","176","234654","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","296","36.00","2","11","","2019-11-06 13:00:11","2019-11-06 16:03:11","2019-11-06 13:10:11","2019-11-06 16:00:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01006.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4392","1660","176","225517","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","296","30.00","1","11","","2019-11-05 13:40:01","2019-11-06 08:16:01","2019-11-06 06:15:01","2019-11-06 08:15:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01006.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4393","1661","2239","CWB-CMR0074","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-07 12:12:51","2019-11-08 13:13:00","2019-11-08 05:13:59","2019-11-08 13:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras e Soroteca.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,1	4,8	5,4	-0,4	7,0	3,7	0,44	1,11	0,64","0","1","0074.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4394","1661","2239","CWB-CMR0074","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-08 13:16:39","2019-11-08 13:32:43","2019-11-08 13:21:40","2019-11-08 13:29:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0074(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4395","1661","2239","CWB-CMR0074","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-08 13:36:42","2019-11-08 14:11:48","2019-11-08 13:42:42","2019-11-08 14:00:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0074(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4396","1662","2239","CWB-CMR0077","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-07 16:10:21","2019-11-08 09:35:21","2019-11-08 01:35:21","2019-11-08 09:35:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Imunohematoteca.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","5,0	5,2	4,2	4,6	0,4	6,3	2,8	0,46	0,93	0,66","0","1","0077.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4397","1662","2239","CWB-CMR0077","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-08 09:38:11","2019-11-08 09:53:11","2019-11-08 09:44:11","2019-11-08 09:51:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0077(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4398","1662","2239","CWB-CMR0077","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-08 10:03:04","2019-11-08 10:52:04","2019-11-08 10:08:04","2019-11-08 10:45:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","0052.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4399","1663","2239","CWB-FRE127","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-07 15:00:30","2019-11-08 11:05:46","2019-11-08 03:05:17","2019-11-08 11:05:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits PCR.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-32,0	-31,2	-30,2	-28,2	-3,8	-25,3	-32,4	1,92	1,84	2,26","0","1","127.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4400","1663","2239","CWB-FRE127","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-08 11:25:59","2019-11-08 11:47:00","2019-11-08 11:30:59","2019-11-08 11:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","127(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4401","1663","2239","CWB-FRE127","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-08 12:04:56","2019-11-08 12:57:00","2019-11-08 12:09:57","2019-11-08 12:32:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","127(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4402","1664","2159","DLA31-15","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","30.00","241","20.00","2","12","","2019-10-29 08:28:00","2019-10-30 08:40:00","2019-10-29 08:40:00","2019-10-30 08:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","12","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","25,0	25,0	25,8	27,0	-2,0	28,8	25,5	0,85	0,39	1,06","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4403","1664","2159","DLA31-15","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","30.00","241","20.00","2","12","","2019-10-30 08:49:00","2019-10-31 08:50:00","2019-10-30 08:50:00","2019-10-31 08:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos com amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","12","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","25,0	25,0	26,1	27,0	-2,0	28,7	25,5	0,82	0,36	1,02","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4404","1639","1744","EMEL-0236","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","23.00","Distribuição sem carga","25.00","241","21.00","2","11","","2019-11-04 17:48:00","2019-11-04 21:12:00","2019-11-04 19:12:00","2019-11-04 21:12:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:21.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","23,0	23,0	24,1	24,0	-1,0	24,3	23,5	0,24	0,05	0,46","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4405","1639","1744","EMEL-0236","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","40.00","Distribuição sem carga","42.00","241","38.00","2","11","","2019-11-04 21:23:00","2019-11-05 00:03:00","2019-11-04 22:03:00","2019-11-05 00:03:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","40,0	40,0	41,5	41,4	-1,4	41,7	41,0	0,16	0,08	0,42","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4406","1639","1744","EMEL-0236","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","85.00","Distribuição sem carga","87.00","241","83.00","1","12","","2019-11-05 00:18:00","2019-11-05 03:27:00","2019-11-05 01:27:00","2019-11-05 03:27:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 85.0 / Crit.Máx.:87.0 / Crit.Min.:83.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","85,0	85,0	87,4	87,3	-2,3	87,5	87,1	0,11	0,05	0,39","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4407","1639","1744","EMEL-0236","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","107.00","Distribuição sem carga","109.00","241","105.00","1","12","","2019-11-05 03:39:00","2019-11-05 07:36:00","2019-11-05 05:36:00","2019-11-05 07:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 107.0 / Crit.Máx.:109.0 / Crit.Min.:105.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","107,0	107,0	109,8	109,6	-2,6	110,1	108,5	0,38	0,06	0,57","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4408","1639","1744","EMEL-0236","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","180.00","Distribuição sem carga","182.00","241","178.00","1","12","","2019-11-05 08:53:00","2019-11-05 11:30:00","2019-11-05 09:30:00","2019-11-05 11:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:182.0 / Crit.Min.:178.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","180,0	180,0	184,1	183,7	-3,7	184,2	182,3	0,52	0,20	0,70","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4409","1642","419","IM-037","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","233","28.00","1","12","","2019-11-08 11:06:18","2019-11-08 11:17:00","2019-11-08 11:10:00","2019-11-08 11:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-8-2019 - 12-41 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4410","1642","419","IM-037","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","233","28.00","2","12","","2019-11-08 11:31:08","2019-11-08 11:39:00","2019-11-08 11:38:26","2019-11-08 11:39:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-8-2019 - 12-48 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4411","1665","752","405716","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","63.00","262","60.00","1","12","","2019-11-06 10:03:07","2019-11-06 11:37:07","2019-11-06 10:20:07","2019-11-06 10:30:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573734954962(1).jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:63.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","10","0.00","0.00","0","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","60,0	62,0	62,4	62,7	0,4	63,5	61,9	0,1	0,5	1,0","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4412","1666","2239","CWB-CMR0079","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-11 10:17:08","2019-11-12 09:20:03","2019-11-12 01:17:59","2019-11-12 09:18:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits rotina Imunohematologia.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,9	4,9	5,9	-1,4	7,5	2,8	0,94	1,49	1,16","0","1","79.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4413","1666","2239","CWB-CMR0079","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-12 09:23:21","2019-11-12 09:41:24","2019-11-12 09:27:22","2019-11-12 09:37:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","79(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4414","1666","2239","CWB-CMR0079","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-12 09:47:43","2019-11-12 10:22:48","2019-11-12 09:54:44","2019-11-12 10:17:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","79(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4415","1667","2239","CWB-CMR0075","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-11 09:24:56","2019-11-12 10:44:35","2019-11-12 02:44:04","2019-11-12 10:44:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,0	5,2	5,4	5,7	-0,7	7,7	2,4	0,83	1,49	1,04","0","1","75.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4416","1667","2239","CWB-CMR0075","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-12 10:47:33","2019-11-12 11:06:34","2019-11-12 10:53:33","2019-11-12 11:03:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","75(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4417","1667","2239","CWB-CMR0075","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-12 11:17:41","2019-11-12 11:49:43","2019-11-12 11:24:41","2019-11-12 11:42:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","75(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4418","1668","2239","CWB-CMR0088","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-11-11 16:09:18","2019-11-12 14:36:18","2019-11-12 06:36:18","2019-11-12 14:36:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de Doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","4,0	4,0	4,4	4,5	-0,5	6,7	2,4	0,67	1,18	0,87","0","1","88.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4419","1668","2239","CWB-CMR0088","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-11-12 14:41:16","2019-11-12 14:54:16","2019-11-12 14:45:16","2019-11-12 14:52:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","88(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4420","1668","2239","CWB-CMR0088","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-12 15:01:45","2019-11-12 15:48:45","2019-11-12 15:07:45","2019-11-12 15:43:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","88(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4421","1669","1535","EQ 117 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","44.70","189","44.30","1","12","","2019-09-03 11:28:59","2019-09-03 17:25:58","2019-09-03 15:19:58","2019-09-03 17:19:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:44.7 / Crit.Min.:44.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","44,5	44,4	44,4	44,4	0,0	44,6	44,2	0,09	0,07	0,39","0","1","ESTUDO 02 HORAS(1).txt","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4422","1670","291","FPS 2283","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","2","10","","2019-11-06 14:34:00","2019-11-07 16:00:00","2019-11-06 15:34:00","2019-11-07 15:34:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras de bolsas de sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-04-01","","0","1","FPS 2283(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4423","1671","5035","253","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","241","65.00","2","12","","2019-11-01 08:45:00","2019-11-01 11:15:00","2019-11-01 10:15:00","2019-11-01 11:15:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>1 Dispositivo de metal.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","70,0	70,0	70,8	69,7	0,3	70,5	69,1	0,46	0,07	0,65","1","1","70(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4424","1671","5035","253","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","100.00","Distribuição com carga","102.00","241","98.00","1","12","","2019-11-01 11:18:00","2019-11-01 12:45:00","2019-11-01 11:45:00","2019-11-01 12:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>1 Dispositivo de metal</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:102.0 / Crit.Min.:98.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","100,0	100,0	101,0	98,9	1,1	100,2	97,4	0,87	0,14	1,07","1","1","100(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4425","1671","5035","253","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","180.00","Distribuição com carga","182.00","241","178.00","1","12","","2019-11-01 11:48:00","2019-11-01 14:25:00","2019-11-01 13:25:00","2019-11-01 14:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>1 Dispositivo de metal.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:182.0 / Crit.Min.:178.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","180,0	180,0	180,2	174,7	5,3	177,7	171,6	2,08	0,29	2,44","1","1","180(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4426","1672","5035","235","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","70.00","Distribuição com carga","75.00","281","65.00","2","11","","2019-11-05 08:17:07","2019-11-05 10:17:07","2019-11-05 09:16:07","2019-11-05 10:16:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensor.jpg","<p>Panela de pressão e dispositivo de compressão.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:75.0 / Crit.Min.:65.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","70,0	85,0	73,2	71,8	-1,8	73,4	69,7	1,03	0,24	1,37","0","1","TMB01002(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4427","1672","5035","235","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","100.00","Distribuição com carga","102.00","281","98.00","1","12","","2019-11-05 10:18:53","2019-11-05 11:52:53","2019-11-05 10:50:53","2019-11-05 11:50:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensor.jpg","<p>Panela de pressão e disposição de compressão.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:102.0 / Crit.Min.:98.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","100,0	115,0	101,4	99,1	0,9	101,8	96,0	1,43	0,33	1,79","0","1","TMB01002(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4428","1672","5035","235","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","180.00","Distribuição sem carga","182.00","281","178.00","1","11","","2019-11-05 12:15:22","2019-11-05 14:20:22","2019-11-05 13:20:22","2019-11-05 14:20:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensor.jpg","<p>Panela de pressão e disposição de compressão.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:182.0 / Crit.Min.:178.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","8","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","180,0	198,0	181,1	180,4	-0,4	184,7	178,0	1,68	0,61	2,07","0","1","TMB01002(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4429","1673","2239","CWB-FRE006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-30.00","1","12","","2019-11-12 16:14:38","2019-11-13 11:19:38","2019-11-13 03:19:38","2019-11-13 11:19:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soroteca Doador.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","6(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4430","1674","2239","CWB-FRE0010","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-11-12 12:30:08","2019-11-13 08:48:21","2019-11-13 00:48:53","2019-11-13 08:48:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Controle de Qualidade Interno (CQI).</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-80,0	-77,3	-84,3	-78,3	-1,7	-75,7	-82,0	2,09	0,72	2,54","0","1","10.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4431","1674","2239","CWB-FRE0010","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","1","12","","2019-11-13 08:52:13","2019-11-13 09:20:15","2019-11-13 08:56:13","2019-11-13 09:06:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","10(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4432","1674","2239","CWB-FRE0010","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-11-13 09:50:03","2019-11-13 11:39:10","2019-11-13 09:59:04","2019-11-13 10:59:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","10(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4433","1675","2239","CWB-CMR0082","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-12 13:57:16","2019-11-13 10:38:58","2019-11-13 02:38:57","2019-11-13 10:38:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,0	5,1	5,5	-0,5	6,9	3,2	0,63	1,27	0,82","0","1","82.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4434","1675","2239","CWB-CMR0082","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-13 10:42:40","2019-11-13 10:58:43","2019-11-13 10:47:40","2019-11-13 10:54:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","82(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4435","1675","2239","CWB-CMR0082","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-13 11:00:57","2019-11-13 11:45:03","2019-11-13 11:05:57","2019-11-13 11:32:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","82(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4436","1676","2239","CWB-CMR0081","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-13 14:24:39","2019-11-14 09:42:11","2019-11-14 01:42:07","2019-11-14 09:42:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,0	4,3	5,1	-1,1	6,3	3,5	0,47	0,80	0,67","0","1","81.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4437","1676","2239","CWB-CMR0081","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-14 09:48:52","2019-11-14 10:05:54","2019-11-14 09:55:53","2019-11-14 10:03:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","81(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4438","1676","2239","CWB-CMR0081","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-14 10:09:01","2019-11-14 10:41:05","2019-11-14 10:15:02","2019-11-14 10:36:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","81(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4441","1677","2239","CWB-CMR0076","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-14 09:48:51","2019-11-14 10:05:51","2019-11-14 09:55:51","2019-11-14 10:03:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","76(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4442","1677","2239","CWB-CMR0076","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-14 10:08:55","2019-11-14 10:41:55","2019-11-14 10:15:55","2019-11-14 10:33:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","76(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4440","1677","2239","CWB-CMR0076","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-13 15:58:26","2019-11-14 09:43:26","2019-11-14 01:43:26","2019-11-14 09:43:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","4,0	4,1	4,4	5,0	-1,0	6,2	3,0	0,72	1,11	0,92","0","1","76(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4443","1678","2239","CWB-FRE0077","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","11","","2019-11-17 23:00:17","2019-11-18 08:55:55","2019-11-18 00:55:23","2019-11-18 08:55:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Controle de Qualidade Interno (CQI).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -81.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-81,0	-77,0	-70,8	-68,6	-12,4	-61,1	-71,6	3,28	0,06	3,86","0","1","77.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4444","1678","2239","CWB-FRE0077","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","1","11","","2019-11-18 09:00:09","2019-11-18 11:35:19","2019-11-18 09:07:09","2019-11-18 09:32:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","77(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4445","1678","2239","CWB-FRE0077","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","11","","2019-11-18 13:24:23","2019-11-18 14:25:26","2019-11-18 13:30:23","2019-11-18 14:15:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","77(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4446","1679","2239","CWB-CMR0080","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-17 23:00:54","2019-11-18 10:53:54","2019-11-18 02:53:54","2019-11-18 10:53:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras para Triagem Sorológica.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","4,0	4,2	4,6	5,3	-1,3	6,3	2,7	0,87	1,04	1,08","0","1","80(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4447","1679","2239","CWB-CMR0080","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-11-18 10:59:51","2019-11-18 11:18:51","2019-11-18 11:06:51","2019-11-18 11:14:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","80(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4448","1679","2239","CWB-CMR0080","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-18 11:21:28","2019-11-18 12:05:28","2019-11-18 11:28:28","2019-11-18 12:01:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","80(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4449","1680","2239","CWB-FRE0065","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-18 16:06:56","2019-11-19 09:57:56","2019-11-19 01:57:56","2019-11-19 09:57:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","-30,0	-29,2	-28,5	-28,1	-1,9	-24,8	-30,4	1,10	1,52	1,45","0","1","65(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4450","1680","2239","CWB-FRE0065","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-19 10:04:37","2019-11-19 10:24:37","2019-11-19 10:12:37","2019-11-19 10:20:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","65(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4451","1680","2239","CWB-FRE0065","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-19 10:38:11","2019-11-19 11:49:11","2019-11-19 10:46:11","2019-11-19 11:46:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","65(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4452","1681","2239","CWB-FRE129","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-18 15:32:34","2019-11-19 10:00:59","2019-11-19 01:56:56","2019-11-19 09:56:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -50.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-50,0	-50,0	-52,0	-45,7	-4,3	-45,3	-46,1	0,21	0,10	0,61","0","1","129.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4453","1681","2239","CWB-FRE129","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-19 10:06:16","2019-11-19 10:25:19","2019-11-19 10:13:17","2019-11-19 10:20:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","129(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4454","1681","2239","CWB-FRE129","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-19 10:28:09","2019-11-19 11:34:21","2019-11-19 10:32:10","2019-11-19 11:32:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","129(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4455","1682","497","CR-0034","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","6","","2019-11-11 11:23:00","2019-11-11 12:10:00","2019-11-11 11:29:00","2019-11-11 11:49:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,1	122,6	122,4	1,5	123,4	122,1	0,1	0,3	0,4","1","1","Estudo(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4456","1682","497","CR-0034","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-11-12 10:00:00","2019-11-12 11:00:00","2019-11-12 10:07:00","2019-11-12 10:27:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,1	122,6	122,6	1,5	123,1	120,6	0,4	0,5	0,6","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4457","1682","497","CR-0034","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","6","","2019-11-12 11:02:00","2019-11-12 11:40:00","2019-11-12 11:08:00","2019-11-12 11:28:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,1	122,5	122,5	1,4	122,9	121,7	0,3	0,2	0,5","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4458","1682","497","CR-0034","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-11-12 13:23:00","2019-11-12 14:10:00","2019-11-12 13:29:00","2019-11-12 13:49:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,1	122,5	122,5	1,4	122,9	120,7	0,4	0,4	0,6","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4459","1656","752","100003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","12","","2019-10-21 14:03:05","2019-10-21 15:06:05","2019-10-21 14:24:05","2019-10-21 14:54:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571743650910.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","121,0	121,6	122,7	122,8	1,1	123,4	121,7	0,2	0,3	0,5","0","1","121ÂºC.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4460","1684","2239","CWB-FRE0027","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-19 13:38:09","2019-11-20 08:36:21","2019-11-20 00:35:50","2019-11-20 08:35:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma e Controle de Qualidade.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-26,0	-26,6	-24,9	-5,1	-23,1	-26,4	1,46	0,07	1,73","0","1","27.