INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3518","1009","497","CR-1847","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","2","8","","2019-08-09 10:05:00","2019-08-10 10:16:00","2019-08-09 10:16:00","2019-08-10 10:16:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 1847.jpg","<p>Reagentes diversos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,7	4,1	4,6	0,4	5,9	2,6	0,72	1,03	1,10","2","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3519","1009","497","CR-1847","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","1","8","","2019-08-12 10:12:00","2019-08-12 10:38:00","2019-08-12 10:13:00","2019-08-12 10:30:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","6","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","2","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2738","1010","176","154099","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-23.00","Distribuição sem carga","-18.00","298","-28.00","1","10","","2019-05-09 09:00:00","2019-05-09 11:21:00","2019-05-09 09:21:00","2019-05-09 11:21:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao sensores freezer 154099.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -23.0 / Crit.Máx.:-18.0 / Crit.Min.:-28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","-23,0	-20,6	-21,7	-20,6	-2,4	-17,4	-23,8	2,62	0,67	3,06","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2747","1011","2239","FRB-CMR008","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-13 09:29:42","2019-05-13 10:03:44","2019-05-13 09:34:42","2019-05-13 09:54:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2746","1011","2239","FRB-CMR008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-13 09:04:43","2019-05-13 09:18:39","2019-05-13 09:08:38","2019-05-13 09:15:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2745","1011","2239","FRB-CMR008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-13 00:00:15","2019-05-13 08:58:49","2019-05-13 00:56:18","2019-05-13 08:56:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,7	4,0	3,4	4,2	-0,5	5,6	2,6	0,45	0,84	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2742","1012","2239","FRB-CMR0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-13 00:00:24","2019-05-13 08:58:33","2019-05-13 00:56:32","2019-05-13 08:56:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,2	3,0	4,1	-0,1	5,2	2,9	0,63	0,57	0,83","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2743","1012","2239","FRB-CMR0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-13 09:04:12","2019-05-13 09:21:15","2019-05-13 09:10:13","2019-05-13 09:18:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2744","1012","2239","FRB-CMR0020","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-13 09:32:43","2019-05-13 09:57:47","2019-05-13 09:37:43","2019-05-13 09:49:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2748","1013","2239","FRB-CMR0010","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-13 10:46:06","2019-05-13 19:21:40","2019-05-13 11:19:08","2019-05-13 19:19:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","6,0	6,3	6,1	5,9	0,1	7,6	3,0	0,78	1,31	0,99","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2749","1013","2239","FRB-CMR0010","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-13 19:25:38","2019-05-13 19:40:39","2019-05-13 19:29:39","2019-05-13 19:36:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2750","1013","2239","FRB-CMR0010","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-13 19:57:32","2019-05-13 20:48:35","2019-05-13 20:02:33","2019-05-13 20:42:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2751","1014","2239","FRB-CMR0015","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-13 10:48:08","2019-05-13 19:20:21","2019-05-13 11:19:14","2019-05-13 19:19:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,8	5,0	5,1	5,9	-1,1	7,4	3,4	0,88	1,04	1,09","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2752","1014","2239","FRB-CMR0015","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-13 19:25:39","2019-05-13 19:41:41","2019-05-13 19:30:39","2019-05-13 19:37:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2753","1014","2239","FRB-CMR0015","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-13 19:57:44","2019-05-13 20:26:49","2019-05-13 20:00:44","2019-05-13 20:21:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2754","1015","2239","FRB-FRE005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-35.00","2","12","","2019-05-13 21:04:30","2019-05-14 11:47:26","2019-05-14 03:45:56","2019-05-14 11:45:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","005.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2755","1015","2239","FRB-FRE005","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição sem carga","-15.00","235","-35.00","1","12","","2019-05-14 11:52:16","2019-05-14 12:19:18","2019-05-14 11:56:16","2019-05-14 12:09:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","005(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2771","1020","497","CR 1841","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-20.00","Distribuição sem carga","-10.00","241","-25.00","2","5","","2019-02-25 15:37:00","2019-02-26 15:38:00","2019-02-25 15:38:00","2019-02-26 15:38:00","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-20,2	-19,1	-19,5	-0,5	-17,5	-20,7	0,81	0,51	1,18","1","1","Sheetfev-26-2019 - 03-52 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2757","1015","2239","FRB-FRE005","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-35.00","2","12","","2019-05-14 13:14:30","2019-05-14 14:29:34","2019-05-14 13:18:30","2019-05-14 14:18:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","005(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2758","1016","2239","FRB-FRE007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-19.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-35.00","2","12","","2019-05-13 20:45:28","2019-05-14 09:08:26","2019-05-14 01:05:22","2019-05-14 09:05:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -19.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","007.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2759","1016","2239","FRB-FRE007","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-19.00","Distribuição sem carga","-15.00","235","-35.00","2","12","","2019-05-14 09:12:35","2019-05-14 09:25:37","2019-05-14 09:16:36","2019-05-14 09:23:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","007(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2760","1016","2239","FRB-FRE007","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-19.