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4461","1684","2239","CWB-FRE0027","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-20 08:39:11","2019-11-20 10:02:18","2019-11-20 08:45:12","2019-11-20 09:34:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","27(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4462","1684","2239","CWB-FRE0027","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-20 11:49:12","2019-11-20 13:06:17","2019-11-20 11:56:12","2019-11-20 12:28:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","27(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4463","1656","752","100003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","12","","2019-10-22 14:09:46","2019-10-22 15:14:46","2019-10-22 14:31:46","2019-10-22 15:01:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571781780992.jpg","<p>Termosens&iacute;veis.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,5	122,5	122,8	1,0	123,4	122,5	0,1	0,2	0,4","0","1","carga 1.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4464","1656","752","100003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","12","","2019-10-22 15:38:00","2019-10-22 16:42:00","2019-10-22 16:00:00","2019-10-22 16:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571781780992.jpg","<p>Termosens&iacute;veis.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,5	122,6	122,7	1,1	123,1	121,5	0,1	0,3	0,5","0","1","carga 2.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4465","1685","2239","CWB-CMR0066","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","10","","2019-11-19 15:32:41","2019-11-20 10:51:41","2019-11-20 02:51:41","2019-11-20 10:51:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","4,0	4,1	4,7	5,1	-1,1	6,4	2,9	0,85	0,98	1,07","0","1","66.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4466","1656","752","100003","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","12","","2019-10-23 08:32:08","2019-10-23 09:36:08","2019-10-23 08:54:08","2019-10-23 09:24:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571781780992.jpg","<p>Termosensíveis.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,4	122,5	122,7	1,1	123,3	121,6	0,1	0,3	0,5","0","1","carga 3(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4467","1685","2239","CWB-CMR0066","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","10","","2019-11-20 10:52:41","2019-11-20 11:07:41","2019-11-20 10:58:41","2019-11-20 11:05:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","66(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4468","1685","2239","CWB-CMR0066","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","10","","2019-11-20 13:45:49","2019-11-20 14:32:49","2019-11-20 13:53:49","2019-11-20 14:29:49","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","66(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4469","1656","752","100003","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","12","","2019-10-21 12:56:04","2019-10-21 13:43:04","2019-10-21 13:21:04","2019-10-21 13:26:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571743650910.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,5	135,5	136,1	1,0	136,4	135,5	0,2	0,3	0,5","0","1","134ÂºC(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4470","1656","752","100003","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-22 08:54:08","2019-10-22 09:47:08","2019-10-22 09:23:08","2019-10-22 09:28:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571781575224.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,3	135,4	135,6	1,1	137,3	134,3	0,6	1,0	0,8","0","1","1 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4471","1656","752","100003","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-22 10:23:10","2019-10-22 11:25:10","2019-10-22 11:00:10","2019-10-22 11:05:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571781575224.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,3	135,5	135,4	1,2	136,7	134,5	0,3	0,8	0,6","0","1","2 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4472","1656","752","100003","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-22 12:24:14","2019-10-22 13:26:14","2019-10-22 13:01:14","2019-10-22 13:06:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571781575224.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,4	135,5	135,7	1,0	137,2	134,3	0,4	0,8	0,7","0","1","3 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4473","1650","752","207624","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","1","12","","2019-10-24 09:03:13","2019-10-24 09:57:13","2019-10-24 09:18:13","2019-10-24 09:23:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571920154061.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,9	135,8	135,0	0,9	136,7	131,9	0,5	1,9	0,8","0","1","134ÂºC - 5 min(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4474","1650","752","207624","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-24 11:52:29","2019-10-24 12:52:29","2019-10-24 12:13:29","2019-10-24 12:18:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572048403877.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,9	135,8	134,5	0,9	136,2	130,4	0,1	2,3	0,5","0","1","1 CARGA.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4475","1650","752","207624","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-24 13:25:00","2019-10-24 14:26:00","2019-10-24 13:47:00","2019-10-24 13:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572048403877.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,6	135,6	134,7	1,0	135,8	132,6	0,1	1,3	0,6","0","1","2 CARGA(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4476","1650","752","207624","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-25 08:14:06","2019-10-25 09:15:06","2019-10-25 08:37:06","2019-10-25 08:42:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572048403877.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,9	135,7	134,5	0,8	135,3	132,3	0,1	1,3	0,4","0","1","3 CARGA.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4477","1686","291","FPS 8570","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","10","","2019-11-19 10:38:44","2019-11-20 12:00:23","2019-11-19 11:38:48","2019-11-20 11:38:22","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras e reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 8570.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4478","1650","752","207624","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","12","","2019-10-25 09:35:09","2019-10-25 10:34:09","2019-10-25 09:51:09","2019-10-25 10:01:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1571920154061.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,8	135,7	136,1	0,9	137,0	134,8	0,4	0,4	0,7","0","1","134ÂºC - 10 MIN.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4479","1650","752","207624","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-25 11:01:10","2019-10-25 12:02:10","2019-10-25 11:20:10","2019-10-25 11:30:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572048403877.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,8	135,7	135,5	0,9	136,2	134,2	0,1	0,6	0,5","0","1","1 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4480","1650","752","207624","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-25 12:50:43","2019-10-25 13:40:43","2019-10-25 13:08:43","2019-10-25 13:18:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572048348177.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,6	135,6	135,3	1,0	136,2	133,2	0,1	0,8	0,5","0","1","2 carga(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4481","1650","752","207624","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-25 14:23:03","2019-10-25 15:24:03","2019-10-25 14:43:03","2019-10-25 14:53:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1572048348177.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,8	135,7	135,6	0,9	136,3	134,4	0,1	0,5	0,5","0","1","3 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4482","1655","752","211144","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","1","11","","2019-10-29 08:37:48","2019-10-29 09:36:48","2019-10-29 08:55:48","2019-10-29 09:00:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,4	135,1	136,5	0,7	137,7	135,8	0,5	0,2	0,7","0","1","134 - 5 min.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4483","1655","752","211144","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-29 11:41:48","2019-10-29 12:44:48","2019-10-29 12:05:48","2019-10-29 12:10:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 5min.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,7	136,1	136,3	1,4	138,7	135,0	0,8	0,6	1,0","0","1","1 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4484","1655","752","211144","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","12","","2019-10-29 13:18:02","2019-10-29 14:29:02","2019-10-29 13:49:02","2019-10-29 13:54:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 5min.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,8	136,1	135,9	1,3	137,3	134,6	0,5	0,7	0,7","0","1","2 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4485","1655","752","211144","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-30 08:46:53","2019-10-30 09:53:53","2019-10-30 09:13:53","2019-10-30 09:18:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 5min.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,8	135,8	135,7	1,0	136,4	134,6	0,2	0,6	0,5","0","1","3 carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4486","1655","752","211144","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","1","11","","2019-10-29 09:55:44","2019-10-29 11:00:44","2019-10-29 10:13:44","2019-10-29 10:23:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0255 GQ","2020-04-01","134,0	134,6	135,7	136,5	1,0	137,9	135,1	0,7	0,4	0,9","0","1","134 - 10 min.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4487","1655","752","211144","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-30 10:29:25","2019-10-30 11:33:25","2019-10-30 10:50:25","2019-10-30 11:00:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 10min.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,5	135,6	135,8	1,0	136,6	134,4	0,2	0,6	0,5","0","1","1 carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4488","1655","752","211144","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-30 11:54:37","2019-10-30 12:59:37","2019-10-30 12:15:37","2019-10-30 12:25:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 10min.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,6	135,7	135,8	1,1	136,5	134,5	0,2	0,5	0,5","0","1","2 carga(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4489","1655","752","211144","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-30 13:19:36","2019-10-30 14:22:36","2019-10-30 13:39:36","2019-10-30 13:49:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 10min.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,6	135,6	135,8	1,0	136,6	134,4	0,2	0,6	0,6","0","1","3 carga(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4490","1688","1535","EQ 005 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.50","Distribuição com carga","36.00","262","35.00","1","9","","2019-11-18 15:32:47","2019-11-18 17:31:47","2019-11-18 15:32:47","2019-11-18 17:31:47","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1574787218526.jpg","<p>Meio de Cultura.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.5 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,5	35,4	35,4	35,6	-0,1	36,4	35,0	0,31	0,32	0,52","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4491","1689","1535","EQ 150 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","262","34.50","1","9","","2019-11-19 13:08:36","2019-11-19 15:08:36","2019-11-19 13:08:36","2019-11-19 15:08:36","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1574449190937.jpg","<p>Meio de Cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	35,1	35,1	34,6	0,4	35,9	33,9	0,60	0,15	0,78","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4492","1689","1535","EQ 150 MICRA","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","262","35.00","1","9","","2019-11-19 15:43:17","2019-11-19 17:43:17","2019-11-19 15:43:17","2019-11-19 17:43:17","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1574449190937.jpg","<p>Meio de Cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,0	36,0	36,0	35,6	0,4	36,9	34,9	0,66	0,08	0,85","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4493","1690","1158","15.020","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-11-18 11:00:00","2019-11-18 13:05:00","2019-11-18 11:17:00","2019-11-18 12:17:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	122,8	122,7	0,2	123,0	122,5	0,1	0,1	1,0","1","1","Sheetnov-18-2019 - 01-14 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4494","1690","1158","15.020","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-11-18 13:18:00","2019-11-18 14:56:10","2019-11-18 13:36:50","2019-11-18 14:36:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	122,7	122,7	0,1	122,8	122,6	0,1	0,0	1,0","1","1","Sheetnov-18-2019 - 03-02 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4495","1690","1158","15.020","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-11-18 15:09:00","2019-11-18 16:47:15","2019-11-18 15:33:27","2019-11-18 16:33:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	119,3	122,9	-3,3	123,1	122,8	0,1	0,1	1,0","1","1","Sheetnov-18-2019 - 04-54 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4496","1690","1158","15.020","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-11-19 09:27:00","2019-11-19 11:19:59","2019-11-19 09:47:00","2019-11-19 10:47:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga mista: 3 sacos - 1 para a vidraria, 1 para meios de cultura e 1 para vestimentas.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	122,9	122,5	0,3	122,9	120,0	0,9	0,7	2,0","1","1","Sheetnov-19-2019 - 11-27 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4497","1690","1158","15.020","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-11-19 11:49:00","2019-11-19 14:11:32","2019-11-19 12:18:02","2019-11-19 13:18:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga mista: 3 sacos - 1 para a vidraria, 1 para meios de cultura e 1 para vestimentas.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	122,9	122,7	0,3	123,0	121,6	0,5	0,3	1,0","1","1","Sheetnov-19-2019 - 02-16 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4498","1690","1158","15.020","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-11-19 14:40:00","2019-11-19 16:36:47","2019-11-19 15:11:24","2019-11-19 16:11:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga mista: 3 sacos - 1 para a vidraria, 1 para meios de cultura e 1 para vestimentas.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	122,8	122,6	0,2	123,0	121,6	0,4	0,3	1,0","1","1","Sheetnov-19-2019 - 04-41 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4499","1691","2239","CWB-CMR0070","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-20 15:42:28","2019-11-21 11:10:28","2019-11-21 03:10:28","2019-11-21 11:10:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","4,0	4,1	4,2	4,5	-0,5	6,3	3,1	0,50	0,88	0,70","0","1","70.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4500","1691","2239","CWB-CMR0070","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-11-21 11:13:35","2019-11-21 11:27:35","2019-11-21 11:18:35","2019-11-21 11:25:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","70(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4501","1691","2239","CWB-CMR0070","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-21 13:53:14","2019-11-21 14:29:14","2019-11-21 13:57:14","2019-11-21 14:21:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","070.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4502","1692","2239","CWB-CMR0067","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-20 14:19:35","2019-11-21 08:34:05","2019-11-21 00:34:02","2019-11-21 08:34:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,2	3,9	4,8	-0,8	6,4	2,7	0,65	0,86	0,84","0","1","67.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4503","1692","2239","CWB-CMR0067","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-21 08:38:30","2019-11-21 09:00:35","2019-11-21 08:43:31","2019-11-21 08:54:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","46.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4504","1692","2239","CWB-CMR0067","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-21 09:11:27","2019-11-21 09:46:32","2019-11-21 09:15:27","2019-11-21 09:42:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","67(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4505","1693","2239","CWB-FRE0070","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-77.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","2","12","","2019-11-21 15:18:49","2019-11-22 09:46:49","2019-11-22 01:46:49","2019-11-22 09:46:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de Plasma.</p>\n<p></p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -77.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-77,0	-74,0	-79,0	-69,3	-7,7	-65,1	-73,5	2,92	0,06	3,46","0","1","70.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4506","1693","2239","CWB-FRE0070","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-77.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-80.00","1","12","","2019-11-22 09:51:08","2019-11-22 12:30:08","2019-11-22 09:57:08","2019-11-22 10:42:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","70(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4507","1693","2239","CWB-FRE0070","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-77.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-80.00","2","12","","2019-11-22 13:47:09","2019-11-22 14:51:09","2019-11-22 13:52:09","2019-11-22 14:41:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","70(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4508","1694","2239","CWB-CMR0089","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-21 12:02:08","2019-11-22 09:47:06","2019-11-22 01:45:57","2019-11-22 09:45:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,1	3,0	5,1	-0,1	6,0	4,3	0,46	0,36	0,66","0","1","89.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4509","1694","2239","CWB-CMR0089","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-22 09:56:14","2019-11-22 10:16:17","2019-11-22 10:01:15","2019-11-22 10:10:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","89(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4510","1694","2239","CWB-CMR0089","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-22 10:36:00","2019-11-22 11:20:07","2019-11-22 10:41:01","2019-11-22 11:13:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","89(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4511","1695","2239","CWB-CMR0071","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-21 14:54:12","2019-11-22 14:01:12","2019-11-22 06:01:02","2019-11-22 14:01:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","4,0	4,3	4,8	5,3	-1,3	7,1	2,8	0,89	1,27	1,10","0","1","71.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4512","1695","2239","CWB-CMR0071","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-11-22 14:09:04","2019-11-22 14:31:04","2019-11-22 14:16:04","2019-11-22 14:28:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","71(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4513","1695","2239","CWB-CMR0071","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-11-22 14:36:22","2019-11-22 15:16:22","2019-11-22 14:50:22","2019-11-22 15:15:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-11-01","","0","1","071.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4514","1696","2504","822","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","4","","2019-11-05 13:28:00","2019-11-05 14:09:00","2019-11-05 13:46:00","2019-11-05 14:06:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","822_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 02-13 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4515","1696","2504","822","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","4","","2019-11-05 14:19:00","2019-11-05 14:54:00","2019-11-05 14:31:00","2019-11-05 14:51:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","822_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 03-01 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4516","1696","2504","822","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","4","","2019-11-05 14:58:00","2019-11-05 15:32:00","2019-11-05 15:10:00","2019-11-05 15:30:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","822_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 03-48 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4517","1696","2504","822","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","4","","2019-11-05 15:41:00","2019-11-05 16:13:00","2019-11-05 15:53:00","2019-11-05 16:08:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga bio.jpg","<p>1 Indicador Biológico.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 04-21 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4518","1696","2504","822","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","4","","2019-11-05 16:17:00","2019-11-05 16:45:00","2019-11-05 16:28:00","2019-11-05 16:43:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga bio.jpg","<p>1 Indicador Biol&oacute;gico.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 04-54 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4519","1696","2504","822","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","4","","2019-11-05 16:49:00","2019-11-05 17:59:00","2019-11-05 17:00:00","2019-11-05 17:15:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga bio.jpg","<p>1 Indicador Biol&oacute;gico.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-6-2019 - 09-12 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4520","1696","2504","822","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","4","","2019-11-06 10:07:00","2019-11-06 10:48:00","2019-11-06 10:24:00","2019-11-06 10:44:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga mat.jpg","<p>3 Becker de 150ml com 100 ml de água e vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-6-2019 - 11-02 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4521","1696","2504","822","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","4","","2019-11-06 10:59:00","2019-11-06 11:38:00","2019-11-06 11:16:00","2019-11-06 11:36:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga mat.jpg","<p>3 Becker de 150ml com 100 ml de &aacute;gua e vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-6-2019 - 12-06 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4522","1696","2504","822","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","4","","2019-11-06 11:58:00","2019-11-06 12:37:00","2019-11-06 12:14:00","2019-11-06 12:34:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga mat.jpg","<p>3 Becker de 150ml com 100 ml de &aacute;gua e vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","4","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-6-2019 - 02-02 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4523","1697","2504","826","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","80.00","Distribuição com carga","82.50","233","77.50","2","12","","2019-11-04 14:32:00","2019-11-04 15:42:00","2019-11-04 14:42:00","2019-11-04 15:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 80.jpg","<p>1 C&aacute;psula com mat&eacute;ria prima.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.5 / Crit.Min.:77.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 01-57 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4524","1697","2504","826","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","80.00","Distribuição com carga","82.50","233","77.50","2","12","","2019-11-04 15:45:00","2019-11-04 16:50:00","2019-11-04 15:50:00","2019-11-04 16:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 80.jpg","<p>1 C&aacute;psula com mat&eacute;ria prima.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.5 / Crit.Min.:77.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 02-05 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4525","1697","2504","826","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","80.00","Distribuição com carga","82.50","233","77.50","2","12","","2019-11-04 16:55:00","2019-11-04 18:07:00","2019-11-04 17:07:00","2019-11-04 18:07:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 80.jpg","<p>1 C&aacute;psula com mat&eacute;ria prima.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.5 / Crit.Min.:77.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 02-25 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4526","1697","2504","826","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","107.50","233","102.50","2","12","","2019-11-04 18:17:00","2019-11-05 00:17:00","2019-11-04 22:17:00","2019-11-05 00:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 105.jpg","<p>6 pesa filtros com mat&eacute;ria prima.