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-35.00","2","12","","2019-05-14 09:28:54","2019-05-14 10:48:04","2019-05-14 09:32:54","2019-05-14 10:32:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","007(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2761","1017","2239","FRB-CMR0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-14 14:54:46","2019-05-15 08:57:58","2019-05-15 00:55:27","2019-05-15 08:55:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras e Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,2	4,2	4,5	4,9	-0,7	6,5	2,4	0,69	1,06	0,90","0","1","0013.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2762","1017","2239","FRB-CMR0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-15 09:01:23","2019-05-15 09:16:24","2019-05-15 09:06:23","2019-05-15 09:14:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0013(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2763","1017","2239","FRB-CMR0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.20","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-15 09:19:43","2019-05-15 09:49:44","2019-05-15 09:24:43","2019-05-15 09:42:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0013(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2764","1018","2239","FRB-REF002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-14 11:27:33","2019-05-15 10:41:28","2019-05-15 02:40:28","2019-05-15 10:40:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de doadores para descarte.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2765","1018","2239","FRB-REF002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-15 10:53:01","2019-05-15 11:28:08","2019-05-15 10:57:02","2019-05-15 11:19:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2766","1018","2239","FRB-REF002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-15 11:45:00","2019-05-15 12:34:08","2019-05-15 11:50:01","2019-05-15 12:28:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2767","1019","176","188431","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","298","2.00","1","7","","2019-05-08 13:00:00","2019-05-08 16:00:00","2019-05-08 14:00:00","2019-05-08 16:00:00","7 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","5,0	4,0	3,3	3,3	1,7	5,1	0,8	0,35	1,15	0,67","0","1","Dados do Freezer 188431 2019 vazio(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2768","1019","176","188431","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-23.00","Distribuição sem carga","-18.00","298","-28.00","1","4","","2019-05-08 13:00:00","2019-05-08 16:00:00","2019-05-08 14:00:00","2019-05-08 16:00:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -23.0 / Crit.Máx.:-18.0 / Crit.Min.:-28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","2","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","-23,0	-22,2	-23,1	-23,0	0,0	-21,7	-24,1	0,15	0,72	0,49","0","1","Dados do Freezer 188431 2019 vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2772","1020","497","CR 1841","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","5","","2019-02-27 06:00:00","2019-02-28 07:55:00","2019-02-27 07:55:00","2019-02-28 07:55:00","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA FREEZER.jpeg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-20,2	-18,9	-19,4	-0,6	-17,7	-20,6	0,87	0,42	1,24","1","1","Sheetfev-28-2019 - 08-08 AM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2773","1020","497","CR 1841","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","5","","2019-02-28 08:00:00","2019-03-01 08:16:12","2019-02-28 08:16:00","2019-03-01 08:16:12","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA FREEZER(1).jpeg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-20,2	-18,8	-19,4	-0,6	-17,8	-20,6	0,90	0,46	1,26","1","1","Sheetmar-1-2019 - 08-56 AM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2774","1020","497","CR 1841","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","1","5","","2019-03-01 13:30:00","2019-03-01 14:21:00","2019-03-01 13:33:00","2019-03-01 14:02:00","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","5","2","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetmar-7-2019 - 09-06 AM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2775","1020","497","CR 1841","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","6","","2019-11-14 09:18:16","2019-11-14 10:10:10","2019-11-14 09:20:00","2019-11-14 10:10:10","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","5","3","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2776","1020","497","CR 1841","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","2","6","","2019-02-25 15:37:00","2019-02-26 15:38:00","2019-02-25 15:38:00","2019-02-26 15:38:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpeg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	5,1	5,8	6,1	-0,1	7,8	3,2	1,32	1,25	1,68","2","1","Sheetfev-26-2019 - 03-52 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2777","1020","497","CR 1841","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","6","","2019-02-27 06:00:00","2019-02-28 07:55:00","2019-02-27 07:55:00","2019-02-28 07:55:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA GELADEIRA.jpeg","<p>Reagentes.</p>
\n<p>&nbsp;</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	5,1	6,3	6,4	-0,4	7,9	4,0	1,20	1,11	1,55","2","1","Sheetfev-28-2019 - 08-08 AM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2778","1020","497","CR 1841","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","6","","2019-02-28 08:13:00","2019-03-01 08:16:12","2019-02-28 08:16:00","2019-03-01 08:16:12","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA GELADEIRA.jpeg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	5,1	6,1	6,2	-0,2	7,7	3,7	1,17	1,21	1,52","2","1","Sheetmar-1-2019 - 08-56 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2779","1020","497","CR 1841","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","6","","2019-03-01 13:30:00","2019-03-01 14:21:00","2019-03-01 13:33:00","2019-03-01 14:02:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","6","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","2","1","Sheetmar-7-2019 - 09-06 AM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2780","1020","497","CR 1841","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","6","","2019-11-14 09:18:16","2019-11-14 10:10:10","2019-11-14 09:20:00","2019-11-14 10:10:10","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","6","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","2","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2781","1021","1535","EQ 058 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","44.80","189","44.20","1","11","","2019-05-15 11:05:00","2019-05-15 15:10:00","2019-05-15 13:05:00","2019-05-15 15:05:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:44.8 / Crit.Min.:44.2 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","44,5	44,3	44,3	44,5	0,0	45,4	44,1	0,36	0,23	0,80","0","1","Dados 02 Horas.