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.5 / Crit.Min.:102.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 02-35 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4527","1697","2504","826","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","107.50","233","102.50","2","12","","2019-11-05 00:30:00","2019-11-05 02:45:00","2019-11-05 00:45:00","2019-11-05 02:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 105.jpg","<p>6 pesa filtros com mat&eacute;ria prima.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.5 / Crit.Min.:102.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 02-42 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4528","1697","2504","826","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","107.50","233","102.50","2","12","","2019-11-05 03:20:00","2019-11-05 05:41:00","2019-11-05 03:41:00","2019-11-05 05:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 105.jpg","<p>6 pesa filtros com mat&eacute;ria prima.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.5 / Crit.Min.:102.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-5-2019 - 02-48 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4529","1698","2504","827","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","1","12","","2019-10-30 12:13:00","2019-11-04 12:25:00","2019-10-30 12:25:00","2019-11-04 12:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 1 2.jpg","<p>Placas de petri contendo Agar Saboraud.</p>","120 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-4-2019 - 01-59 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4530","1698","2504","827","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","233","30.00","2","12","","2019-10-24 14:22:00","2019-10-27 14:25:00","2019-10-24 14:25:00","2019-10-27 14:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 1 2.jpg","<p>Placas de petri contendo Agar Saboraud.</p>","72 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetout-28-2019 - 11-12 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4531","1698","2504","827","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","233","42.00","1","11","","2019-10-23 12:02:00","2019-10-24 12:18:00","2019-10-23 12:18:00","2019-10-24 12:18:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","43.jpg","<p>Copos de B&eacute;quer, contendo caldo MacConkey.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetout-24-2019 - 02-04 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4532","1698","2504","827","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","57.50","233","52.50","1","12","","2019-10-28 11:19:00","2019-10-30 11:19:00","2019-10-28 11:19:00","2019-10-30 11:19:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","55.jpg","<p>Indicador Biológico.</p>","48 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:57.5 / Crit.Min.:52.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetout-30-2019 - 12-04 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4533","1699","1535","EQ 125 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","56.00","262","54.00","1","9","","2019-11-27 13:35:21","2019-11-27 17:31:21","2019-11-27 15:32:21","2019-11-27 17:31:21","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1574968752221.jpg","<p>Meio de Cultura.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","55,0	55,1	57,1	55,2	-0,2	57,2	54,1	0,99	0,17	1,21","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4534","1700","1535","EQ 124 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","262","36.00","2","9","","2019-11-29 13:40:25","2019-11-29 17:29:25","2019-11-29 15:29:25","2019-11-29 17:29:25","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575286783346.jpg","<p>Meio de Cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","37,0	36,7	37,1	37,4	-0,4	37,8	37,0	0,26	0,08	0,48","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4535","1701","2239","CWB-FRE0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-25 11:38:54","2019-11-26 11:23:52","2019-11-26 03:23:52","2019-11-26 11:23:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-28,7	-27,1	-27,0	-3,0	-23,8	-29,6	1,10	1,80	1,35","0","1","20.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4536","1701","2239","CWB-FRE0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-26 12:57:56","2019-11-26 13:16:58","2019-11-26 13:05:57","2019-11-26 13:12:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","20(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4537","1701","2239","CWB-FRE0020","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-26 13:27:32","2019-11-26 14:15:39","2019-11-26 13:33:33","2019-11-26 14:11:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","20(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4538","1702","2239","CWB-FRE0035","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-25 09:07:06","2019-11-26 12:04:51","2019-11-26 04:04:19","2019-11-26 12:04:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,6	-27,6	-28,1	-1,9	-27,4	-29,0	0,44	0,20	0,88","0","1","35.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4539","1702","2239","CWB-FRE0035","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-11-26 12:57:16","2019-11-26 13:13:17","2019-11-26 13:03:17","2019-11-26 13:11:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","35(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4540","1702","2239","CWB-FRE0035","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-11-26 13:26:07","2019-11-26 14:31:11","2019-11-26 13:32:08","2019-11-26 14:24:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","35(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4541","1703","2239","CWB-FRE0073","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-30.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-26 14:58:41","2019-11-27 10:52:59","2019-11-27 02:52:28","2019-11-27 10:52:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -50.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-50,0	-49,4	-45,9	-45,7	-4,3	-44,5	-46,9	0,65	0,10	0,85","0","1","73.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4542","1703","2239","CWB-FRE0073","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição sem carga","-30.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-27 10:57:38","2019-11-27 11:15:39","2019-11-27 11:04:38","2019-11-27 11:13:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","73(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4543","1703","2239","CWB-FRE0073","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-30.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-27 11:17:52","2019-11-27 12:26:57","2019-11-27 11:22:53","2019-11-27 12:22:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","73(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4544","1704","2239","CWB-FRE0072","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-30.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-26 15:05:19","2019-11-27 10:54:54","2019-11-27 02:54:52","2019-11-27 10:54:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -50.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-60.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-50,0	-51,0	-47,5	-45,5	-4,5	-44,6	-46,1	0,43	0,10	0,86","0","1","72.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4545","1704","2239","CWB-FRE0072","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição sem carga","-30.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-27 10:58:50","2019-11-27 11:16:53","2019-11-27 11:06:51","2019-11-27 11:15:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","72(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4546","1704","2239","CWB-FRE0072","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-30.00","235","-60.00","2","12","","2019-11-27 11:19:54","2019-11-27 12:28:06","2019-11-27 11:24:54","2019-11-27 12:24:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","72(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4547","1705","2239","CWB-CMR0011","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-27 14:23:05","2019-11-28 00:47:47","2019-11-27 15:00:08","2019-11-27 23:00:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Hemoderivados.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,2	4,4	4,3	-0,3	6,6	2,5	0,66	1,07	0,85","0","1","Estudo de 8 Horas.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4548","1705","2239","CWB-CMR0011","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-28 09:09:09","2019-11-28 09:34:11","2019-11-28 09:17:10","2019-11-28 09:30:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos Abertura de Porta e Queda de Energia.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4549","1705","2239","CWB-CMR0011","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-28 09:38:12","2019-11-28 10:02:13","2019-11-28 09:42:12","2019-11-28 10:00:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos Abertura de Porta e Queda de Energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4550","1706","2239","CWB-CMR0015","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-27 14:44:13","2019-11-28 09:25:34","2019-11-28 01:25:31","2019-11-28 09:25:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,2	4,0	4,0	0,0	5,5	2,4	0,41	0,89	0,61","0","1","15.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4551","1706","2239","CWB-CMR0015","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-28 09:29:08","2019-11-28 09:52:12","2019-11-28 09:33:08","2019-11-28 09:45:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","15(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4552","1706","2239","CWB-CMR0015","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-28 09:54:35","2019-11-28 10:17:40","2019-11-28 10:01:36","2019-11-28 10:16:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","15(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4553","1707","2239","CWB-CMF001","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","12","","2019-11-24 23:07:00","2019-11-25 07:57:00","2019-11-24 23:57:00","2019-11-25 07:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.png","<p>Hemoderivados.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","3,8	5,4	5,2	5,3	-1,5	6,3	2,9	0,46	0,98	0,75","1","1","Sheetnov-25-2019 - 10-44 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4554","1707","2239","CWB-CMF001","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","2","12","","2019-11-25 08:10:31","2019-11-25 08:22:33","2019-11-25 08:14:00","2019-11-25 08:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-25-2019 - 10-55 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4555","1707","2239","CWB-CMF001","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-11-25 08:42:31","2019-11-25 09:15:37","2019-11-25 08:45:49","2019-11-25 09:15:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-25-2019 - 11-03 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4556","1708","2239","CWB-CMF003","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","11","","2019-11-25 10:09:57","2019-11-26 08:57:00","2019-11-26 00:57:00","2019-11-26 08:57:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Kits Sorológicos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","4,0	5,3	5,3	5,3	-1,3	6,8	2,4	0,82	1,35	1,07","1","1","Sheetnov-26-2019 - 11-19 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4557","1708","2239","CWB-CMF003","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","2","11","","2019-11-26 09:05:31","2019-11-26 09:19:38","2019-11-26 09:09:00","2019-11-26 09:18:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-26-2019 - 12-04 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4558","1708","2239","CWB-CMF003","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","1","11","","2019-11-26 10:30:48","2019-11-26 11:20:51","2019-11-26 10:34:05","2019-11-26 11:20:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 46 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetnov-26-2019 - 12-58 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4559","1711","2572","68.254","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","243","35.00","2","12","","2019-12-04 17:30:39","2019-12-05 07:15:35","2019-12-05 05:00:25","2019-12-05 07:00:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto em vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	37,2	36,7	0,14	0,05	0,41","0","1","Em vazio 68254.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4560","1711","2572","68.254","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","243","35.00","2","12","","2019-12-05 07:24:15","2019-12-05 10:05:25","2019-12-05 08:00:17","2019-12-05 10:00:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Com Carga.jpg","<p>Grade e tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","37,0	36,3	37,0	36,4	0,6	36,6	36,1	0,13	0,05	0,40","0","1","Com carga 68254.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4561","1709","2572","421.174","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","85.00","243","75.00","2","12","","2019-12-03 07:42:19","2019-12-03 13:03:39","2019-12-03 11:00:31","2019-12-03 13:00:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto em Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:75.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","80,0	80,1	80,2	79,9	0,1	82,6	76,5	0,93	1,31	1,24","0","1","EM VAZIO TAG 421174.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4562","1709","2572","421.174","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","80.00","Distribuição com carga","85.00","243","75.00","2","12","","2019-12-03 13:08:36","2019-12-03 16:03:48","2019-12-03 14:00:39","2019-12-03 16:00:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Com Carga.jpg","<p>Frascos de vidro e gerbox.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:75.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","80,0	81,3	80,5	81,1	-1,1	83,8	77,9	0,94	1,27	1,24","0","1","Com Carga 421174.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4563","1710","2572","314.245","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","33.00","243","27.00","2","12","","2019-12-02 09:26:35","2019-12-02 14:02:52","2019-12-02 12:00:45","2019-12-02 14:00:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto em Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:33.0 / Crit.Min.:27.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","30,0	30,4	30,3	29,4	0,6	30,8	28,0	0,71	0,72	0,94","0","1","EM VAZIO TAG 314245.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4564","1710","2572","314.245","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","33.00","243","27.00","2","12","","2019-12-02 14:07:34","2019-12-02 17:33:48","2019-12-02 15:30:39","2019-12-02 17:30:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Com Carga.jpg","<p>Frascos de vidro.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:33.0 / Crit.Min.:27.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2019-1451 CL","2020-09-01","30,0	29,6	30,1	29,8	0,2	31,4	27,5	0,84	0,93	1,07","0","1","COM CARGA 314245.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4565","1683","1158","16188","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","1","12","","2019-11-11 10:06:00","2019-11-11 11:57:40","2019-11-11 11:05:00","2019-11-11 11:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	122,7	122,6	0,1	123,1	120,7	0,1	0,5	0,3","1","1","Sheetnov-14-2019 - 03-00 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4566","1683","1158","16188","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","6","12","","2019-11-11 12:11:00","2019-11-11 14:05:11","2019-11-11 12:36:00","2019-11-11 13:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,0	123,0	0,4	123,3	120,7	0,1	0,5	0,4","1","1","Sheetnov-14-2019 - 03-30 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4567","1683","1158","16188","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-11-11 14:13:00","2019-11-11 15:29:00","2019-11-11 14:43:00","2019-11-11 15:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,0	123,0	0,4	123,2	122,0	0,1	0,3	0,4","1","1","Sheetnov-14-2019 - 03-36 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4568","1683","1158","16188","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-12 10:10:00","2019-11-12 11:26:00","2019-11-12 10:55:00","2019-11-12 11:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga meio de cultura.jpg","<p>Carga Meio de Cultura</p>\n<p>Cesto inferior: 2 cestos contendo 1 balão de 500ml, cada com 400ml de água. 1 cesto com 4 frascos de leite com 100ml de água. 1 cesto com 3 frascos de leite com 100ml de água.</p>\n<p>Cesto superior: 3 cestos com frascos tipos ampola com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,1	122,3	0,5	123,3	118,1	0,8	1,5	1,0","1","1","Sheetnov-14-2019 - 03-42 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4569","1683","1158","16188","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-12 13:44:00","2019-11-12 15:03:00","2019-11-12 14:36:00","2019-11-12 14:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga meio de cultura.jpg","<p>Carga Meio de Cultura</p>\n<p>Cesto inferior: 2 cestos contendo 1 balão de 500ml, cada com 400ml de água. 1 cesto com 4 frascos de leite com 100ml de água. 1 cesto com 3 frascos de leite com 100ml de água.</p>\n<p>Cesto superior: 3 cestos com frascos tipos ampola com água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,1	122,4	0,5	123,2	118,0	0,8	1,6	1,0","1","1","Sheetnov-14-2019 - 03-47 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4570","1683","1158","16188","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-12 15:13:00","2019-11-12 15:54:09","2019-11-12 15:39:09","2019-11-12 15:54:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga meio de cultura.jpg","<p>Carga Meio de Cultura</p>\n<p>Cesto inferior: 2 cestos contendo 1 balão de 500ml, cada com 400ml de água. 1 cesto com 4 frascos de leite com 100ml de água. 1 cesto com 3 frascos de leite com 100ml de água.</p>\n<p>Cesto superior: 3 cestos com frascos tipos ampola com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,4	122,7	0,8	123,5	118,3	0,8	1,5	1,0","1","1","Sheetnov-14-2019 - 03-51 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4571","1683","1158","16188","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-11-13 10:43:00","2019-11-13 11:43:39","2019-11-13 11:10:46","2019-11-13 11:30:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vidraria.jpg","<p>Carga vidraria</p>\n<p>Cesto inferior: 04 pacotes com 4 lacres em cada, 4 pacotes com 4 tampas de silicone para liofilização em cada, 1 pacote com 10 microtubos, 1 pacote com 2 tubos de ensaio, 2 pacotes com 1 tesoura em cada, 2 pacotes com 1 pinça em cada, 2 pacotes com 7 frascos ampola de 7 mL em cada.</p>\n<p>Cesto Superior: 1 pacote com becker de 100 mL, 3 pacotes com 5 ponteiras de 5 mL cada, 2 pacotes com 5 frasco ampola de 7 mL cada, 1 proveta de 250 mL, 1 proveta de 100 mL, 5 pacotes com 2 frasco ampola de 50 mL, tampos silicone.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,3	123,2	0,7	123,5	121,4	0,5	0,5	0,7","1","1","Sheetnov-14-2019 - 03-57 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4572","1683","1158","16188","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-13 11:51:00","2019-11-13 12:44:03","2019-11-13 12:15:34","2019-11-13 12:35:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vidraria.jpg","<p>Carga vidraria</p>\n<p>Cesto inferior: 04 pacotes com 4 lacres em cada, 4 pacotes com 4 tampas de silicone para liofilização em cada, 1 pacote com 10 microtubos, 1 pacote com 2 tubos de ensaio, 2 pacotes com 1 tesoura em cada, 2 pacotes com 1 pinça em cada, 2 pacotes com 7 frascos ampola de 7 mL em cada.</p>\n<p>Cesto Superior: 1 pacote com becker de 100 mL, 3 pacotes com 5 ponteiras de 5 mL cada, 2 pacotes com 5 frasco ampola de 7 mL cada, 1 proveta de 250 mL, 1 proveta de 100 mL, 5 pacotes com 2 frasco ampola de 50 mL, tampos silicone.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	123,0	123,3	123,2	0,4	123,6	120,5	0,5	0,7	0,7","1","1","Sheetnov-14-2019 - 04-02 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4573","1683","1158","16188","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-11-13 13:14:00","2019-11-13 14:18:19","2019-11-13 13:43:11","2019-11-13 14:03:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vidraria.jpg","<p>Carga vidraria</p>\n<p>Cesto inferior: 04 pacotes com 4 lacres em cada, 4 pacotes com 4 tampas de silicone para liofilização em cada, 1 pacote com 10 microtubos, 1 pacote com 2 tubos de ensaio, 2 pacotes com 1 tesoura em cada, 2 pacotes com 1 pinça em cada, 2 pacotes com 7 frascos ampola de 7 mL em cada.</p>\n<p>Cesto Superior: 1 pacote com becker de 100 mL, 3 pacotes com 5 ponteiras de 5 mL cada, 2 pacotes com 5 frasco ampola de 7 mL cada, 1 proveta de 250 mL, 1 proveta de 100 mL, 5 pacotes com 2 frasco ampola de 50 mL, tampos silicone.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	123,0	123,0	122,9	0,1	123,2	121,1	0,5	0,5	0,7","1","1","Sheetnov-14-2019 - 04-07 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4574","1683","1158","16188","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2019-11-13 15:06:00","2019-11-13 16:02:36","2019-11-13 15:32:36","2019-11-13 16:02:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vestimenta.jpg","<p>Carga Vestimenta</p>\n<p>Cesto inferior: 1 pacote com 2 aventais, 1 pacote com macacão, 1 pacote com 4 sapatilhas, 3 pacotes com 1 touca cada.</p>\n<p>Cesto superior: 1 pacote com macacão, 5 pacotes com gaze, 6 pacotes com máscara.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,0	123,0	0,4	123,3	121,8	0,2	0,3	0,3","1","1","Sheetnov-13-2019 - 05-19 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4575","1683","1158","16188","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-13 16:21:00","2019-11-13 17:21:20","2019-11-13 16:42:18","2019-11-13 17:12:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vestimenta.jpg","<p>Carga Vestimenta</p>\n<p>Cesto inferior: 1 pacote com 2 aventais, 1 pacote com macacão, 1 pacote com 4 sapatilhas, 3 pacotes com 1 touca cada.</p>\n<p>Cesto superior: 1 pacote com macacão, 5 pacotes com gaze, 6 pacotes com máscara.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,0	122,9	0,4	123,3	120,8	0,6	0,6	0,8","1","1","Sheetnov-13-2019 - 05-33 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4576","1683","1158","16188","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-13 17:29:00","2019-11-13 18:29:11","2019-11-13 17:52:30","2019-11-13 18:22:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vestimenta.jpg","<p>Carga Vestimenta</p>\n<p>Cesto inferior: 1 pacote com 2 aventais, 1 pacote com macacão, 1 pacote com 4 sapatilhas, 3 pacotes com 1 touca cada.</p>\n<p>Cesto superior: 1 pacote com macacão, 5 pacotes com gaze, 6 pacotes com máscara.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	122,6	123,1	123,0	0,5	123,3	121,0	0,5	0,6	0,7","1","1","Sheetnov-13-2019 - 06-36 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4577","1712","2239","CWB-FRE0062","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-11-28 16:24:28","2019-11-29 10:13:28","2019-11-29 02:13:28","2019-11-29 10:13:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -29.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,5	-29,6	-28,3	-1,7	-24,9	-31,3	1,14	1,18	1,52","0","1","62.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4578","1712","2239","CWB-FRE0062","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-11-29 10:19:08","2019-11-29 10:38:08","2019-11-29 10:26:08","2019-11-29 10:33:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","62(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4579","1712","2239","CWB-FRE0062","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-11-29 10:44:49","2019-11-29 11:42:49","2019-11-29 10:50:49","2019-11-29 11:34:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 44 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","62(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4580","1713","2239","CWB-CMR0141","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-28 16:04:11","2019-11-29 10:12:16","2019-11-29 02:12:45","2019-11-29 10:12:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Placas de Refrigeração.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,2	3,9	4,5	-0,5	5,7	2,1	0,60	0,98	0,80","0","1","141.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4581","1713","2239","CWB-CMR0141","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-29 10:16:19","2019-11-29 10:35:20","2019-11-29 10:22:19","2019-11-29 10:30:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","141(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4582","1713","2239","CWB-CMR0141","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-11-29 10:40:09","2019-11-29 11:46:13","2019-11-29 10:46:09","2019-11-29 11:40:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 54 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","141(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4583","1714","2239","CWB-CMR0087","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-28 15:55:05","2019-11-29 08:43:10","2019-11-29 00:43:13","2019-11-29 08:43:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,0	5,4	5,3	-1,3	9,1	0,9	2,12	1,12	2,49","0","1","87.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4584","1714","2239","CWB-CMR0087","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-29 08:47:28","2019-11-29 09:19:34","2019-11-29 08:55:29","2019-11-29 09:16:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","87(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4585","1714","2239","CWB-CMR0087","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-11-29 09:48:34","2019-11-29 10:33:41","2019-11-29 09:59:36","2019-11-29 10:13:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","87(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4586","1715","2239","CWB-FRE130","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-01 23:00:15","2019-12-02 09:55:53","2019-12-02 01:55:25","2019-12-02 09:55:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-29,0	-29,9	-28,5	-1,5	-26,6	-31,3	1,44	1,24	1,81","0","1","130.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4587","1715","2239","CWB-FRE130","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-12-02 09:59:34","2019-12-02 10:12:35","2019-12-02 10:03:34","2019-12-02 10:09:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","130(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4588","1715","2239","CWB-FRE130","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-02 10:25:35","2019-12-02 11:08:37","2019-12-02 10:29:35","2019-12-02 11:02:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","130(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4589","1716","5036","ECD 045","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-40.00","Distribuição sem carga","-38.00","241","-42.00","1","12","","2019-11-27 09:51:00","2019-11-27 11:54:00","2019-11-27 10:54:00","2019-11-27 11:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-38.0 / Crit.Min.:-42.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","15","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-40,0	-40,0	-39,0	-39,0	-1,0	-38,3	-39,4	0,24	0,11	0,46","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4590","1716","5036","ECD 045","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-10.00","Distribuição sem carga","-8.00","241","-12.00","2","12","","2019-11-27 11:58:00","2019-11-27 14:03:00","2019-11-27 13:03:00","2019-11-27 14:03:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -10.0 / Crit.Máx.:-8.0 / Crit.Min.:-12.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","15","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-10,0	-10,0	-10,3	-10,2	0,2	-9,7	-10,5	0,19	0,09	0,43","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4591","1716","5036","ECD 045","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","241","23.00","2","12","","2019-11-27 14:36:00","2019-11-27 16:56:00","2019-11-27 15:56:00","2019-11-27 16:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","15","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","25,0	25,0	24,4	25,9	-0,9	26,4	25,6	0,21	0,10	0,44","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4592","1716","5036","ECD 045","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","62.00","241","58.00","2","12","","2019-11-27 16:59:00","2019-11-27 19:23:00","2019-11-27 18:23:00","2019-11-27 19:23:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","15","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","60,0	60,0	60,4	60,6	-0,6	60,9	60,3	0,10	0,10	0,39","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4593","1716","5036","ECD 045","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","120.00","Distribuição sem carga","122.00","241","118.00","2","12","","2019-11-27 19:35:00","2019-11-27 21:58:00","2019-11-27 20:58:00","2019-11-27 21:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 120.0 / Crit.Máx.:122.0 / Crit.Min.:118.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","15","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","120,0	120,0	120,1	119,9	0,1	120,4	119,1	0,36	0,11	0,56","1","1","Estudo(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4645","1725","2572","265866","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","9","","2019-12-05 07:45:49","2019-12-05 09:08:49","2019-12-05 08:29:49","2019-12-05 08:59:49","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575895053213.jpg","<p>Carga mista: Tubos de ensaio, pipetas, provetas, ponteiras e bandejas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,4	0,1	122,9	121,8	0,2	0,2	0,5","0","1","TMB01002(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4644","1725","2572","265866","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","9","","2019-12-04 15:24:16","2019-12-04 16:27:16","2019-12-04 15:45:16","2019-12-04 16:15:16","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575895053213.jpg","<p>Carga mista: Tubos de ensaio, pipetas, provetas, ponteiras e bandeijas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	122,4	0,2	123,0	121,7	0,4	0,2	0,6","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4643","1725","2572","265866","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","9","","2019-12-04 14:08:48","2019-12-04 15:21:48","2019-12-04 14:41:48","2019-12-04 15:11:48","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575895053213.jpg","<p>Carga mista: Tubos de ensaio, pipetas, provetas, ponteiras e bandeijas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	122,4	0,2	122,8	121,0	0,6	0,3	0,7","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4597","1717","419","IM 228","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.70","Distribuição com carga","43.00","235","40.00","2","12","","2019-12-04 08:00:38","2019-12-05 10:16:38","2019-12-04 10:16:38","2019-12-05 10:16:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.7 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","41,7	41,7	41,9	41,6	0,1	42,1	41,1	0,31	0,05	0,51","0","1","IM-228.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4598","1717","419","IM 228","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.70","Distribuição sem carga","43.00","235","40.00","1","12","","2019-12-05 10:21:52","2019-12-05 10:42:52","2019-12-05 10:25:52","2019-12-05 10:39:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","im-228.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4599","1717","419","IM 228","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.70","Distribuição sem carga","43.00","235","40.00","2","12","","2019-12-05 10:49:53","2019-12-05 10:59:53","2019-12-05 10:55:43","2019-12-05 10:58:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","IM-228(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4600","1718","2572","223528","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","5","","2019-12-03 13:02:16","2019-12-03 13:57:16","2019-12-03 13:36:16","2019-12-03 13:51:16","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575898881532.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,5	122,5	1,4	122,9	122,1	0,1	0,2	0,3","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4601","1719","2239","CWB-CMR0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-02 15:50:27","2019-12-03 09:42:27","2019-12-03 01:42:27","2019-12-03 09:42:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma fresco descongelado.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","4,0	4,1	4,9	4,5	-0,5	6,1	2,3	0,84	1,10	1,04","0","1","17.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4602","1719","2239","CWB-CMR0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-03 09:50:30","2019-12-03 10:16:30","2019-12-03 09:54:30","2019-12-03 10:08:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","17(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4603","1719","2239","CWB-CMR0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-12-03 10:18:05","2019-12-03 10:53:05","2019-12-03 10:23:05","2019-12-03 10:49:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","17(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4604","1718","2572","223528","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","6","","2019-12-04 08:02:11","2019-12-04 09:07:11","2019-12-04 08:46:11","2019-12-04 09:01:11","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575898961011.jpg","<p>Frascos de vidro com água e tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,7	122,1	1,6	122,8	119,8	0,6	0,6	0,8","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4605","1720","2239","CWB-FRE0061","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-12-02 15:03:26","2019-12-03 10:42:45","2019-12-03 02:42:13","2019-12-03 10:42:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-27,6	-30,3	-29,5	-0,5	-25,5	-32,5	1,19	2,34	4,21","0","1","61.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4606","1720","2239","CWB-FRE0061","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-12-03 10:58:19","2019-12-03 11:19:20","2019-12-03 11:08:20","2019-12-03 11:15:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","61(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4607","1720","2239","CWB-FRE0061","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-03 11:54:37","2019-12-03 13:00:41","2019-12-03 11:57:37","2019-12-03 12:57:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","61(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4608","1718","2572","223528","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","6","","2019-12-04 09:14:40","2019-12-04 09:57:40","2019-12-04 09:34:40","2019-12-04 09:49:40","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575898961011.jpg","<p>Frascos de vidro com água e tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,5	122,2	1,4	122,8	121,1	0,6	0,4	0,8","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4609","1721","2239","CWB-CMR139","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-02 08:31:45","2019-12-03 08:31:53","2019-12-03 00:31:53","2019-12-03 08:31:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e Hemocomponentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,5	4,8	4,6	-0,1	5,6	3,5	0,39	0,54	0,58","0","1","139.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4610","1718","2572","223528","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","6","","2019-12-04 10:02:19","2019-12-04 10:45:19","2019-12-04 10:23:19","2019-12-04 10:38:19","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575898961011.jpg","<p>Frascos de vidro com água e tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,7	122,2	1,6	122,7	120,2	0,7	0,7	0,9","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4611","1721","2239","CWB-CMR139","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-03 08:36:40","2019-12-03 08:58:43","2019-12-03 08:40:40","2019-12-03 08:51:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","139(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4612","1721","2239","CWB-CMR139","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-12-03 09:04:49","2019-12-03 09:40:54","2019-12-03 09:08:49","2019-12-03 09:20:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","139(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4613","1724","2239","CWB-FRE132","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-08 23:00:20","2019-12-09 08:46:58","2019-12-09 00:46:27","2019-12-09 08:46:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de Doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-29,1	-29,0	-29,0	-1,0	-25,9	-31,9	1,16	1,77	1,42","0","1","132.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4614","1724","2239","CWB-FRE132","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-12-09 08:51:06","2019-12-09 09:17:08","2019-12-09 08:56:06","2019-12-09 09:06:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","132(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4615","1724","2239","CWB-FRE132","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-09 11:50:05","2019-12-09 13:22:11","2019-12-09 11:55:05","2019-12-09 12:55:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","132(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4616","1727","291","FPS 8584","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","2","10","","2019-12-04 15:17:06","2019-12-05 17:00:47","2019-12-04 16:17:10","2019-12-05 16:17:44","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-04-01","","0","1","FPS 8584(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4617","1722","2572","223530","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","281","127.00","2","5","","2019-12-03 07:55:55","2019-12-03 09:14:55","2019-12-03 08:47:55","2019-12-03 09:02:55","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575897876106.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","127,0	128,0	128,3	128,1	0,3	128,5	127,5	0,1	0,3	0,3","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4618","1722","2572","223530","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","5","","2019-12-03 09:28:54","2019-12-03 10:39:54","2019-12-03 10:09:54","2019-12-03 10:24:54","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575897956557.jpg","<p>16 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	128,0	128,5	127,6	0,5	128,6	125,3	0,9	0,8	1,1","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4619","1722","2572","223530","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","5","","2019-12-03 10:45:35","2019-12-03 11:34:35","2019-12-03 11:11:35","2019-12-03 11:26:35","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575897956557.jpg","<p>16 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	128,0	128,7	127,7	0,7	128,4	124,4	1,4	1,1	1,7","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4620","1722","2572","223530","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","5","","2019-12-03 11:45:43","2019-12-03 12:37:43","2019-12-03 12:13:43","2019-12-03 12:28:43","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575897956557.jpg","<p>16 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	128,0	128,4	127,6	0,4	128,5	124,6	1,3	1,0	1,5","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4621","1723","2572","132120","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","11","","2019-12-06 08:16:36","2019-12-06 09:46:36","2019-12-06 09:04:36","2019-12-06 09:34:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	122,7	0,2	123,2	122,3	0,1	0,1	0,3","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4622","1723","2572","132120","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-12-06 10:03:22","2019-12-06 11:21:22","2019-12-06 10:37:22","2019-12-06 11:07:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>32 Frascos de vidro de 250ml com &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,6	0,1	123,3	119,7	1,0	0,7	1,2","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4623","1723","2572","132120","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-12-06 11:25:51","2019-12-06 12:34:51","2019-12-06 11:51:51","2019-12-06 12:21:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>32 Frascos de vidro de 250ml de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,6	122,3	0,0	123,2	120,5	0,7	0,4	0,9","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4624","1723","2572","132120","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-12-06 12:42:46","2019-12-06 13:47:46","2019-12-06 13:03:46","2019-12-06 13:33:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>32 Frascos de vidro de 250ml com &aacute;gua cada.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	122,4	0,3	123,2	120,6	0,6	0,5	0,8","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4625","1725","2572","265866","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","10","","2019-12-04 11:35:30","2019-12-04 12:50:30","2019-12-04 12:12:30","2019-12-04 12:43:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575894903867.jpg","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,6	0,1	123,1	121,3	0,2	0,3	0,4","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4626","1728","1535","EQ 136 BIMOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","262","2.00","2","11","","2019-12-09 17:21:46","2019-12-10 09:26:46","2019-12-10 01:26:46","2019-12-10 09:26:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575978038658.jpg","<p>Amostras, pouca carga.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","4,5	5,1	5,0	5,2	-0,7	6,0	3,9	0,48	0,16	0,67","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4627","1729","1158","346089","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-11-27 09:36:00","2019-11-27 10:52:00","2019-11-27 10:09:00","2019-11-27 10:39:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,0	123,0	-1,0	123,4	122,2	0,1	0,2	0,3","1","1","Sheetnov-27-2019 - 12-09 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4628","1729","1158","346089","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-11-27 10:57:00","2019-11-27 12:03:00","2019-11-27 11:23:00","2019-11-27 11:53:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,3	123,3	-0,7	123,5	122,0	0,1	0,3	0,4","1","1","Sheetnov-27-2019 - 01-06 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4629","1729","1158","346089","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termoresistência","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-11-27 12:40:35","2019-11-27 13:52:14","2019-11-27 13:08:04","2019-11-27 13:38:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,2	123,1	-0,8	123,5	122,2	0,1	0,2	0,4","1","1","Sheetnov-28-2019 - 09-11 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4630","1729","1158","346089","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-28 08:44:00","2019-11-28 09:56:00","2019-11-28 09:20:00","2019-11-28 09:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vidraria.jpg","<p><strong>Carga Vidraria </strong>Cesto do inferior: 3 pacotes com frascos de 30 mL. e tampas de silicone; 1 pacote com 20 frascos ampola de 20 mL; 1 pacote com tubos falcon; 2 pacotes com 1 frasco ambar em cada; 1 pacote com becker de 600 mL; 1 pacote com becker de 150 mL; 2 pacotes com 35 tampas de silicone em cada; 2 pacotes com 20 tampas lacres cada; 4 tesouras; 5 pacotes com 2 ponteiras; 1 pacote com 10 ponteiras grande; 2 caixas com ponteiras; 2 pacotes com microtubos; 1 pacote com frasco ampola de 5 mL.</p>\n<p>Cesto do meio: 1 balão de 100 mL; 1 funil de vidro; 2 pacotes com 4 tubos de 50 mL; 1 balão de 250 mL; 2 provetas de 100 mL; 1 proveta de 250 mL; 3 pacotes com 1 tesoura cada; 7 pacotes com 1 pinça em cada; 1 Becker de 250 mL; 2 equipos de filtração.</p>\n<p>Cesto superior: 1 proveta de 500 mL; 1 frasco fernbach 2500 mL; 3 pacotes com 30 tampas de silicone cada; 2 becker de 250 mL; 1 pacote com 30 tampas metalicas cada; 1 pacote com frascos de 50 mL e tampas de silicone; 1 balão de 500 mL; 1 espatula; 1 becker de 100 mL; 2 becker de 400 mL; 2 pacotes com 1 pinça cada; 2 pacotes com 1 tesoura cada; 2 pacotes com 35 lacres cada; 4 pacotes com frasco ampola de 5 ou 7 mL com 4 em cada pacote.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,0	122,8	-1,0	123,4	120,4	0,6	0,7	0,7","1","1","Sheetnov-28-2019 - 10-14 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4631","1729","1158","346089","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-28 10:07:00","2019-11-28 11:18:37","2019-11-28 10:33:00","2019-11-28 10:53:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vidraria.jpg","<p><strong>Carga Vidraria </strong>Cesto do inferior: 3 pacotes com frascos de 30 mL. e tampas de silicone; 1 pacote com 20 frascos ampola de 20 mL; 1 pacote com tubos falcon; 2 pacotes com 1 frasco ambar em cada; 1 pacote com becker de 600 mL; 1 pacote com becker de 150 mL; 2 pacotes com 35 tampas de silicone em cada; 2 pacotes com 20 tampas lacres cada; 4 tesouras; 5 pacotes com 2 ponteiras; 1 pacote com 10 ponteiras grande; 2 caixas com ponteiras; 2 pacotes com microtubos; 1 pacote com frasco ampola de 5 mL.</p>\n<p>Cesto do meio: 1 balão de 100 mL; 1 funil de vidro; 2 pacotes com 4 tubos de 50 mL; 1 balão de 250 mL; 2 provetas de 100 mL; 1 proveta de 250 mL; 3 pacotes com 1 tesoura cada; 7 pacotes com 1 pinça em cada; 1 Becker de 250 mL; 2 equipos de filtração.</p>\n<p>Cesto superior: 1 proveta de 500 mL; 1 frasco fernbach 2500 mL; 3 pacotes com 30 tampas de silicone cada; 2 becker de 250 mL; 1 pacote com 30 tampas metalicas cada; 1 pacote com frascos de 50 mL e tampas de silicone; 1 balão de 500 mL; 1 espatula; 1 becker de 100 mL; 2 becker de 400 mL; 2 pacotes com 1 pinça cada; 2 pacotes com 1 tesoura cada; 2 pacotes com 35 lacres cada; 4 pacotes com frasco ampola de 5 ou 7 mL com 4 em cada pacote.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,8	122,7	-1,2	123,5	120,6	0,8	0,7	1,0","1","1","Sheetnov-28-2019 - 11-34 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4632","1729","1158","346089","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-28 11:28:00","2019-11-28 12:35:00","2019-11-28 11:57:00","2019-11-28 12:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vidraria.jpg","<p><strong>Carga Vidraria </strong>Cesto do inferior: 3 pacotes com frascos de 30 mL. e tampas de silicone; 1 pacote com 20 frascos ampola de 20 mL; 1 pacote com tubos falcon; 2 pacotes com 1 frasco ambar em cada; 1 pacote com becker de 600 mL; 1 pacote com becker de 150 mL; 2 pacotes com 35 tampas de silicone em cada; 2 pacotes com 20 tampas lacres cada; 4 tesouras; 5 pacotes com 2 ponteiras; 1 pacote com 10 ponteiras grande; 2 caixas com ponteiras; 2 pacotes com microtubos; 1 pacote com frasco ampola de 5 mL.</p>\n<p>Cesto do meio: 1 balão de 100 mL; 1 funil de vidro; 2 pacotes com 4 tubos de 50 mL; 1 balão de 250 mL; 2 provetas de 100 mL; 1 proveta de 250 mL; 3 pacotes com 1 tesoura cada; 7 pacotes com 1 pinça em cada; 1 Becker de 250 mL; 2 equipos de filtração.</p>\n<p>Cesto superior: 1 proveta de 500 mL; 1 frasco fernbach 2500 mL; 3 pacotes com 30 tampas de silicone cada; 2 becker de 250 mL; 1 pacote com 30 tampas metalicas cada; 1 pacote com frascos de 50 mL e tampas de silicone; 1 balão de 500 mL; 1 espatula; 1 becker de 100 mL; 2 becker de 400 mL; 2 pacotes com 1 pinça cada; 2 pacotes com 1 tesoura cada; 2 pacotes com 35 lacres cada; 4 pacotes com frasco ampola de 5 ou 7 mL com 4 em cada pacote.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,2	123,0	-0,8	123,4	120,6	0,6	0,7	0,8","1","1","Sheetnov-28-2019 - 12-42 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4633","1729","1158","346089","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-29 09:00:00","2019-11-29 10:36:00","2019-11-29 09:32:00","2019-11-29 10:02:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vestimenta.jpg","<p>Carga Vestimenta</p>\n<p>Cesto inferior: 2 macacões; 2 aventais; 5 pacotes com lenço de bancada; 9 pacotes com máscaras; 9 pacotes com toucas e sapatilhas; 3 pacotes com gaze.</p>\n<p>Cesto do meio: 5 macacões; 3 aventais; 2 panos de chão de área limpa; 3 pacotes de gaze; 7 toucas; 10 máscaras; 10 lenços para bancada; 2 lenços para mop.</p>\n<p>Cesto superior: 3 aventais; 3 macacões; 20 pacotes com gaze; 9 máscaras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,4	122,5	-1,6	123,9	119,8	1,3	0,7	1,5","1","1","Sheetnov-29-2019 - 10-45 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4634","1729","1158","346089","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-29 11:09:00","2019-11-29 13:05:00","2019-11-29 11:51:00","2019-11-29 12:21:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vestimenta.jpg","<p>Carga Vestimenta</p>\n<p>Cesto inferior: 2 macacões; 2 aventais; 5 pacotes com lenço de bancada; 9 pacotes com máscaras; 9 pacotes com toucas e sapatilhas; 3 pacotes com gaze.</p>\n<p>Cesto do meio: 5 macacões; 3 aventais; 2 panos de chão de área limpa; 3 pacotes de gaze; 7 toucas; 10 máscaras; 10 lenços para bancada; 2 lenços para mop.</p>\n<p>Cesto superior: 3 aventais; 3 macacões; 20 pacotes com gaze; 9 máscaras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,5	122,1	-1,5	124,1	114,7	2,9	2,1	3,4","1","1","Sheetnov-29-2019 - 01-12 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4635","1729","1158","346089","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-11-29 13:28:00","2019-11-29 15:06:00","2019-11-29 14:10:00","2019-11-29 14:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga vestimenta.jpg","<p>Carga Vestimenta</p>\n<p>Cesto inferior: 2 macacões; 2 aventais; 5 pacotes com lenço de bancada; 9 pacotes com máscaras; 9 pacotes com toucas e sapatilhas; 3 pacotes com gaze.</p>\n<p>Cesto do meio: 5 macacões; 3 aventais; 2 panos de chão de área limpa; 3 pacotes de gaze; 7 toucas; 10 máscaras; 10 lenços para bancada; 2 lenços para mop.