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2782","1022","497","CR-1844","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-25.00","Distribuição sem carga","-10.00","241","-25.00","1","2","","2019-02-19 15:07:00","2019-02-20 15:10:00","2019-02-19 15:10:00","2019-02-20 15:10:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpeg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-20,3	-23,8	-24,7	4,7	-23,3	-26,0	1,01	0,92	1,40","1","1","Sheetfev-21-2019 - 07-42 AM(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2783","1022","497","CR-1844","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","2","","2019-02-21 11:37:00","2019-02-22 12:08:00","2019-02-21 12:08:00","2019-02-22 12:08:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpeg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-20,4	-21,8	-23,2	3,2	-21,9	-24,3	0,89	0,79	1,28","1","1","Sheetfev-22-2019 - 02-40 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2784","1022","497","CR-1844","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","2","","2019-02-22 14:44:00","2019-02-23 17:47:00","2019-02-22 14:47:00","2019-02-23 14:47:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpeg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","2","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-20,4	-20,1	-23,1	3,1	-21,9	-24,3	0,87	0,78	1,26","1","1","Sheetmai-9-2019 - 02-52 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2785","1022","497","CR-1844","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","1","2","","2019-02-25 10:21:00","2019-02-25 11:07:00","2019-02-25 10:25:00","2019-02-25 10:56:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","2","2","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetfev-25-2019 - 11-22 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2786","1022","497","CR-1844","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","3","","2019-11-14 07:49:44","2019-11-14 08:25:18","2019-11-14 07:54:00","2019-11-14 08:25:18","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","11","3","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2787","1022","497","CR-1844","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","2","9","","2019-02-19 15:07:00","2019-02-20 15:10:00","2019-02-19 15:10:00","2019-02-20 15:10:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpeg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","4","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	5,1	4,8	5,7	0,3	7,2	3,4	1,12	0,96	1,47","2","1","Sheetfev-21-2019 - 07-42 AM(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2788","1022","497","CR-1844","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","9","","2019-02-21 11:37:00","2019-02-22 12:08:00","2019-02-21 12:08:00","2019-02-22 12:08:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpeg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","4","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	5,1	5,5	5,1	0,9	6,8	3,0	0,83	0,92	1,18","2","1","Sheetfev-22-2019 - 02-40 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2789","1022","497","CR-1844","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","9","","2019-02-22 14:44:00","2019-02-23 14:47:00","2019-02-22 14:47:00","2019-02-23 14:47:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpeg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","4","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	5,1	4,6	5,1	0,9	6,8	3,0	0,84	0,97	1,19","2","1","Sheetmai-9-2019 - 02-52 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2790","1022","497","CR-1844","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","9","","2019-02-25 10:21:00","2019-02-25 11:07:00","2019-02-25 10:25:00","2019-02-25 10:56:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","4","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","2","1","Sheetfev-25-2019 - 11-22 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2791","1022","497","CR-1844","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","9","","2019-11-14 07:49:44","2019-11-14 08:25:18","2019-11-14 07:54:00","2019-11-14 08:25:18","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","4","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","2","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2792","1023","1535","EQ 035 LACRI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-05-14 09:20:56","2019-05-14 10:39:56","2019-05-14 09:52:56","2019-05-14 10:22:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2793","1023","1535","EQ 035 LACRI","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","1","12","","2019-05-14 10:50:28","2019-05-14 12:26:28","2019-05-14 11:03:28","2019-05-14 11:53:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos com amostras de exames.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2794","1023","1535","EQ 035 LACRI","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","1","12","","2019-05-14 12:35:33","2019-05-14 14:18:33","2019-05-14 12:57:33","2019-05-14 13:47:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos com amostras de exames.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2795","1023","1535","EQ 035 LACRI","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","1","12","","2019-05-14 14:40:02","2019-05-14 16:25:02","2019-05-14 15:05:02","2019-05-14 15:55:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos com amostras de exames.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2796","1024","1535","EQ 035 LACRI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-05-14 09:20:56","2019-05-14 10:39:56","2019-05-14 09:52:56","2019-05-14 10:22:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2797","1024","1535","EQ 035 LACRI","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-14 10:50:28","2019-05-14 12:26:28","2019-05-14 11:03:28","2019-05-14 11:53:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos com amostras de exames.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2798","1024","1535","EQ 035 LACRI","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-05-14 12:35:33","2019-05-14 14:18:33","2019-05-14 12:57:33","2019-05-14 13:47:33","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos com amostras de exames.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2799","1024","1535","EQ 035 LACRI","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-05-14 14:40:02","2019-05-14 16:25:02","2019-05-14 15:05:02","2019-05-14 15:55:02","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Tubos com amostras de exames.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2800","1026","517","0179","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","44.50","Distribuição sem carga","45.50","241","43.50","1","11","","2019-05-15 10:55:00","2019-05-16 11:40:00","2019-05-15 11:40:00","2019-05-16 11:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:45.5 / Crit.Min.:43.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","44,5	44,2	43,7	44,6	-0,1	45,6	43,6	0,61	0,11	0,80","0","1","TMB01002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2801","1026","517","0179","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","45.50","241","43.50","1","11","","2019-05-16 11:43:00","2019-05-17 12:30:00","2019-05-16 12:30:00","2019-05-17 12:30:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:45.5 / Crit.Min.:43.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","44,5	44,1	43,5	44,9	-0,4	46,1	43,7	0,79	0,12	0,99","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2802","1025","204","0704302","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","296","121.00","1","12","","2019-05-08 12:05:18","2019-05-08 13:18:18","2019-05-08 12:20:18","2019-05-08 12:49:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","6","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS TRATADOS(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2803","1027","517","0180","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","241","35.00","1","11","","2019-05-13 07:35:00","2019-05-14 08:40:00","2019-05-13 08:40:00","2019-05-14 08:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","36,0	36,2	35,5	35,9	0,1	36,9	35,1	0,47	0,24	0,66","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2804","1027","517","0180","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","241","35.00","1","11","","2019-05-14 09:59:00","2019-05-15 10:20:00","2019-05-14 10:20:00","2019-05-15 10:20:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","36,0	35,3	36,2	35,9	0,1	36,7	35,0	0,57	0,21	0,75","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2805","1028","2239","FRB-CMR006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-15 14:40:32","2019-05-16 08:33:04","2019-05-16 00:30:50","2019-05-16 08:30:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,2	5,1	4,6	5,5	-0,3	7,9	3,0	1,26	0,90	1,50","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2806","1029","176","183814","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","298","35.00","1","11","","2019-05-15 16:00:00","2019-05-16 08:46:00","2019-05-15 16:28:00","2019-05-15 18:28:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","36,0	35,1	34,8	34,4	1,6	36,6	32,7	0,40	0,97	0,70","0","1","Dados da estufa 183814 - 2019.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2807","1028","2239","FRB-CMR006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-16 08:37:27","2019-05-16 09:04:33","2019-05-16 08:47:29","2019-05-16 09:01:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2808","1028","2239","FRB-CMR006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-16 09:10:06","2019-05-16 09:47:11","2019-05-16 09:14:06","2019-05-16 09:35:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","006(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2809","1030","419","IM-004","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","233","28.00","2","12","","2019-05-16 10:32:00","2019-05-17 13:12:00","2019-05-16 13:12:00","2019-05-17 13:12:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IM 004_Carga(1).jpg","<p>Blisters contendo 4 comprimidos e Blisters contendo 20 comprimidos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","30,0	30,0	30,9	30,9	-0,9	31,0	30,8	0,08	0,05	0,38","1","1","Sheetmai-17-2019 - 01-26 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2810","1031","2239","FRB-REF003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-16 08:12:40","2019-05-16 16:43:40","2019-05-16 08:30:41","2019-05-16 16:30:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de doadores.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","003.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2811","1030","419","IM-004","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","233","28.00","1","12","","2019-05-17 13:33:16","2019-05-17 13:45:14","2019-05-17 13:37:00","2019-05-17 13:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","2","Sheetmai-17-2019 - 01-51 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2812","1031","2239","FRB-REF003","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-16 16:50:40","2019-05-16 18:10:46","2019-05-16 16:54:41","2019-05-16 17:33:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","003(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2813","1030","419","IM-004","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","233","28.00","2","12","","2019-05-17 13:54:10","2019-05-17 14:34:40","2019-05-17 13:57:22","2019-05-17 14:34:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","2","Sheetmai-17-2019 - 02-52 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2814","1031","2239","FRB-REF003","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-17 07:49:27","2019-05-17 09:03:31","2019-05-17 07:54:27","2019-05-17 08:54:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","003(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2815","1030","419","IM-004","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","42.00","233","38.00","2","12","","2019-05-13 15:16:38","2019-05-14 15:31:00","2019-05-13 15:31:00","2019-05-14 15:31:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IM 004_Carga.jpg","<p>Blisters contendo 4 comprimidos e Blisters contendo 20 comprimidos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","40,0	40,0	40,2	40,5	-0,5	40,9	40,1	0,23	0,06	0,46","1","2","Sheetmai-14-2019 - 03-48 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2816","1030","419","IM-004","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição sem carga","42.00","233","38.00","1","12","","2019-05-14 15:40:34","2019-05-14 15:53:12","2019-05-14 15:44:00","2019-05-14 15:51:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","2","Sheetmai-14-2019 - 03-59 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2817","1030","419","IM-004","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição sem carga","42.00","233","38.00","1","12","","2019-05-14 16:01:40","2019-05-14 16:17:34","2019-05-14 16:04:02","2019-05-14 16:17:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","2","Sheetmai-14-2019 - 04-27 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2818","1032","250","CQ 523","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-05-06 11:50:31","2019-05-08 14:30:26","2019-05-06 14:30:26","2019-05-08 14:30:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 523_Vazio.jpg","","48 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","5,0	5,0	4,8	5,6	-0,6	7,4	2,1	1,52	0,97	1,80","1","1","Sheetmai-8-2019 - 02-42 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2819","1032","250","CQ 523","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-05-08 14:39:40","2019-05-10 15:03:56","2019-05-08 15:03:56","2019-05-10 15:03:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 523_Carga.jpg","<p>Frascos com água.