</p>\n<p>Cesto superior: 3 aventais; 3 macacões; 20 pacotes com gaze; 9 máscaras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	122,9	122,8	-1,1	123,7	119,5	1,0	0,7	1,2","1","1","Sheetnov-29-2019 - 03-15 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4636","1729","1158","346089","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-12-02 10:00:00","2019-12-02 11:24:00","2019-12-02 10:43:00","2019-12-02 10:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga meio de cultura.jpg","<p>Carga Meio de Cultura</p>\n<p>Cesto Inferior: 1 cesto grande com 12 frascos ampola de 50 mL com 30 mL. De água; 2 cestos com 6 frascos de leite de 100 mL. Com 80 mL. De água; 1 cesto com 1 balão de 500 mL. Com 300 mL + 4 tubos com 10 mL. </p>\n<p>Cesto do meio: 1 cesto com 16 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 1 cesto com 12 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 1 cesto com 10 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 2 balões de 500 mL. com 250 mL de água; 1 balão de 250 mL. com 100 mL. de água; 10 frascos erlenmeyer de 250 mL. com 100 mL. de água.</p>\n<p>Cesto superior: 1 erlenmeyer de 1000 mL. comm 300 mL. de água; 1 frasco âmbar de 1000 mL. com 900 mL. de água; 2 frascos fernback de 2500 mL. com 400 mL. de água; 3 balões de 1000 mL. com 450 mL. de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,4	122,1	-0,6	123,7	117,7	1,4	1,7	1,6","1","1","Sheetdez-2-2019 - 11-30 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4637","1729","1158","346089","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-12-04 08:28:00","2019-12-04 10:34:00","2019-12-04 09:51:00","2019-12-04 10:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga meio de cultura.jpg","<p>Carga Meio de Cultura</p>\n<p>Cesto Inferior: 1 cesto grande com 12 frascos ampola de 50 mL com 30 mL. De água; 2 cestos com 6 frascos de leite de 100 mL. Com 80 mL. De água; 1 cesto com 1 balão de 500 mL. Com 300 mL + 4 tubos com 10 mL. </p>\n<p>Cesto do meio: 1 cesto com 16 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 1 cesto com 12 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 1 cesto com 10 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 2 balões de 500 mL. com 250 mL de água; 1 balão de 250 mL. com 100 mL. de água; 10 frascos erlenmeyer de 250 mL. com 100 mL. de água.</p>\n<p>Cesto superior: 1 erlenmeyer de 1000 mL. comm 300 mL. de água; 1 frasco âmbar de 1000 mL. com 900 mL. de água; 2 frascos fernback de 2500 mL. com 400 mL. de água; 3 balões de 1000 mL. com 450 mL. de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,3	122,3	-0,7	123,6	117,8	1,3	1,7	1,6","1","1","Sheetdez-4-2019 - 10-43 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4638","1729","1158","346089","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","12","","2019-12-04 11:24:00","2019-12-04 13:06:00","2019-12-04 12:01:00","2019-12-04 12:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga meio de cultura.jpg","<p>Carga Meio de Cultura</p>\n<p>Cesto Inferior: 1 cesto grande com 12 frascos ampola de 50 mL com 30 mL. De água; 2 cestos com 6 frascos de leite de 100 mL. Com 80 mL. De água; 1 cesto com 1 balão de 500 mL. Com 300 mL + 4 tubos com 10 mL. </p>\n<p>Cesto do meio: 1 cesto com 16 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 1 cesto com 12 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 1 cesto com 10 frascos ampola de 50 mL. com 30 mL. de água; 2 balões de 500 mL. com 250 mL de água; 1 balão de 250 mL. com 100 mL. de água; 10 frascos erlenmeyer de 250 mL. com 100 mL. de água.</p>\n<p>Cesto superior: 1 erlenmeyer de 1000 mL. comm 300 mL. de água; 1 frasco âmbar de 1000 mL. com 900 mL. de água; 2 frascos fernback de 2500 mL. com 400 mL. de água; 3 balões de 1000 mL. com 450 mL. de água.</p>","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","121,0	124,0	123,4	122,4	-0,6	123,7	117,4	1,4	1,8	1,6","1","1","Sheetdez-4-2019 - 01-14 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4639","1730","176","183822","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","124.00","Distribuição sem carga","127.00","296","124.00","1","12","","2019-12-04 09:19:00","2019-12-04 10:34:00","2019-12-04 09:32:00","2019-12-04 10:02:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 124.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01006 Vazio(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4640","1730","176","183822","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","124.00","Distribuição com carga","127.00","296","124.00","3","11","","2019-12-05 09:15:00","2019-12-05 10:44:00","2019-12-05 09:50:00","2019-12-05 10:20:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>50 tubos de ensaio e 15 Frascos Schott de 100ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 124.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","1Â° carga(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4641","1730","176","183822","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","124.00","Distribuição com carga","127.00","296","124.00","3","11","","2019-12-05 13:56:00","2019-12-05 15:09:00","2019-12-05 14:15:00","2019-12-05 14:45:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>50 tubos de ensaio e 15 Frascos Schott de 100ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 124.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","2Â°Carga(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4642","1730","176","183822","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","124.00","Distribuição com carga","127.00","296","124.00","3","11","","2019-12-05 15:22:00","2019-12-05 16:19:00","2019-12-05 15:30:00","2019-12-05 16:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>50 tubos de ensaio e 15 Frascos Schott de 100ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 124.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:124.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","3Â° carga(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4646","1726","2572","314153","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","281","127.00","2","10","","2019-12-05 10:15:44","2019-12-05 11:30:44","2019-12-05 11:04:44","2019-12-05 11:19:44","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575890414066.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	128,0	128,7	128,6	0,7	128,9	128,1	0,1	0,2	0,4","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4647","1726","2572","314153","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","4","10","","2019-12-05 11:42:59","2019-12-05 12:42:59","2019-12-05 12:13:59","2019-12-05 12:28:59","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575890532189.jpg","<p>20 Frascos de vidro de 250ml com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	128,0	128,8	127,9	0,8	128,6	127,3	0,3	0,4	0,5","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4648","1726","2572","314153","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","4","10","","2019-12-05 12:45:25","2019-12-05 13:40:25","2019-12-05 13:13:25","2019-12-05 13:28:25","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575890532189.jpg","<p>20 Frascos de vidro de 250ml com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","127,0	128,0	128,8	128,4	0,8	128,8	127,4	0,3	0,3	0,6","0","1","TMB01002(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4649","1726","2572","314153","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","10","","2019-12-05 13:45:01","2019-12-05 14:42:01","2019-12-05 14:11:01","2019-12-05 14:26:11","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575890532189.jpg","<p>20 Frascos de vidro de 250ml com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	128,0	128,9	128,2	0,9	128,7	125,9	0,3	0,7	0,6","0","1","TMB01002(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4650","1731","291","DMI 11012","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","1","10","","2019-12-12 09:35:24","2019-12-12 11:21:31","2019-12-12 09:35:24","2019-12-12 11:21:31","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 46 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","2","13","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","DMI-11012(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4651","1497","752","122866","2","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","2","","2019-09-10 13:17:06","2019-09-10 14:12:06","2019-09-10 13:47:06","2019-09-10 14:06:06","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","2","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	121,0	124,2	124,2	3,2	124,7	123,6	2,6	0,3	3,0","0","1","SENSOR 1 - 1Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.122866.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4652","1497","752","122866","3","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","2","","2019-09-10 14:39:36","2019-09-10 15:31:36","2019-09-10 15:06:36","2019-09-10 15:25:36","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga mista</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","2","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	121,0	124,3	124,2	3,3	124,9	123,7	2,8	0,3	4,0","0","1","SENSOR 1 - 2Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.122866(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4653","1497","752","122866","4","4","OMEGA","OM-CP-IFC400","LBC-2018-0SF2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","2","","2019-09-10 16:03:51","2019-09-10 16:55:51","2019-09-10 16:30:51","2019-09-10 16:49:51","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga mista.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","2","1","","","6","22","CT-R 2019-0555 CL","2020-05-01","121,0	121,0	124,0	124,0	3,0	124,7	123,6	2,6	0,3	3,0","0","1","SENSOR 1 - 3Âº ESTUDO COM CARGA - AUTOCLAVE PATR.122866 - BIOINDICADOR.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4654","1738","2239","CWB-CMR137","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-12-10 08:52:31","2019-12-11 08:27:31","2019-12-11 00:27:31","2019-12-11 08:27:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","4,5	4,8	4,2	4,4	0,1	5,5	3,3	0,47	0,58	0,66","0","1","137.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4655","1737","232","AU-MAG-001","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","12","","2019-12-05 09:28:00","2019-12-05 10:25:00","2019-12-05 09:54:00","2019-12-05 10:09:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	123,0	122,6	0,4	123,0	120,7	0,2	0,5	0,3","1","1","Estudo VAZIO MEIOS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4656","1738","2239","CWB-CMR137","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","11","","2019-12-11 08:30:47","2019-12-11 08:57:47","2019-12-11 08:34:47","2019-12-11 08:50:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","137(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4657","1738","2239","CWB-CMR137","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-12-11 08:58:22","2019-12-11 09:29:22","2019-12-11 09:07:22","2019-12-11 09:22:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","137(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4658","1739","2239","CWB-CMR136","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-10 08:53:10","2019-12-11 08:26:44","2019-12-11 00:25:11","2019-12-11 08:25:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,5	4,8	4,9	4,7	-0,2	6,2	3,0	0,51	0,92	0,72","0","1","136.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4659","1739","2239","CWB-CMR136","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-11 08:30:05","2019-12-11 08:50:06","2019-12-11 08:35:05","2019-12-11 08:47:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","136(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4660","1739","2239","CWB-CMR136","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-12-11 08:54:24","2019-12-11 09:27:26","2019-12-11 08:58:24","2019-12-11 09:21:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","136(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4661","1665","752","405716","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","60.00","Distribuição com carga","63.00","262","60.00","1","12","","2019-11-06 11:59:00","2019-11-06 13:49:00","2019-11-06 12:15:00","2019-11-06 12:24:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573733787257.jpg","<p>Carga mista - Material plástico diverso.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:63.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","60,0	62,3	62,6	63,0	0,4	63,9	62,1	0,2	0,5	1,0","0","1","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4662","1665","752","405716","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","60.00","Distribuição com carga","63.00","262","60.00","1","11","","2019-11-06 14:00:00","2019-11-06 15:43:00","2019-11-06 14:14:00","2019-11-06 14:24:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573733787257.jpg","<p>Carga mista - Material plástico diverso.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:63.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","60,0	62,2	62,5	63,0	0,4	64,0	61,8	0,2	0,7	1,0","0","1","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4663","1665","752","405716","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","60.00","Distribuição com carga","63.00","262","60.00","1","11","","2019-11-06 15:50:00","2019-11-06 17:24:00","2019-11-06 16:05:00","2019-11-06 16:15:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1573733787257.jpg","<p>Carga mista - Material plástico diverso.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:63.0 / Crit.Min.:60.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","6","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","60,0	63,0	63,4	63,9	0,4	65,4	62,3	0,1	1,0	1,0","0","1","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4668","1740","752","202905","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","12","","2019-10-26 10:59:00","2019-10-26 11:54:00","2019-10-26 11:16:00","2019-10-26 11:21:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	135,0	136,3	136,6	1,3	136,9	136,1	0,2	0,2	0,4","0","1","134ÂºC - 5 min.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4664","1654","752","100181","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","83.00","281","80.00","2","11","","2019-10-31 10:37:00","2019-10-31 11:51:00","2019-10-31 11:22:00","2019-10-31 11:27:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:83.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","10","0.00","0.00","0","12","1","","","14","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","80,0	80,6	81,2	81,5	0,7	82,5	80,9	0,4	0,1	0,6","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4665","1654","752","100181","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","80.00","Distribuição com carga","83.00","281","80.00","2","11","","2019-10-31 12:23:00","2019-10-31 13:41:00","2019-10-31 13:12:00","2019-10-31 13:17:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Nebulizadores.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:83.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","80,0	80,6	81,4	81,6	0,8	82,8	80,5	0,5	0,2	0,7","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4666","1654","752","100181","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","80.00","Distribuição com carga","83.00","281","80.00","1","11","","2019-10-31 13:44:00","2019-10-31 15:02:00","2019-10-31 14:33:00","2019-10-31 14:38:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Nebulizadores.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:83.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","80,0	80,6	81,5	81,5	0,9	82,8	80,5	0,4	0,3	0,7","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4667","1654","752","100181","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","80.00","Distribuição com carga","83.00","281","80.00","2","11","","2019-10-31 15:13:00","2019-10-31 16:38:00","2019-10-31 16:01:00","2019-10-31 16:06:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Nebulizadores.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:83.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","10","80.00","10.00","1","12","1","","","14","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","80,0	80,6	81,5	81,6	0,8	82,9	80,8	0,4	0,3	0,6","0","1","TMB01002(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4669","1740","752","202905","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-26 12:44:00","2019-10-26 14:41:00","2019-10-26 14:03:00","2019-10-26 14:08:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -5.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","134,0	134,8	136,2	135,8	1,4	136,5	134,7	0,1	0,6	0,4","0","1","1 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4670","1740","752","202905","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","11","","2019-10-28 08:38:00","2019-10-28 09:39:00","2019-10-28 09:01:00","2019-10-28 09:06:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -5.jpg","<p>Roupas e Instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,8	136,3	136,1	1,5	136,5	135,3	0,1	0,4	0,4","0","1","2 carga.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4671","1741","2239","CWB-FRE131","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-09 14:25:32","2019-12-10 09:52:55","2019-12-10 01:52:55","2019-12-10 09:52:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-28,0	-24,3	-24,2	-5,8	-23,2	-25,4	0,74	0,21	1,09","0","1","131(5).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4672","1740","752","202905","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","12","","2019-10-28 10:13:00","2019-10-28 11:11:00","2019-10-28 10:33:00","2019-10-28 10:38:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -5.jpg","<p>Roupas e instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,8	136,3	135,9	1,6	136,6	134,9	0,2	0,5	0,5","0","1","3 carga(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4673","1740","752","202905","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","1","12","","2019-10-26 12:12:00","2019-10-26 13:12:00","2019-10-26 12:27:00","2019-10-26 12:37:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,7	136,2	136,6	1,5	137,6	136,1	0,4	0,3	0,7","0","1","134ÂºC - 10 min.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4674","1741","2239","CWB-FRE131","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-12-11 11:21:21","2019-12-11 13:22:41","2019-12-11 11:27:22","2019-12-11 12:10:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","131(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4675","1740","752","202905","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","10","","2019-10-28 11:52:00","2019-10-28 12:53:00","2019-10-28 12:11:00","2019-10-28 12:16:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -10.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,7	136,2	136,2	1,5	136,7	135,6	0,2	0,3	0,4","0","1","1 carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4676","1741","2239","CWB-FRE131","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-11 13:37:39","2019-12-11 14:08:43","2019-12-11 13:41:40","2019-12-11 14:04:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","131(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4677","1740","752","202905","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","10","","2019-10-28 13:30:00","2019-10-28 14:32:00","2019-10-28 13:49:00","2019-10-28 13:59:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -10.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,8	136,5	136,2	1,7	136,9	135,6	0,3	0,3	0,5","0","1","2 carga(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4678","1740","752","202905","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","4","10","","2019-10-28 15:05:00","2019-10-28 16:05:00","2019-10-28 15:23:00","2019-10-28 15:33:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -10.jpg","<p>Instrumental pesado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","134,0	134,9	136,5	136,2	1,7	136,6	135,6	0,2	0,2	0,5","0","1","3 carga(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4679","1736","2572","265867","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","6","10","","2019-11-26 14:08:19","2019-11-26 15:16:19","2019-11-26 14:51:19","2019-11-26 15:06:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20191212_124702_198.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	122,6	122,2	122,0	-0,4	122,4	120,9	0,1	0,3	0,3","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4680","1736","2572","265867","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","127.00","281","121.00","3","10","","2019-11-27 08:30:39","2019-11-27 09:50:39","2019-11-27 09:26:39","2019-11-27 09:41:39","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20191212_124711_482.jpg","<p>Placas de vidro, tubos de ensaio e frasco com água (2 litros).</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:127.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	122,6	122,5	122,0	-0,1	122,7	118,6	1,5	1,0	1,7","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4681","1736","2572","265867","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","10","","2019-11-27 09:57:07","2019-11-27 10:52:07","2019-11-27 10:23:07","2019-11-27 10:38:07","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20191212_124711_482.jpg","<p>Placas de vidro, tubos de ensaio e frasco com água (2 litros).</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,0	0,1	122,7	117,4	1,8	1,4	2,1","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4682","1736","2572","265867","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","10","","2019-11-27 11:00:32","2019-11-27 11:56:32","2019-11-27 11:27:32","2019-11-27 11:42:32","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20191212_124711_482.jpg","<p>Placas de vidro, tubos de ensaio e frasco com água (2 litros).</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,0	0,1	122,6	119,0	1,3	0,9	1,5","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4683","1734","2572","144118","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","281","127.00","2","11","","2019-11-25 14:54:53","2019-11-25 16:18:53","2019-11-25 15:42:53","2019-11-25 15:57:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20191212_122253_728.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	127,9	128,3	5,3	129,1	127,1	0,6	0,4	3,1","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4684","1734","2572","144118","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","11","","2019-11-26 08:39:18","2019-11-26 10:17:18","2019-11-26 09:38:18","2019-11-26 09:53:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20191212_122255_889.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	122,6	128,3	124,3	5,7	127,3	118,3	1,8	2,4	3,7","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4685","1734","2572","144118","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","11","","2019-11-26 10:23:51","2019-11-26 11:36:51","2019-11-26 10:53:51","2019-11-26 11:08:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20191212_122255_889.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250ml de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","127,0	122,6	128,0	126,4	5,4	128,3	120,7	2,1	2,1	3,9","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4686","1734","2572","144118","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","11","","2019-11-26 11:44:59","2019-11-26 13:05:59","2019-11-26 12:12:59","2019-11-26 12:27:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20191212_122255_889.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	122,6	128,0	125,8	5,4	127,8	119,7	2,2	2,3	4,0","0","1","TMB01002(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4687","1735","2572","226218","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","127.00","Distribuição sem carga","130.00","281","127.00","2","11","","2019-12-02 07:44:22","2019-12-02 09:02:22","2019-12-02 08:36:22","2019-12-02 08:51:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575908883209(1).jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	122,6	128,5	128,1	5,9	128,8	127,5	0,2	0,2	0,4","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4688","1735","2572","226218","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","11","","2019-12-02 09:27:10","2019-12-02 11:00:10","2019-12-02 10:28:10","2019-12-02 10:43:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575909014142.jpg","<p>18 Frascos de vidro com 250ml de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	122,6	128,2	124,4	5,6	126,7	119,1	1,9	1,9	2,1","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4689","1735","2572","226218","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","11","","2019-12-02 11:10:59","2019-12-02 12:14:59","2019-12-02 11:41:59","2019-12-02 11:56:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575909014142.jpg","<p>18 Frascos de vidro com 250ml de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	122,6	128,7	127,0	6,1	128,3	123,4	1,4	1,1	1,7","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4690","1735","2572","226218","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","127.00","Distribuição com carga","130.00","281","127.00","3","11","","2019-12-02 12:20:13","2019-12-02 13:22:13","2019-12-02 12:51:13","2019-12-02 13:06:13","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1575909014142.jpg","<p>18 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 127.