</p>","48 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","5,0	5,0	4,7	5,2	-0,2	6,8	1,9	1,45	1,04	1,72","1","1","Sheetmai-10-2019 - 03-20 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2820","1032","250","CQ 523","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-05-10 15:30:27","2019-05-10 15:52:52","2019-05-10 15:34:00","2019-05-10 15:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-10-2019 - 04-01 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2821","1032","250","CQ 523","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-05-10 16:08:00","2019-05-10 16:16:58","2019-05-10 16:11:35","2019-05-10 16:16:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-10-2019 - 04-25 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2822","1033","5032","SERT00002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.20","Distribuição sem carga","8.00","330","2.00","2","12","","2019-05-15 14:40:00","2019-05-16 08:33:00","2019-05-16 00:30:00","2019-05-16 08:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsa de Plasma</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2823","1034","5032","SERT00003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","330","2.00","2","12","","2019-05-15 14:40:00","2019-05-16 08:33:00","2019-05-16 00:30:00","2019-05-16 08:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsa de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","006.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2824","1035","497","CR-0754","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-20.00","Distribuição sem carga","-10.00","241","-25.00","2","3","","2019-05-15 08:50:00","2019-05-16 09:00:00","2019-05-15 09:00:00","2019-05-16 09:00:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	-19,9	-18,7	-19,5	-0,5	-19,2	-19,8	0,28	0,07	0,77","1","1","Estudo(13).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2825","1035","497","CR-0754","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","3","","2019-05-16 09:10:00","2019-05-17 09:30:00","2019-05-16 09:30:00","2019-05-17 09:30:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	3,7	3,2	-19,3	-0,7	-19,1	-19,5	0,21	0,06	0,76","1","1","Estudo(14).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2826","1035","497","CR-0754","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","3","","2019-05-17 10:07:00","2019-05-18 10:07:00","2019-05-17 10:07:00","2019-05-18 10:07:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-20,0	3,7	3,2	-19,3	-0,7	-19,1	-19,5	0,28	0,05	0,78","1","1","Estudo(15).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2827","1035","497","CR-0754","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","1","3","","2019-05-20 10:02:00","2019-05-20 10:36:00","2019-05-20 10:04:00","2019-05-20 10:15:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(16).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2828","1035","497","CR-0754","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-10.00","241","-25.00","2","3","","2019-05-20 10:38:00","2019-05-20 11:40:00","2019-05-20 10:40:00","2019-05-20 11:40:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(17).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2829","1035","497","CR-0754","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","2","9","","2019-05-15 08:50:00","2019-05-16 09:00:00","2019-05-15 09:00:00","2019-05-16 09:00:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	4,4	5,0	4,8	1,2	7,1	2,4	0,91	1,20	1,28","1","1","Estudo(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2830","1035","497","CR-0754","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","9","","2019-05-16 09:10:00","2019-05-17 09:30:00","2019-05-16 09:30:00","2019-05-17 09:30:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	3,7	3,2	3,4	2,6	6,0	0,5	1,33	1,37	1,70","1","1","Estudo(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2831","1035","497","CR-0754","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","9","","2019-05-17 10:07:00","2019-05-18 10:07:00","2019-05-17 10:07:00","2019-05-18 10:07:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","5","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","6,0	3,7	3,2	3,4	2,6	6,0	0,5	1,32	1,38	1,69","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2832","1035","497","CR-0754","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","1","9","","2019-05-20 10:02:00","2019-05-20 10:36:00","2019-05-20 10:04:00","2019-05-20 10:15:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","5","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(11).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2833","1035","497","CR-0754","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","1","9","","2019-05-20 10:38:00","2019-05-20 11:40:00","2019-05-20 10:40:00","2019-05-20 11:40:00","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","5","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(12).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2834","1036","2565","08-32823","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","12","","2019-03-27 15:48:16","2019-03-28 01:00:16","2019-03-27 16:00:16","2019-03-28 00:00:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>45 kits de reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2835","1037","2565","09-44820","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","12","","2019-03-26 15:25:34","2019-03-27 01:00:34","2019-03-26 16:25:34","2019-03-27 00:25:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Kits, balões, tubos e estantes com frascos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2836","1038","2565","09-44826","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","12","","2019-03-30 10:28:58","2019-03-30 19:00:58","2019-03-30 10:40:58","2019-03-30 18:40:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>15 kits de reagentes, 2 estantes e frascos com &aacute;gua.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2837","1039","2565","09-44284","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","10","","2019-03-22 13:10:17","2019-03-22 22:00:17","2019-03-22 13:21:17","2019-03-22 21:21:17","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>10 estantes com tubos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","4","1","","","1","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2838","1040","2565","08-43807","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","12","","2019-03-27 15:49:00","2019-03-28 03:00:00","2019-03-27 17:00:00","2019-03-28 01:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGO.jpg","<p>12 Estantes com frascos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2839","1041","2565","09-44818","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","10","","2019-03-24 12:16:00","2019-03-24 22:00:59","2019-03-24 13:16:00","2019-03-24 21:16:59","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>10 kits de reagentes e 3 cestos com francos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2840","1042","2565","08-43710","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","2","11","","2019-03-21 10:23:00","2019-03-21 21:00:00","2019-03-21 11:00:00","2019-03-21 19:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>60 placas e 6 estantes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2841","1043","2565","08-43712","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","2","10","","2019-03-20 13:49:00","2019-03-20 23:00:00","2019-03-20 14:00:00","2019-03-20 22:00:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>120 placas e 2 estantes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2842","1044","291","DMI-11029","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-65.00","Distribuição com carga","-65.00","256","-85.00","1","12","","2019-05-10 16:13:00","2019-05-11 17:30:00","2019-05-10 17:13:00","2019-05-11 17:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao.jpeg","<p>Kits sorológicos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -65.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-85.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","DMI - 11029(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2843","1045","2565","09-44821","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","1","12","","2019-03-25 13:10:32","2019-03-25 23:00:32","2019-03-25 13:30:32","2019-03-25 21:30:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>30 kits, 6 balões e tubos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","TMB01007(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2844","1046","291","DMI 11790","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-38.00","1","12","","2019-05-10 16:30:08","2019-05-11 18:00:00","2019-05-10 17:30:00","2019-05-11 17:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao.jpeg","<p>Kits Sorológicos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-38.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","DMI - 11790(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2845","1047","291","DMI 11012","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-30.00","256","-42.00","1","12","","2019-05-13 13:42:00","2019-05-13 15:43:00","2019-05-13 13:43:00","2019-05-13 15:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao.jpg","<p>Plasma.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","DMI-11012(7).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2846","1048","2565","10-14789","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","329","-25.00","1","11","","2019-03-21 16:00:00","2019-03-22 03:00:00","2019-03-21 18:00:00","2019-03-22 02:00:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>10 kits de reagentes e 3 cestos com frascos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","2","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2847","1049","291","FPS 8576","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-05-14 15:29:00","2019-05-15 17:00:00","2019-05-14 16:29:00","2019-05-15 16:29:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","0017-Q.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8576.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3055","1131","2239","CAC-CMR0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-25 12:00:00","2019-06-26 11:07:11","2019-06-26 03:06:41","2019-06-26 11:06:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.6 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,6	4,7	5,2	5,5	-0,9	7,3	3,7	0,41	0,99	0,61","0","1","0020(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2848","1050","291","FPS 8978","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","256","2.00","2","12","","2019-05-06 12:19:00","2019-05-07 13:50:00","2019-05-06 13:19:00","2019-05-07 13:19:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao.jpeg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 8978.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2849","1051","291","FPS 9449","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","2","10","","2019-05-06 16:26:00","2019-05-07 16:44:00","2019-05-06 16:44:00","2019-05-07 16:44:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao.jpeg","<p>Plaquetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 9449.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2850","1050","291","FPS 8978","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","12","","2019-05-08 13:04:00","2019-05-09 10:58:00","2019-05-08 14:04:00","2019-05-09 10:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","WhatsApp Image 2019-05-23 at 15.12.31.jpeg","<p>Hemácias - Bolsas de Sangue.</p>","20 Horas (s) 54 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 8978 Carga.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2854","641","497","CR-1810","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","118.00","Distribuição sem carga","102.00","281","98.00","1","4","","2019-05-22 14:02:00","2019-05-22 14:13:00","2019-05-22 14:04:00","2019-05-22 14:13:00","4 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","5","0.00","0.00","0","4","3","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","2","Estudo(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2855","1052","419","EQ 073","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição com carga","-5.00","233","-25.00","2","2","","2019-05-20 09:58:15","2019-05-21 11:09:00","2019-05-20 11:09:00","2019-05-21 11:09:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 073_Carga.jpg","<p>2 padrões de 100mg.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -15.0 / Crit.Máx.:-5.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-21-2019 - 11-19 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2856","1052","419","EQ 073","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição sem carga","-5.00","233","-25.00","2","2","","2019-05-21 11:46:00","2019-05-21 12:22:40","2019-05-21 11:50:00","2019-05-21 12:12:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-22-2019 - 10-40 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2857","1052","419","EQ 073","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição sem carga","-5.00","233","-25.00","2","2","","2019-05-21 12:27:00","2019-05-21 12:39:15","2019-05-21 12:29:00","2019-05-21 12:39:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-22-2019 - 01-59 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2858","1052","419","EQ 073","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","10","","2019-05-20 09:59:00","2019-05-21 11:09:00","2019-05-20 11:09:00","2019-05-21 11:09:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 073_Carga.jpg","<p>16 frascos pl&aacute;sticos de 250mL, frascos de vidro de 25g e pote contendo 23 padr&otilde;es.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-22-2019 - 10-31 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2859","1054","531","DMI 12540","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-05-17 17:02:00","2019-05-18 12:20:00","2019-05-18 04:13:00","2019-05-18 12:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>64 Frascos de 250ml com água.