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:127.0 ºC)","8","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","127,0	122,6	128,5	126,7	5,9	128,6	122,1	1,6	1,4	1,9","0","1","TMB01002(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4691","1742","291","FPS 6649","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","11","","2019-12-12 00:00:41","2019-12-13 01:30:00","2019-12-12 01:00:45","2019-12-13 01:00:57","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hemácias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 6649(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4740","1756","2572","229744","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","11","","2019-11-29 08:23:01","2019-11-29 09:46:01","2019-11-29 09:02:01","2019-11-29 09:32:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578270064365.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	123,1	122,9	0,5	123,5	122,0	0,3	0,2	0,5","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4692","1743","291","FPS 8976","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","11","","2019-12-10 15:27:34","2019-12-11 17:00:44","2019-12-10 16:27:37","2019-12-11 16:27:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Hem&aacute;cias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 8976.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4693","1744","291","FPS 9459","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","10","","2019-12-13 13:20:20","2019-12-14 15:00:56","2019-12-13 14:20:24","2019-12-14 14:20:53","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos com &aacute;gua (250ml).</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 9459.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4694","1733","752","403074","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","11","","2019-10-11 08:53:00","2019-10-11 09:35:00","2019-10-11 09:08:00","2019-10-11 09:28:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,4	122,5	122,7	1,1	123,4	119,9	0,3	0,6	0,5","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4695","1733","752","403074","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-11 10:18:00","2019-10-11 11:05:00","2019-10-11 10:36:00","2019-10-11 10:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Jarras de inox e vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,6	122,2	1,1	122,8	119,4	0,1	0,7	0,3","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4696","1733","752","403074","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-11 11:10:00","2019-10-11 11:55:00","2019-10-11 11:27:00","2019-10-11 11:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Jarras de inox e vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,4	122,4	0,9	122,9	120,0	0,1	0,6	0,4","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4697","1733","752","403074","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-11 12:01:00","2019-10-11 12:45:00","2019-10-11 12:18:00","2019-10-11 12:38:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Jarras de inox e vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,5	122,3	1,0	122,8	119,4	0,1	0,7	0,4","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4698","1732","752","408390","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","241","134.00","1","12","","2019-10-09 08:15:00","2019-10-09 08:50:00","2019-10-09 08:28:00","2019-10-09 08:33:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,6	135,2	135,0	0,6	135,8	133,7	0,3	0,6	0,5","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4699","1732","752","408390","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-09 10:18:00","2019-10-09 11:00:00","2019-10-09 10:40:00","2019-10-09 10:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 134.jpg","<p>10 vidrarias, 9 pacotes de tecidos e 7 bacias com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,6	134,3	134,0	-0,4	134,3	133,2	0,1	0,4	0,3","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4700","1732","752","408390","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-09 12:38:00","2019-10-09 13:20:00","2019-10-09 13:00:00","2019-10-09 13:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 134.jpg","<p>10 vidrarias, 9 pacotes de tecido e 7 bacias com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,6	134,3	134,2	-0,2	135,2	133,8	0,3	0,2	0,6","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4701","1732","752","408390","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","12","","2019-10-09 14:14:00","2019-10-09 15:00:00","2019-10-09 14:36:00","2019-10-09 14:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 134.jpg","<p>10 vidrarias, 9 pacotes de tecidos e 7 bacias com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","134,0	134,6	134,5	134,1	-0,1	134,4	133,6	0,1	0,2	0,4","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4702","1732","752","408390","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2019-10-09 09:01:00","2019-10-09 09:45:00","2019-10-09 09:15:00","2019-10-09 09:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,3	122,4	0,8	123,2	121,9	0,3	0,3	0,6","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4703","1732","752","408390","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-10 09:13:00","2019-10-10 10:05:00","2019-10-10 09:34:00","2019-10-10 09:49:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 121.jpg","<p>10 vidrarias, 9 pacotes de tecidos e 7 bacias com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,6	122,1	121,5	0,4	122,2	121,0	0,3	0,3	0,4","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4704","1732","752","408390","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-10-10 10:47:00","2019-10-10 11:45:00","2019-10-10 11:11:00","2019-10-10 11:26:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 121.jpg","<p>10 vidrarias, 9 pacotes de tecidos e 7 bacias com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,7	121,9	121,3	0,3	121,7	121,0	0,2	0,1	0,5","1","1","Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4705","1732","752","408390","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","12","","2019-10-10 12:42:30","2019-10-10 13:45:00","2019-10-10 13:06:30","2019-10-10 13:21:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 121.jpg","<p>10 vidrarias, 9 pacotes de tecidos e 7 bacias com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,7	121,8	121,3	0,1	121,7	121,1	0,2	0,1	0,4","1","1","Estudo(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4706","1745","2239","CWB-CMR0086","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-11 14:39:25","2019-12-12 08:22:46","2019-12-12 00:22:43","2019-12-12 08:22:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,1	4,0	4,6	-0,6	5,9	2,4	0,81	1,15	1,01","0","1","86.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4707","1745","2239","CWB-CMR0086","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-12 08:27:28","2019-12-12 08:44:31","2019-12-12 08:31:29","2019-12-12 08:40:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","86(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4708","1745","2239","CWB-CMR0086","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-12-12 08:50:48","2019-12-12 09:08:50","2019-12-12 08:54:48","2019-12-12 08:59:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","86(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4709","1746","2239","CWB-CMR143","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-12-11 15:55:47","2019-12-12 01:21:47","2019-12-11 17:21:47","2019-12-12 01:21:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","3,5	3,7	3,1	5,0	-1,5	8,0	2,3	1,71	0,67	2,02","0","1","143.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4710","1746","2239","CWB-CMR143","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-12-12 09:53:56","2019-12-12 10:38:56","2019-12-12 09:57:56","2019-12-12 10:26:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","143(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4711","1746","2239","CWB-CMR143","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-12-12 10:39:45","2019-12-12 11:12:45","2019-12-12 10:44:45","2019-12-12 11:10:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","143(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4712","1747","2239","CWB-FRE0029","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-11 15:41:34","2019-12-12 13:51:01","2019-12-12 05:31:29","2019-12-12 13:51:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox (Gelo Reciclável).</p>","8 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,0	-27,5	-23,3	-6,7	-22,2	-24,5	0,60	0,00	0,97","0","1","29.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4713","1747","2239","CWB-FRE0029","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-12-12 13:54:01","2019-12-12 15:11:06","2019-12-12 13:59:01","2019-12-12 14:05:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","29(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4714","1747","2239","CWB-FRE0029","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-12 15:40:34","2019-12-12 16:13:36","2019-12-12 15:44:34","2019-12-12 16:12:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","29(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4715","1748","2239","CWB-CMR006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-12-12 15:47:56","2019-12-13 08:25:56","2019-12-13 00:25:56","2019-12-13 08:25:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","4,0	4,2	4,2	4,2	-0,2	5,5	2,9	0,39	0,76	0,59","0","1","6.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4716","1748","2239","CWB-CMR006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","11","","2019-12-13 08:39:08","2019-12-13 09:11:08","2019-12-13 08:44:08","2019-12-13 09:03:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","6(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4717","1748","2239","CWB-CMR006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-12-13 09:15:32","2019-12-13 09:58:32","2019-12-13 09:23:32","2019-12-13 09:56:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","006.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4718","1749","2239","CWB-CMR002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-12-12 13:49:13","2019-12-13 08:25:35","2019-12-13 00:25:35","2019-12-13 08:25:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e Amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,2	4,3	4,4	-0,4	5,6	2,4	0,59	0,82	0,78","0","1","002.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4719","1749","2239","CWB-CMR002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-12-13 08:39:47","2019-12-13 08:58:51","2019-12-13 08:44:48","2019-12-13 08:54:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4720","1749","2239","CWB-CMR002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-12-13 09:01:21","2019-12-13 09:43:29","2019-12-13 09:07:22","2019-12-13 09:38:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","02.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4721","1750","2239","CWB-FRE0037","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-12 16:28:41","2019-12-13 09:30:48","2019-12-13 01:30:17","2019-12-13 09:30:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox (Gelo Reciclável).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,7	-27,3	-27,0	-3,0	-25,4	-28,4	0,75	0,64	1,14","0","1","37.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4722","1750","2239","CWB-FRE0037","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-12-13 09:34:43","2019-12-13 09:46:43","2019-12-13 09:38:43","2019-12-13 09:45:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","37(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4723","1750","2239","CWB-FRE0037","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-12-13 10:06:34","2019-12-13 11:09:38","2019-12-13 10:11:34","2019-12-13 11:06:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 55 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","37(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4724","1751","2239","CWB-CMR0031","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-12-15 20:00:36","2019-12-16 05:35:53","2019-12-15 21:35:48","2019-12-16 05:35:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,2	4,5	4,0	5,4	-1,2	6,5	2,9	0,99	0,86	1,20","0","1","31.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4725","1751","2239","CWB-CMR0031","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-12-16 09:46:57","2019-12-16 10:08:01","2019-12-16 09:52:58","2019-12-16 10:02:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","31(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4726","1751","2239","CWB-CMR0031","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-12-16 10:11:56","2019-12-16 11:24:07","2019-12-16 10:15:56","2019-12-16 11:12:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 56 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","31(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4727","1752","2239","CWB-CMR0068","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-12-15 20:00:29","2019-12-16 05:38:29","2019-12-15 21:38:29","2019-12-16 05:38:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","4,0	4,2	4,1	4,3	-0,3	5,6	2,8	0,48	0,83	0,68","0","1","68.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4728","1752","2239","CWB-CMR0068","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","11","","2019-12-16 09:47:28","2019-12-16 10:04:28","2019-12-16 09:53:28","2019-12-16 10:01:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","68(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4729","1752","2239","CWB-CMR0068","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-12-16 10:19:24","2019-12-16 10:53:24","2019-12-16 10:25:24","2019-12-16 10:45:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","68(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4730","1737","232","AU-MAG-001","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-12-05 10:40:00","2019-12-05 11:40:00","2019-12-05 11:06:00","2019-12-05 11:21:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - meio de cultura.jpg","<p>16 Frascos de 500ml com 300ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	123,1	119,5	0,5	122,6	111,2	1,0	3,5	1,3","1","1","Estudo 1Âº CARGA MEIOS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4731","1737","232","AU-MAG-001","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-12-05 12:24:00","2019-12-05 13:15:00","2019-12-05 12:43:00","2019-12-05 12:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - meio de cultura.jpg","<p>16 Frascos de 500ml com 300ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	120,0	0,3	122,6	112,1	0,9	3,2	1,2","1","1","Estudo 2Âº CARGA MEIOS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4732","1737","232","AU-MAG-001","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-12-05 13:28:00","2019-12-05 14:20:00","2019-12-05 13:47:00","2019-12-05 14:02:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga - meio de cultura.jpg","<p>16 Frascos de 500ml com 300ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,3	120,0	-0,3	122,3	114,1	0,7	2,4	1,0","1","1","Estudo 3Âº CARGA MEIOS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4733","1737","232","AU-MAG-001","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2019-12-06 08:34:00","2019-12-06 09:35:00","2019-12-06 09:02:00","2019-12-06 09:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	122,6	0,2	122,9	121,9	0,1	0,2	0,4","1","1","Estudo VAZIO MATERIAIS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4734","1737","232","AU-MAG-001","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-12-06 09:44:00","2019-12-06 10:35:00","2019-12-06 10:03:00","2019-12-06 10:23:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - materiais.jpg","<p>20 pacotes contendo 5 frascos de 50ml.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	122,6	0,3	123,0	120,6	0,2	0,5	0,4","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4735","1737","232","AU-MAG-001","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-12-06 10:41:00","2019-12-06 11:25:00","2019-12-06 10:56:00","2019-12-06 11:16:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - materiais.jpg","<p>20 pacotes contendo 5 frascos de 50ml.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	122,6	0,2	123,2	120,4	0,2	0,5	0,5","1","1","Estudo 2Âº CARGA MATERIAIS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4736","1737","232","AU-MAG-001","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-12-06 11:32:00","2019-12-06 12:25:00","2019-12-06 11:50:00","2019-12-06 12:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - materiais.jpg","<p>20 pacotes contendo 5 frascos de 50ml.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,4	0,1	122,7	120,7	0,1	0,5	0,4","1","1","Estudo 3Âº CARGA MATERIAIS.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4737","1753","291","FPS 6625","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","256","2.00","1","10","","2019-12-13 16:23:24","2019-12-14 18:00:03","2019-12-13 17:23:26","2019-12-14 17:23:01","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes e Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","FPS 6625.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4738","1754","291","FPS 6625","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","10","","2019-12-13 16:23:24","2019-12-14 18:00:03","2019-12-13 17:23:26","2019-12-14 17:23:01","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes e Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2019-0681 CL","2020-07-01","","0","1","FPS 6625(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4739","1755","291","FPS 9458","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","10","","2019-12-19 08:21:00","2019-12-20 09:48:00","2019-12-19 09:21:00","2019-12-20 09:21:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos com água (250ml).</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 9458(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4741","1756","2572","229744","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-11-29 10:01:14","2019-11-29 11:25:14","2019-11-29 10:42:14","2019-11-29 11:12:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578269750229.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","121,0	122,6	123,0	120,8	0,4	122,9	114,1	0,7	2,2	0,9","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4742","1756","2572","229744","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-11-29 11:35:59","2019-11-29 12:47:59","2019-11-29 12:06:59","2019-11-29 12:36:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578269750229.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	120,0	0,3	122,1	113,8	1,1	2,2	1,3","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4743","1756","2572","229744","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-11-29 12:58:45","2019-11-29 14:20:45","2019-11-29 13:37:45","2019-11-29 14:07:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578269750229.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	119,7	0,2	122,3	112,5	2,3	2,7	2,6","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4744","1757","2572","226217","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","11","","2019-11-28 07:57:39","2019-11-28 09:09:39","2019-11-28 08:43:39","2019-11-28 08:58:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578270762840.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,0	122,2	-0,6	123,1	121,5	0,2	0,4	0,4","0","1","TMB01002(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4745","1757","2572","226217","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","11","","2019-11-28 09:20:12","2019-11-28 10:24:12","2019-11-28 10:02:12","2019-11-28 10:17:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578270623268.jpg","<p>Carga mista - Frasco com água, placas de petri e vidraria.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,9	0,1	123,4	122,3	0,4	0,2	0,5","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4746","1757","2572","226217","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","4","11","","2019-11-28 10:33:53","2019-11-28 11:14:53","2019-11-28 10:52:53","2019-11-28 11:07:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578270623268.jpg","<p>Carga mista - Frasco com água, placas de petri e vidraria.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,9	0,1	123,4	122,1	0,4	0,2	0,6","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4747","1757","2572","226217","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-11-28 11:25:22","2019-11-28 12:05:22","2019-11-28 11:43:22","2019-11-28 11:58:22","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578270623268.jpg","<p>Carga mista - Frasco com água, placas de petri e vidraria.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	122,8	0,2	123,4	120,8	0,5	0,6	0,7","0","1","TMB01002(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4748","1758","2572","229744","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","11","","2019-11-29 08:23:01","2019-11-29 09:46:01","2019-11-29 09:02:01","2019-11-29 09:32:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578270064365.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	123,1	122,9	0,5	123,5	122,0	0,3	0,2	0,5","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4749","1758","2572","229744","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-11-29 10:01:14","2019-11-29 11:25:14","2019-11-29 10:42:14","2019-11-29 11:12:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578269750229.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250ml de água.</p>","1 Horas (s) 54 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	123,0	120,8	0,4	122,9	114,1	0,7	2,2	0,9","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4750","1758","2572","229744","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-11-29 11:35:59","2019-11-29 12:47:59","2019-11-29 12:06:59","2019-11-29 12:36:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578269750229.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250 ml de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	120,0	0,3	122,1	113,8	1,1	2,2	1,3","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4751","1758","2572","229744","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-11-29 12:58:45","2019-11-29 14:20:45","2019-11-29 13:37:45","2019-11-29 14:07:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1578269750229.jpg","<p>20 Frascos de vidro com 250ml de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	119,7	0,2	122,3	112,5	2,3	2,7	2,6","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4752","1759","176","78618","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","107.00","296","103.00","1","12","","2020-01-10 10:47:19","2020-01-10 14:04:19","2020-01-10 11:06:19","2020-01-10 13:06:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.0 / Crit.Min.:103.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01006.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4753","1760","2699","IE-047","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","281","36.00","1","12","","2020-01-08 08:50:11","2020-01-08 13:32:11","2020-01-08 09:30:11","2020-01-08 13:30:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","37,0	37,0	37,5	36,9	0,1	38,3	36,1	0,72	0,10	0,91","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4754","1761","2699","IE-048","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","6.00","281","4.00","2","12","","2020-01-08 13:52:46","2020-01-08 18:45:46","2020-01-08 14:40:46","2020-01-08 18:40:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:4.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","5,0	5,0	5,2	5,4	-0,4	5,9	4,8	0,27	0,09	0,49","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4755","1762","3515","89.708","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","1","10","","2020-01-09 06:30:13","2020-01-09 08:07:13","2020-01-09 07:03:13","2020-01-09 07:53:13","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vazio.jpg","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,5	122,7	122,2	0,2	122,9	120,6	0,6	0,2	0,8","0","1","TMB01001(13).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4756","1762","3515","89.708","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-09 10:52:09","2020-01-09 13:23:09","2020-01-09 11:19:09","2020-01-09 12:09:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Resíduos: Cartela de colilert.