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","5,0	6,0	5,9	5,6	-0,6	15,9	3,6	2,85	2,32	3,31","0","1","1114864801190211(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2860","1052","419","EQ 073","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","10","","2019-05-21 11:46:00","2019-05-21 12:22:43","2019-05-21 11:50:00","2019-05-21 12:12:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-22-2019 - 11-41 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2861","1052","419","EQ 073","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","10","","2019-05-21 12:26:26","2019-05-21 12:39:15","2019-05-21 12:29:28","2019-05-21 12:39:15","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-22-2019 - 02-05 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2862","1055","531","DMI 12538","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-05-15 16:54:00","2019-05-16 12:11:00","2019-05-16 04:11:00","2019-05-16 12:11:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>64 Frascos de 250ml com água.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","6,0	6,2	6,1	5,8	0,2	17,6	3,1	3,10	2,63	3,61","0","1","111448657011190208(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2863","1056","531","DMI 12539","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-05-16 16:38:00","2019-05-17 12:07:00","2019-05-17 04:07:00","2019-05-17 12:07:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>64 Frascos de 250ml com água.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","6,0	6,1	6,3	5,7	0,3	16,1	3,4	2,74	2,35	3,19","0","1","1114869401190209(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2864","1053","531","DMI 12537","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-05-14 12:13:00","2019-05-15 08:50:00","2019-05-15 00:13:00","2019-05-15 08:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>64 Frascos de 250ml com água.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","6,0	6,3	6,5	5,4	0,6	11,2	3,5	1,50	1,33	1,78","0","1","1114870301190212(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2865","1057","291","FPS 9134","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","12","","2019-05-21 15:15:00","2019-05-22 16:22:00","2019-05-21 16:15:00","2019-05-22 16:15:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 9134.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2866","1058","531","DMI 12541","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-05-22 15:45:00","2019-05-23 11:53:00","2019-05-23 03:05:00","2019-05-23 11:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>64 Frascos de 250ml com água.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","6,0	6,0	6,2	5,0	1,0	6,0	3,3	0,31	0,71	0,52","0","1","1114855001190211(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3141","1168","2239","CAC-CMR0024","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","10","","2019-07-02 17:55:04","2019-07-03 08:53:04","2019-07-03 00:53:04","2019-07-03 08:53:04","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-28,0	4,1	3,5	4,3	-32,3	5,6	2,8	0,52	0,66	0,71","0","1","0024.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2867","1059","2239","CWB-CMR0062","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-22 11:05:54","2019-05-23 07:59:38","2019-05-22 23:57:36","2019-05-23 07:57:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","3,8	4,2	4,3	4,4	-0,6	5,7	2,7	0,76	0,60	0,96","0","1","0062(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2868","1059","2239","CWB-CMR0062","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-23 10:29:34","2019-05-23 10:54:38","2019-05-23 10:34:35","2019-05-23 10:45:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0062(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2869","1059","2239","CWB-CMR0062","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-23 11:12:21","2019-05-23 11:50:27","2019-05-23 11:17:22","2019-05-23 11:31:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0062(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2870","1060","2239","CWB-CMR0064","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-05-22 13:40:24","2019-05-23 10:07:24","2019-05-23 02:07:24","2019-05-23 10:07:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Homogeneizador de plaquetas com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.5 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","23,5	23,5	21,6	22,2	1,3	23,3	20,5	0,78	0,38	0,97","0","1","0064.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2871","1060","2239","CWB-CMR0064","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.50","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-05-23 10:28:02","2019-05-23 10:43:02","2019-05-23 10:33:02","2019-05-23 10:41:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0064(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2872","1060","2239","CWB-CMR0064","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-05-23 10:51:34","2019-05-23 11:18:34","2019-05-23 11:01:34","2019-05-23 11:09:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0064(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2873","1061","2239","CWB-CMR141","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-23 17:18:39","2019-05-24 10:14:39","2019-05-24 02:08:39","2019-05-24 10:08:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,9	3,7	4,2	-0,2	5,7	2,0	0,40	0,97	0,61","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2874","1061","2239","CWB-CMR141","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-24 10:35:15","2019-05-24 10:58:15","2019-05-24 10:49:15","2019-05-24 10:56:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2875","1061","2239","CWB-CMR141","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-24 11:17:55","2019-05-24 11:57:55","2019-05-24 11:22:55","2019-05-24 11:47:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2876","1062","2365","03","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","281","34.00","1","11","","2019-05-21 14:00:00","2019-05-21 17:00:00","2019-05-21 15:00:00","2019-05-21 17:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 03.jpg","<p>Placas de petri e frascos com amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","35,0	34,8	34,8	34,9	0,1	37,6	32,5	0,41	1,71	0,86","0","1","CARGA - 03.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2896","1068","2239","CWB-CMR136","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-05-26 23:00:27","2019-05-27 09:29:27","2019-05-27 01:29:27","2019-05-27 09:29:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,2	4,4	4,5	-0,5	5,4	3,1	0,49	0,54	0,68","0","1","136.