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,4	122,8	121,2	0,3	124,6	115,1	2,4	1,8	2,8","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4757","1762","3515","89.708","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-10 06:55:21","2020-01-10 08:45:21","2020-01-10 07:35:21","2020-01-10 08:25:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Resíduos: Cartela de colilet.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,4	122,6	122,4	0,2	124,0	121,2	0,6	0,3	0,9","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4758","1762","3515","89.708","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-10 09:02:57","2020-01-10 10:40:57","2020-01-10 09:24:57","2020-01-10 10:14:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Resíduos: Cartela de colilert.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,4	122,6	122,2	0,2	123,3	121,5	0,5	0,2	0,7","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4759","1762","3515","89.708","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-10 11:20:19","2020-01-10 12:54:19","2020-01-10 11:48:19","2020-01-10 12:38:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada-Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análises e amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada, contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,4	122,8	122,2	0,4	123,0	120,1	0,8	0,6	1,0","0","1","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4760","1762","3515","89.708","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-10 13:03:29","2020-01-10 14:31:29","2020-01-10 13:29:29","2020-01-10 14:19:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada-Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análises e amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada, contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,4	123,0	122,2	0,6	122,9	120,8	0,6	0,2	0,9","0","1","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4761","1762","3515","89.708","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-10 15:01:49","2020-01-10 16:33:49","2020-01-10 15:30:49","2020-01-10 16:20:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada-Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análises e amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada, contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,4	123,0	122,1	0,6	123,0	121,1	0,5	0,2	0,7","0","1","TMB01001(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4762","1765","3515","11.791","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","10","","2020-01-14 11:18:47","2020-01-14 13:13:47","2020-01-14 11:49:47","2020-01-14 12:19:47","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada-Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,6	123,4	122,8	0,8	124,3	121,3	0,3	0,7	1,0","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4763","1765","3515","11.791","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2020-01-14 13:31:47","2020-01-14 14:43:47","2020-01-14 13:59:47","2020-01-14 14:29:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com carga.jpg","<p>Tubos e pipetas de vidro.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,6	123,2	122,3	0,6	123,8	119,4	0,8	0,9	2,0","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4764","1765","3515","11.791","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2020-01-14 14:55:39","2020-01-14 16:18:39","2020-01-14 15:24:39","2020-01-14 15:54:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com carga.jpg","<p>Tubos e pipetas de vidro.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,6	123,2	122,3	0,6	123,8	118,1	1,0	1,3	2,0","0","1","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4765","1765","3515","11.791","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2020-01-14 16:37:02","2020-01-14 17:47:02","2020-01-14 17:05:02","2020-01-14 17:35:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com carga.jpg","<p>Tubos e pipetas de vidro.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,6	119,8	122,2	-2,8	123,8	115,9	1,4	1,9	2,0","0","1","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4766","1764","3515","89.706","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","1","12","","2020-01-13 07:37:51","2020-01-13 08:59:51","2020-01-13 07:57:51","2020-01-13 08:47:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,6	124,3	123,6	1,7	124,6	121,7	0,5	0,3	0,7","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4767","1764","3515","89.706","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-13 09:12:55","2020-01-13 11:12:55","2020-01-13 09:31:55","2020-01-13 10:21:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Resíduos: Papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,7	123,5	121,5	0,8	123,9	119,6	1,2	0,5	1,4","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4768","1764","3515","89.706","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-13 11:21:03","2020-01-13 13:43:03","2020-01-13 11:41:03","2020-01-13 12:31:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Resíduos: Papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,7	124,3	123,1	1,6	124,1	121,1	0,7	0,3	0,9","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4769","1764","3515","89.706","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-13 14:01:11","2020-01-13 15:27:11","2020-01-13 14:24:11","2020-01-13 15:14:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Resíduos: Papel, papelão, luvas descartáveis, plásticos e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,6	124,0	123,3	1,3	123,9	122,2	0,4	0,3	0,7","0","1","TMB01001(11).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4770","1764","3515","89.706","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-13 15:44:03","2020-01-13 17:04:03","2020-01-13 16:04:03","2020-01-13 16:54:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análises e amostras, reservatório de vidro para coleta e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,7	124,0	123,0	1,3	124,1	121,5	0,6	0,3	0,8","0","1","TMB01001(13).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4771","1764","3515","89.706","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-14 06:59:55","2020-01-14 08:28:55","2020-01-14 07:19:55","2020-01-14 08:09:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análises e amostras, reservatório de vidro para coleta e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,7	123,8	123,1	1,1	124,0	122,3	0,5	0,2	0,7","0","1","TMB01001(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4772","1764","3515","89.706","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-14 08:43:49","2020-01-14 10:12:49","2020-01-14 09:05:49","2020-01-14 09:55:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análises e amostras, reservatório de vidro para coleta e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,6	123,5	123,2	0,9	123,7	122,7	0,2	0,1	0,5","0","1","TMB01001(10).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4773","1763","3515","22.722","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2020-01-07 10:51:08","2020-01-07 13:16:08","2020-01-07 11:25:08","2020-01-07 12:15:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada-Vazio.jpg","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	123,8	123,5	123,4	-0,2	123,9	123,0	0,2	0,1	1,0","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4774","1763","3515","22.722","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","1","10","","2020-01-07 13:39:46","2020-01-07 15:24:46","2020-01-07 14:09:46","2020-01-07 14:59:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Residuos.jpg","<p>Resíduos: Papel, papelão, luvas descartáveis, plástico e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	124,0	123,2	116,2	-0,8	122,9	104,5	5,4	1,7	6,0","0","1","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4775","1763","3515","22.722","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2020-01-07 15:30:17","2020-01-07 17:32:17","2020-01-07 15:55:17","2020-01-07 16:45:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Residuos.jpg","<p>Resíduos: Papel, papelão, luvas descartáveis, plástico e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	124,0	123,8	122,1	-0,2	124,1	115,9	2,4	1,5	3,0","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4776","1763","3515","22.722","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-08 06:53:53","2020-01-08 08:51:53","2020-01-08 07:21:53","2020-01-08 08:11:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Residuos.jpg","<p>Resíduos: Papel, papelão, luvas descartáveis, plástico e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	124,0	123,4	123,1	-0,6	123,9	122,1	0,5	0,3	1,0","0","1","TMB01001(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4777","1763","3515","22.722","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-08 09:25:17","2020-01-08 11:19:17","2020-01-08 10:00:17","2020-01-08 10:50:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análise e amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	124,0	123,7	123,6	-0,3	124,0	122,6	0,4	0,2	1,0","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4778","1763","3515","22.722","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-08 11:27:47","2020-01-08 13:57:47","2020-01-08 12:00:47","2020-01-08 12:50:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análise e amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	124,0	123,5	123,3	-0,5	123,9	121,9	0,5	0,3	1,0","0","1","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4779","1763","3515","22.722","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-08 14:25:20","2020-01-08 16:11:20","2020-01-08 14:56:20","2020-01-08 15:46:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vidraria.jpg","<p>Vidraria: Tubos de análise e amostras, reservatório de vidro para coleta contaminada e contaminados.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	124,0	123,2	123,0	-0,8	123,5	121,9	0,4	0,3	1,0","0","1","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4780","1766","3515","89.707","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","11","","2020-01-15 08:27:21","2020-01-15 09:35:21","2020-01-15 08:52:21","2020-01-15 09:22:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,2	123,3	122,9	1,1	123,7	122,1	0,2	0,3	0,5","0","1","TMB01001(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4781","1766","3515","89.707","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-15 09:49:24","2020-01-15 10:55:24","2020-01-15 10:09:24","2020-01-15 10:39:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidros para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,1	122,8	121,9	0,7	124,6	115,3	1,7	1,7	2,0","0","1","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4782","1766","3515","89.707","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2020-01-15 11:07:54","2020-01-15 13:15:54","2020-01-15 11:29:54","2020-01-15 11:59:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidros para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,2	123,0	122,1	0,8	125,3	114,3	1,5	2,5	1,8","0","1","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4783","1766","3515","89.707","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2020-01-15 13:50:05","2020-01-15 15:31:05","2020-01-15 14:16:05","2020-01-15 14:46:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidros para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,2	123,0	121,6	0,8	124,5	112,7	1,3	2,5	1,6","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4784","1767","291","FPS 1073","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","10","","2020-01-14 00:00:05","2020-01-15 08:20:08","2020-01-14 01:00:09","2020-01-15 01:00:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras e material de pesquisa.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","13","CT-R 2019-1212 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 1073(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4785","1768","3515","89.705","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","9","","2020-01-16 08:26:55","2020-01-16 09:28:55","2020-01-16 08:48:55","2020-01-16 09:18:55","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,3	123,3	122,6	1,0	124,2	119,5	0,8	0,6	1,1","0","1","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4786","1768","3515","89.705","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-16 10:58:44","2020-01-16 12:06:44","2020-01-16 11:23:44","2020-01-16 11:53:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com Carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidro para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,3	123,2	122,5	0,9	123,4	118,0	0,7	1,1	1,0","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4787","1768","3515","89.705","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-16 12:19:40","2020-01-16 13:46:40","2020-01-16 12:42:40","2020-01-16 13:12:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com Carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidro para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,3	123,0	122,1	0,8	123,4	113,3	1,3	2,6	1,6","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4788","1768","3515","89.705","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2020-01-16 14:01:20","2020-01-16 15:28:20","2020-01-16 14:25:20","2020-01-16 14:55:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada -Com Carga.jpg","<p>Reservatório de plástico e vidro para coleta de amostras.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","121,0	122,3	123,3	122,3	1,0	123,7	114,5	2,4	1,9	2,8","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4789","1769","1535","EQ 001 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","6","12","","2020-01-13 09:20:20","2020-01-13 10:42:20","2020-01-13 09:43:20","2020-01-13 10:13:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","9","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	120,3	121,7	121,4	1,4	125,4	115,7	3,2	0,9	3,7","0","2","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4790","1769","1535","EQ 001 LESEM","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","12","","2020-01-13 14:03:27","2020-01-13 16:03:27","2020-01-13 15:01:27","2020-01-13 15:31:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos com líquido.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	121,8	121,0	122,1	-0,8	126,1	118,6	2,4	0,7	2,8","0","2","TMB01001(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4791","1769","1535","EQ 001 LESEM","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","12","","2020-01-14 13:39:23","2020-01-14 14:55:23","2020-01-14 14:07:23","2020-01-14 14:37:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos com líquido.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	121,5	121,6	122,7	0,1	127,3	118,0	3,0	0,7	3,4","0","2","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4792","1769","1535","EQ 001 LESEM","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","12","","2020-01-15 09:36:59","2020-01-15 11:48:58","2020-01-15 10:30:59","2020-01-15 11:00:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos com líquido.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	122,2	121,9	122,5	-0,3	127,4	117,5	3,5	1,1	4,1","0","2","TMB01001(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4793","1770","2239","CWB-FRE0083","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","1","12","","2019-12-16 09:49:12","2019-12-17 08:08:41","2019-12-17 00:08:08","2019-12-17 08:08:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-80,0	-69,0	-68,4	-64,6	-15,4	-56,9	-68,5	4,22	0,09	4,94","0","1","83.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4794","1770","2239","CWB-FRE0083","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","1","12","","2019-12-17 08:14:54","2019-12-17 10:50:04","2019-12-17 08:19:54","2019-12-17 08:55:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","83(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4795","1770","2239","CWB-FRE0083","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","1","12","","2019-12-17 14:03:13","2019-12-17 15:17:17","2019-12-17 14:10:14","2019-12-17 14:50:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","83(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4796","1771","419","EQ-043","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2020-01-09 08:42:00","2020-01-09 10:30:00","2020-01-09 09:28:00","2020-01-09 10:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	122,9	122,8	1,9	123,0	122,6	0,1	0,1	0,3","1","1","Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4797","1771","419","EQ-043","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2020-01-09 10:40:00","2020-01-09 12:10:00","2020-01-09 11:05:00","2020-01-09 11:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,0	122,8	2,0	123,0	122,5	0,1	0,1	0,4","1","1","Estudo(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4798","1771","419","EQ-043","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2020-01-09 12:14:00","2020-01-09 13:40:00","2020-01-09 12:35:00","2020-01-09 13:20:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	122,7	122,8	1,7	123,0	122,6	0,1	0,1	0,4","1","1","Estudo(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4799","1771","419","EQ-043","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-01-10 08:49:00","2020-01-10 11:10:00","2020-01-10 10:03:00","2020-01-10 10:48:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>60 frascos de 100ml, 60 tubos de ensaio, 1 frasco de 500ml e 150 placas de petri.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,0	122,9	2,0	123,1	122,7	0,1	0,1	0,3","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4800","1771","419","EQ-043","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-01-10 11:30:00","2020-01-10 13:15:00","2020-01-10 12:10:00","2020-01-10 12:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>60 frascos de 100ml, 60 tubos de ensaio, 1 frasco de 500ml e 150 placas de petri.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,0	122,9	2,0	123,1	122,6	0,1	0,1	0,4","1","1","Estudo(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4801","1771","419","EQ-043","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2020-01-10 13:26:00","2020-01-10 15:05:00","2020-01-10 14:01:00","2020-01-10 14:46:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>60 frascos de 100ml, 60 tubos de ensaio, 1 frasco de 500ml e 150 placas de petri.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,0	122,9	2,0	123,0	122,2	0,2	0,2	0,5","1","1","Estudo(11).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4802","1772","2239","CWB-FRE121","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-11-19 13:49:37","2019-11-20 09:10:37","2019-11-20 01:08:37","2019-11-20 09:08:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","-30,0	-27,4	-33,4	-24,9	-5,1	-20,6	-28,8	3,29	0,10	3,87","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4803","1772","2239","CWB-FRE121","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-11-20 09:14:37","2019-11-20 11:11:37","2019-11-20 09:18:37","2019-11-20 10:10:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4804","1772","2239","CWB-FRE121","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-11-20 11:15:37","2019-11-20 12:28:37","2019-11-20 11:20:37","2019-11-20 12:20:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4805","1773","2239","CWB-CMR0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-11-19 13:54:02","2019-11-20 11:04:48","2019-11-20 03:03:44","2019-11-20 11:03:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FotoMontada com Carga.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,0	4,5	4,4	-0,4	5,5	2,8	0,45	0,68	0,64","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4806","1773","2239","CWB-CMR0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-11-20 11:08:48","2019-11-20 11:28:51","2019-11-20 11:12:49","2019-11-20 11:24:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4807","1773","2239","CWB-CMR0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-11-20 11:32:52","2019-11-20 12:11:58","2019-11-20 11:36:52","2019-11-20 12:08:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4808","1774","2239","CWB-CMR144","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-01-20 11:19:26","2020-01-21 10:51:59","2020-01-21 02:54:26","2020-01-21 10:50:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","7 Horas (s) 56 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","3,0	3,2	3,8	4,4	-1,4	5,8	2,4	0,52	1,05	0,72","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4809","1774","2239","CWB-CMR144","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-01-21 10:58:30","2020-01-21 11:29:30","2020-01-21 11:04:30","2020-01-21 11:25:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4810","1774","2239","CWB-CMR144","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-01-21 11:33:30","2020-01-21 12:44:30","2020-01-21 11:43:30","2020-01-21 12:43:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4811","1775","2565","08-43944","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","9","","2019-12-19 17:18:59","2019-12-20 10:11:59","2019-12-19 19:00:59","2019-12-20 03:00:59","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>300 Caixas com kits e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","14","CT-R 2019-0130 GQ","2020-01-01","","0","1","TMB01004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4813","1777","2239","CWB-CMR0065","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-01-23 11:27:04","2020-01-23 11:45:04","2020-01-23 11:31:04","2020-01-23 11:41:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4814","1777","2239","CWB-CMR0065","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-01-23 11:46:04","2020-01-23 12:00:04","2020-01-23 11:55:04","2020-01-23 11:59:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4815","1778","2239","CWB-FRE0069","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2020-01-22 17:04:19","2020-01-23 09:02:08","2020-01-23 01:01:00","2020-01-23 09:01:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","-40,0	-35,0	-35,9	-31,1	-8,9	-27,5	-34,8	1,96	0,13	2,30","1","1","Sheetjan-23-2020 - 12-30 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4816","1778","2239","CWB-FRE0069","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2020-01-23 09:11:13","2020-01-23 09:27:17","2020-01-23 09:15:00","2020-01-23 09:26:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjan-23-2020 - 12-39 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4817","1778","2239","CWB-FRE0069","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2020-01-23 09:29:40","2020-01-23 10:30:58","2020-01-23 09:29:40","2020-01-23 10:29:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjan-23-2020 - 12-44 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4818","1779","2239","CWB-CMR008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-01-23 15:14:00","2020-01-24 08:45:00","2020-01-24 00:44:00","2020-01-24 08:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","4,0	4,0	4,5	4,2	-0,2	5,8	2,9	0,38	0,73	0,58","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4819","1779","2239","CWB-CMR008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-01-24 08:46:00","2020-01-24 09:08:00","2020-01-24 08:51:00","2020-01-24 09:04:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4820","1779","2239","CWB-CMR008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-01-24 09:10:00","2020-01-24 09:33:00","2020-01-24 09:14:00","2020-01-24 09:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4821","1780","2239","CWB-CMR004","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-01-23 15:11:31","2020-01-24 10:26:47","2020-01-24 02:26:00","2020-01-24 10:26:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","4,0	4,1	4,3	4,3	-0,3	5,7	2,8	0,36	0,91	0,57","1","1","Sheetjan-24-2020 - 02-34 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4822","1780","2239","CWB-CMR004","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-01-24 10:33:53","2020-01-24 11:02:14","2020-01-24 10:37:00","2020-01-24 10:48:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjan-24-2020 - 02-42 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4823","1780","2239","CWB-CMR004","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-01-24 11:04:20","2020-01-24 11:25:20","2020-01-24 11:07:00","2020-01-24 11:22:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjan-24-2020 - 02-49 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4824","1782","291","FPS 9461","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","12","","2020-01-24 17:03:30","2020-01-25 19:00:11","2020-01-24 18:03:34","2020-01-25 18:04:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras e Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","FPS 9461(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4825","1783","2239","PTG-CMR0024","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-01-21 11:24:48","2020-01-22 07:40:24","2020-01-21 23:40:23","2020-01-22 07:40:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores.jpg","<p>Caixa com Medicamentos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","3,5	3,3	5,0	5,1	-1,6	7,1	1,4	0,87	1,83	1,08","0","1","ESTUDO  CARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4826","1783","2239","PTG-CMR0024","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-01-22 09:03:13","2020-01-22 09:16:14","2020-01-22 09:08:13","2020-01-22 09:15:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","ABERTURAS DE PORTA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4827","1783","2239","PTG-CMR0024","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-01-22 09:25:25","2020-01-22 09:52:29","2020-01-22 09:30:25","2020-01-22 09:52:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","QUEDA DE  ENERGIA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4828","1784","2239","PTG-FRE006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","241","-90.00","2","12","","2020-01-21 10:40:31","2020-01-22 08:00:31","2020-01-22 00:00:31","2020-01-22 08:00:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES CARGA.jpg","<p>Bolsas de Plasma e Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -82.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","-82,0	-81,3	-81,7	-76,9	-5,1	-65,7	-81,8	5,57	0,88	6,47","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4829","1784","2239","PTG-FRE006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição sem carga","-60.00","241","-90.00","1","12","","2020-01-22 08:37:53","2020-01-22 09:39:53","2020-01-22 08:40:53","2020-01-22 09:25:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4830","1784","2239","PTG-FRE006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","241","-90.00","1","12","","2020-01-22 09:58:24","2020-01-22 11:05:24","2020-01-22 10:05:24","2020-01-22 11:05:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4831","1785","2239","PTG-CMR0023","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","2","12","","2020-01-22 15:00:10","2020-01-23 08:29:24","2020-01-23 00:30:25","2020-01-23 08:29:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>Caixas com Medicamentos.</p>","7 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,5	5,4	5,2	5,4	0,1	6,7	2,5	0,93	1,42	1,14","0","1","8HORAS CARGA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4832","1785","2239","PTG-CMR0023","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição sem carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-01-23 09:00:37","2020-01-23 09:19:45","2020-01-23 09:03:40","2020-01-23 09:16:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Abertura de portas.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4833","1785","2239","PTG-CMR0023","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-01-23 09:25:03","2020-01-23 10:00:08","2020-01-23 09:28:03","2020-01-23 10:00:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","QUEDA DE ENERGIA.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4845","1786","2239","PTG-CMR004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.40","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","12","","2020-01-23 15:00:20","2020-01-24 07:30:20","2020-01-23 23:30:20","2020-01-24 07:30:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES CARGA.jpg","<p>Caixas com Medicamentos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.4 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","6,4	6,2	4,8	6,3	0,1	8,5	2,8	1,42	1,13	1,69","0","1","TMB01001(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4849","1787","1535","EQ 051 FQMED","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.50","Distribuição com carga","62.00","189","58.00","1","9","","2020-01-24 14:20:25","2020-01-27 12:52:25","2020-01-27 10:44:25","2020-01-27 12:44:25","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Atenolol e iodato de potássio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.5 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","60,5	61,2	61,0	60,1	0,4	62,9	57,8	1,54	0,48	1,82","0","1","DADOS(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4847","1786","2239","PTG-CMR004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.40","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","12","","2020-01-24 08:23:33","2020-01-24 08:50:33","2020-01-24 08:30:33","2020-01-24 08:50:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(10).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4846","1786","2239","PTG-CMR004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.40","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","1","12","","2020-01-24 07:43:31","2020-01-24 08:22:31","2020-01-24 07:50:31","2020-01-24 08:13:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(9).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4838","1788","291","UR-04-E2","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","1","16","","2020-01-27 13:48:44","2020-01-28 16:14:19","2020-01-27 14:47:48","2020-01-28 14:48:15","16 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","15","1","","","10","11","CT-R 2019-1183 CL","2020-08-01","","0","1","DADOS(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4839","1789","2239","PTG-CMR007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-01-23 15:00:28","2020-01-24 08:09:36","2020-01-24 00:10:38","2020-01-24 08:09:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES TEMPERATURA PTG - CMR - 007.jpg","<p>Caixas com Medicamentos.</p>","7 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.6 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,6	4,4	6,9	5,2	-0,6	8,3	0,5	1,56	2,42	1,85","0","1","ESTUDO DE CARGA PTG-CMR-007.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4840","1789","2239","PTG-CMR007","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição sem carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-01-24 08:20:56","2020-01-24 08:31:58","2020-01-24 08:21:57","2020-01-24 08:30:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","ABERTURA DE PORTAS PTG-CMR-007.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4841","1789","2239","PTG-CMR007","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","431","2.00","1","12","","2020-01-24 09:15:12","2020-01-24 09:40:15","2020-01-24 09:18:12","2020-01-24 09:40:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","QUEDA DE ENERGIA PTG-CMR-007.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4842","1790","2239","CWB-CAM005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","1","11","","2020-01-24 12:15:08","2020-01-27 14:30:08","2020-01-27 06:30:08","2020-01-27 14:30:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","22,0	21,9	22,0	22,6	-0,6	23,5	21,2	0,73	0,18	0,93","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4843","1790","2239","CWB-CAM005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","11","","2020-01-27 14:32:08","2020-01-27 14:52:08","2020-01-27 14:36:08","2020-01-27 14:47:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4844","1790","2239","CWB-CAM005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","1","11","","2020-01-27 14:53:08","2020-01-27 14:59:08","2020-01-27 14:53:08","2020-01-27 14:55:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2019-1698 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4848","1791","2239","CWB-BLF009","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-30.00","234","-40.00","1","12","","2020-01-27 15:23:45","2020-01-27 17:52:03","2020-01-27 15:32:46","2020-01-27 17:52:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Plasma.</p>","2 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-38,3	-42,8	-41,9	11,9	-35,6	-43,3	2,53	1,82	6,24","0","1","Estudo.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4850","1787","1535","EQ 051 FQMED","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","79.80","Distribuição com carga","82.00","189","78.00","1","9","","2020-01-27 12:53:25","2020-01-29 09:54:25","2020-01-29 07:43:25","2020-01-29 09:43:25","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Atenolol e iodato de potássio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 79.8 / Crit.Máx.:82.0 / Crit.Min.:78.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","79,8	80,3	80,1	78,5	1,3	81,8	75,4	1,95	0,57	2,30","0","1","DADOS(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4851","1787","1535","EQ 051 FQMED","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","107.00","189","103.00","1","9","","2020-01-29 09:55:25","2020-01-29 14:47:25","2020-01-29 12:39:25","2020-01-29 14:39:25","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Atenolol e iodato de potássio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.0 / Crit.Min.:103.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","105,0	105,6	105,4	102,8	2,2	107,4	98,2	2,68	0,90	3,14","0","1","DADOS(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4852","1792","1500","EQ-214","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","43.00","241","41.00","1","12","","2020-01-29 09:25:42","2020-01-29 11:35:50","2020-01-29 09:35:43","2020-01-29 11:35:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:43.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","42,0	41,1	42,5	41,5	0,5	42,5	41,1	0,39	0,32	0,59","0","1","ESTUDOS.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4853","1792","1500","EQ-214","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","43.00","Distribuição sem carga","44.00","241","42.00","2","12","","2020-01-29 10:40:07","2020-01-29 14:10:02","2020-01-29 12:10:00","2020-01-29 14:10:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","43,0	42,2	43,4	42,6	0,4	43,5	42,2	0,41	0,28	0,60","0","1","ESTUDOS(4).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4854","1792","1500","EQ-214","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","75.00","Distribuição sem carga","77.00","241","73.00","2","12","","2020-01-30 05:00:58","2020-01-30 08:20:11","2020-01-30 06:20:03","2020-01-30 08:20:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:77.0 / Crit.Min.:73.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","9","CT-R 2020-0068 CL","2021-01-01","75,0	74,2	75,5	74,8	0,2	75,7	74,2	0,42	0,35	0,62","0","1","ESTUDOS(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4855","1793","1500","EQ-215","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.00","Distribuição sem carga","33.00","241","31.00","2","12","","2020-01-29 09:25:35","2020-01-29 11:41:35","2020-01-29 09:41:35","2020-01-29 11:41:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.0 / Crit.Máx.:33.0 / Crit.Min.:31.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2019-1101 CL","2020-07-01","32,0	31,3	32,0	32,3	-0,3	32,9	32,1	0,19	0,11	0,43","0","1","TMB01002(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4856","1793","1500","EQ-215","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","43.00","Distribuição sem carga","44.00","241","42.00","2","12","","2020-01-29 11:40:35","2020-01-29 14:10:35","2020-01-29 12:10:35","2020-01-29 14:10:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2019-1101 CL","2020-07-01","43,0	42,1	43,1	43,4	-0,4	43,8	43,1	0,17	0,06	0,42","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4857","1793","1500","EQ-215","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","55.00","Distribuição sem carga","56.00","241","54.00","2","12","","2020-01-30 05:00:45","2020-01-30 08:20:45","2020-01-30 06:20:45","2020-01-30 08:20:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:54.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2019-1101 CL","2020-07-01","55,0	53,5	55,3	55,3	-0,3	55,9	55,1	0,25	0,15	0,47","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4858","1794","1500","EQ-218","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","61.00","241","59.00","2","12","","2020-01-30 08:53:21","2020-01-30 11:20:21","2020-01-30 09:20:21","2020-01-30 11:20:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>5 Frascos erlenmeyer com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:61.0 / Crit.Min.:59.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","4","CT-R 2019-1101 CL","2020-07-01","60,0	60,0	59,7	59,7	0,3	60,0	59,5	0,12	0,05	0,39","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4861","1796","2239","CWB-CMR0083","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-01-30 16:18:38","2020-01-31 11:06:38","2020-01-31 03:05:38","2020-01-31 11:05:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","4,0	3,4	2,7	4,2	-0,2	6,6	2,0	1,19	0,62	1,43","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4859","1794","1500","EQ-218","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","95.00","Distribuição com carga","96.00","241","94.00","1","12","","2020-01-30 11:25:32","2020-01-30 14:00:32","2020-01-30 12:00:32","2020-01-30 14:00:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>5 Frascos erlenmeyer com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 95.0 / Crit.Máx.:96.0 / Crit.Min.:94.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","4","CT-R 2019-1101 CL","2020-07-01","95,0	95,0	94,5	94,4	0,6	94,7	94,0	0,18	0,07	0,43","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4860","1795","176","197011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","296","2.00","1","5","","2020-01-21 14:11:07","2020-01-21 16:44:07","2020-01-21 14:44:07","2020-01-21 16:44:07","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio Baixo.jpg","<p>Reagentes.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01006(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4862","1796","2239","CWB-CMR0083","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.40","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-01-31 11:10:38","2020-01-31 11:32:58","2020-01-31 11:15:38","2020-01-31 11:29:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4863","1796","2239","CWB-CMR0083","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-01-31 11:33:38","2020-01-31 11:42:38","2020-01-31 11:37:38","2020-01-31 11:40:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4864","1797","1535","EQ 013 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","262","33.00","2","10","","2020-01-28 17:37:43","2020-01-29 09:25:43","2020-01-28 07:25:43","2020-01-29 09:25:43","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1580932266528.jpg","<p>Meio de Cultura e Amostras.</p>","26 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","35,0	36,0	35,8	34,6	0,4	36,2	33,7	0,88	0,06	1,08","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4865","1799","2239","PTG-CMR0022","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-04 08:20:46","2020-02-04 17:42:37","2020-02-04 08:40:54","2020-02-04 17:41:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","9 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","4,0	4,0	3,9	4,4	-0,4	5,9	1,9	0,81	1,37	1,02","1","1","Sheetfev-4-2020 - 06-47 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4866","1799","2239","PTG-CMR0022","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-04 18:09:45","2020-02-04 18:29:17","2020-02-04 18:11:00","2020-02-04 18:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetfev-4-2020 - 07-00 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4867","1799","2239","PTG-CMR0022","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-02-04 18:32:10","2020-02-04 18:38:44","2020-02-04 18:33:00","2020-02-04 18:36:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetfev-4-2020 - 07-08 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4868","1798","1535","EQ 035","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","1","10","","2020-01-30 14:11:28","2020-01-30 15:38:28","2020-01-30 14:54:28","2020-01-30 15:24:28","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1580929318736.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	122,6	121,7	121,7	-0,9	123,1	120,8	0,1	0,6	0,3","0","1","TMB01002(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4869","1798","1535","EQ 035","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","9","","2020-01-30 16:38:54","2020-01-30 17:24:54","2020-01-30 16:54:54","2020-01-30 17:24:54","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1580931304510.jpg","<p>Amostras sujas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	121,2	0,2	123,1	109,8	3,4	3,0	3,9","0","1","TMB01002(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4870","1798","1535","EQ 035","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","9","","2020-01-30 17:40:33","2020-01-30 18:37:33","2020-01-30 18:01:33","2020-01-30 18:31:33","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1580931304510.jpg","<p>Amostras sujas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	121,4	0,3	123,2	111,1	2,8	2,9	3,2","0","1","TMB01002(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4871","1798","1535","EQ 035","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","9","","2020-01-30 18:48:21","2020-01-30 19:40:21","2020-01-30 19:05:21","2020-01-30 19:35:21","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1580931304510.jpg","<p>Amostras sujas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2019-0254 GQ","2020-03-01","121,0	122,6	123,2	120,1	0,6	123,3	105,3	4,8	4,6	5,6","0","1","TMB01002(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4872","1800","2239","PTG-CMR0025","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-04 19:39:06","2020-02-05 08:43:50","2020-02-05 00:41:00","2020-02-05 08:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","4,0	3,9	3,5	4,1	-0,1	5,6	1,4	0,85	1,26	1,05","1","1","Sheetfev-5-2020 - 10-02 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4873","1800","2239","PTG-CMR0025","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-05 08:45:41","2020-02-05 09:07:20","2020-02-05 08:49:00","2020-02-05 09:01:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetfev-5-2020 - 10-08 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4874","1800","2239","PTG-CMR0025","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-05 09:30:14","2020-02-05 09:54:30","2020-02-05 09:35:00","2020-02-05 09:47:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetfev-5-2020 - 10-22 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4875","1801","2239","PTG-CAM003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-04 09:11:25","2020-02-05 11:44:25","2020-02-05 03:43:25","2020-02-05 11:43:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","22,0	21,6	21,4	21,7	0,3	23,2	20,4	0,63	0,60	0,82","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4876","1801","2239","PTG-CAM003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-05 11:48:25","2020-02-05 12:07:25","2020-02-05 11:52:25","2020-02-05 12:03:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4877","1801","2239","PTG-CAM003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-05 12:10:25","2020-02-05 12:25:25","2020-02-05 12:16:25","2020-02-05 12:23:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4878","1802","2239","PTG-CAM005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-05 12:50:02","2020-02-06 11:16:02","2020-02-06 03:15:02","2020-02-06 11:15:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","22,0	22,0	21,8	21,6	0,4	22,3	20,7	0,33	0,45	0,53","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4879","1802","2239","PTG-CAM005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-06 11:20:02","2020-02-06 11:40:02","2020-02-06 11:24:02","2020-02-06 11:36:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4880","1802","2239","PTG-CAM005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-06 11:44:02","2020-02-06 11:59:02","2020-02-06 11:48:02","2020-02-06 11:55:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4881","1803","2239","PTG-CMR0026","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-02-05 11:16:46","2020-02-06 09:04:55","2020-02-06 01:04:00","2020-02-06 09:04:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Concentrado de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","4,3	4,3	4,2	4,6	-0,3	5,9	2,0	0,69	1,29	0,89","1","1","Sheetfev-6-2020 - 09-45 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4882","1803","2239","PTG-CMR0026","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2020-02-06 09:06:57","2020-02-06 09:26:44","2020-02-06 09:10:00","2020-02-06 09:21:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetfev-6-2020 - 09-56 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4883","1803","2239","PTG-CMR0026","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2020-02-06 09:28:35","2020-02-06 09:38:27","2020-02-06 09:33:00","2020-02-06 09:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetfev-6-2020 - 10-01 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4884","1804","1535","EQ 001 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","2","10","","2020-02-03 13:15:22","2020-02-03 14:40:22","2020-02-03 13:39:22","2020-02-03 14:09:22","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1581354312722.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,9	122,7	122,7	-0,1	123,3	121,1	0,1	0,3	0,7","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4885","1804","1535","EQ 001 LESEM","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","10","","2020-02-03 15:28:51","2020-02-03 17:26:51","2020-02-03 16:05:51","2020-02-03 16:35:51","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1581355306837.jpg","<p>Frascos com líquido.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,7	159,0	122,7	36,3	124,0	120,7	1,3	0,7	1,5","0","1","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4886","1804","1535","EQ 001 LESEM","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","10","","2020-02-04 09:17:22","2020-02-04 11:05:22","2020-02-04 09:49:22","2020-02-04 10:19:22","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1581355306837.jpg","<p>Frascos com líquido.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,3	122,3	122,4	0,0	122,7	120,5	0,6	0,6	0,8","0","1","TMB01002(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4887","1804","1535","EQ 001 LESEM","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","3","10","","2020-02-04 14:08:36","2020-02-04 15:45:36","2020-02-04 14:35:36","2020-02-04 15:05:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1581355306837.jpg","<p>Frascos com líquido.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,2	122,6	-0,3	123,1	120,8	0,3	0,5	0,6","0","1","TMB01002(10).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4888","1795","176","197011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-17.00","296","-23.00","1","5","","2020-01-21 14:11:07","2020-01-21 16:44:07","2020-01-21 14:44:07","2020-01-21 16:44:07","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio Cima.jpg","<p>Reagentes.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-17.0 / Crit.Min.:-23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01006(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4889","1805","2239","PTG-FRE0013","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-06 10:36:54","2020-02-07 10:20:29","2020-02-07 02:17:00","2020-02-07 10:17:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma e Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","-32,0	-31,2	-29,6	-30,6	-1,4	-26,3	-34,9	1,46	3,00	1,75","1","1","Sheetfev-7-2020 - 12-50 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4890","1805","2239","PTG-FRE0013","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2020-02-07 10:22:49","2020-02-07 10:57:44","2020-02-07 10:30:00","2020-02-07 10:54:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetfev-7-2020 - 12-54 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4891","1805","2239","PTG-FRE0013","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2020-02-07 10:59:57","2020-02-07 12:32:58","2020-02-07 11:32:00","2020-02-07 12:17:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetfev-7-2020 - 12-58 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4892","1806","2239","PTG-BLF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-30.00","234","-80.00","1","12","","2020-02-07 10:58:18","2020-02-07 13:09:55","2020-02-07 12:08:18","2020-02-07 13:08:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","-70,0	-63,3	-62,7	-66,6	-3,4	-60,5	-68,8	1,67	2,12	9,22","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4893","1807","2239","PTG-CAM006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-06 14:29:59","2020-02-07 08:55:59","2020-02-07 00:54:59","2020-02-07 08:54:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","22,0	21,4	21,2	21,3	0,7	21,8	20,2	0,51	0,11	0,70","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("4894","1807","2239","PTG-CAM006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","234","20.00","2","12","","2020-02-07 08:59:59","2020-02-07 09:16:59","2020-02-07 09:03:59","2020-02-07 09:14:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2019-1696 CL","2020-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