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2877","1063","2239","CWB-FRE0072","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.30","Distribuição com carga","-20.00","234","-55.00","2","12","","2019-05-23 15:03:27","2019-05-24 11:31:45","2019-05-24 03:31:15","2019-05-24 11:31:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasmas congelados.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -50.3 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-50,3	-51,3	-50,4	-45,9	-4,4	-43,9	-49,3	1,48	0,69	1,85","0","1","ESTUDOS.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2879","1064","2365","04","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","21.00","281","19.00","2","11","","2019-05-21 10:58:00","2019-05-21 13:11:00","2019-05-21 11:10:00","2019-05-21 13:10:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 04.jpg","<p>1 medidor de DBO com 4 garrafas.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","20,0	19,9	19,6	19,8	0,2	20,3	19,3	0,30	0,08	0,51","0","1","CARGA - 04.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2880","1065","2365","59-14","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","103.00","Distribuição com carga","109.00","281","100.00","2","2","","2019-05-21 08:20:00","2019-05-21 12:30:00","2019-05-21 10:25:00","2019-05-21 12:25:00","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 1 - 59-14.jpg","<p>2 Cadinhos de porcelana</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 103.0 / Crit.Máx.:109.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","9","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","103,0	102,9	104,8	105,9	-2,9	108,0	104,1	1,70	0,47	2,10","0","2","TMB01002(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2881","1065","2365","59-14","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","550.00","Distribuição com carga","555.00","281","545.00","2","1","","2019-05-21 13:00:00","2019-05-21 16:29:00","2019-05-21 14:29:00","2019-05-21 16:29:00","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 2 - 59-14.jpg","<p>2 Cadinhos de porcelana.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 550.0 / Crit.Máx.:555.0 / Crit.Min.:545.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","9","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","550,0	550,5	551,6	551,6	-1,6	553,7	547,9	2,59	1,47	3,12","0","2","TMB01002(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2882","1063","2239","CWB-FRE0072","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.30","Distribuição com carga","-20.00","234","-55.00","2","12","","2019-05-24 11:35:46","2019-05-24 11:52:47","2019-05-24 11:39:46","2019-05-24 11:48:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","ESTUDOS(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2883","1063","2239","CWB-FRE0072","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.30","Distribuição com carga","-20.00","234","-55.00","2","12","","2019-05-24 11:55:47","2019-05-24 13:05:51","2019-05-24 12:00:47","2019-05-24 13:00:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","ESTUDOS(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2884","1067","3838","CQ 523","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-05-06 11:50:31","2019-05-08 14:30:26","2019-05-06 14:30:26","2019-05-08 14:30:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 523_Vazio.jpg","","48 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","5,0	5,0	4,8	5,6	-0,6	7,4	2,1	1,52	0,97	1,80","1","1","Sheetmai-8-2019 - 02-42 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2888","1066","2239","CWB-FRE0073","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-55.00","2","11","","2019-05-24 14:38:37","2019-05-24 16:12:47","2019-05-24 14:46:37","2019-05-24 15:46:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2886","1066","2239","CWB-FRE0073","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-55.00","2","11","","2019-05-23 16:43:28","2019-05-24 14:08:28","2019-05-24 06:05:28","2019-05-24 14:05:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasmas congelados.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -50.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-50,0	-50,0	-46,8	-45,1	-4,9	-43,3	-46,9	1,09	0,24	1,34","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2887","1066","2239","CWB-FRE0073","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-55.00","2","11","","2019-05-24 14:12:14","2019-05-24 14:33:14","2019-05-24 14:16:14","2019-05-24 14:31:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2889","1067","3838","CQ 523","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-05-08 14:39:40","2019-05-10 15:03:56","2019-05-08 15:03:56","2019-05-10 15:03:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 523_Carga.jpg","<p>Frascos com &aacute;gua.</p>","48 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","5,0	5,0	4,7	5,2	-0,2	6,8	1,9	1,45	1,04	1,72","1","1","Sheetmai-10-2019 - 03-20 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2890","1067","3838","CQ 523","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-05-10 15:30:27","2019-05-10 15:52:52","2019-05-10 15:34:00","2019-05-10 15:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-10-2019 - 04-01 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2891","1067","3838","CQ 523","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","1","12","","2019-05-10 16:08:00","2019-05-10 16:16:58","2019-05-10 16:11:35","2019-05-10 16:16:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetmai-10-2019 - 04-25 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2897","1068","2239","CWB-CMR136","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","11","","2019-05-27 09:48:49","2019-05-27 10:02:49","2019-05-27 09:52:49","2019-05-27 09:59:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","136(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2898","1068","2239","CWB-CMR136","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-05-27 10:20:24","2019-05-27 10:56:24","2019-05-27 10:23:24","2019-05-27 10:43:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","136(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2899","1069","2239","CWB-CMR137","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-26 23:00:01","2019-05-27 09:31:42","2019-05-27 01:29:10","2019-05-27 09:29:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,7	4,7	4,9	4,5	0,2	6,2	2,2	0,59	0,96	0,78","0","1","137.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2900","1069","2239","CWB-CMR137","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-27 09:40:30","2019-05-27 10:04:31","2019-05-27 09:45:30","2019-05-27 10:01:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","137(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2901","1069","2239","CWB-CMR137","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-27 10:08:31","2019-05-27 10:39:33","2019-05-27 10:12:31","2019-05-27 10:21:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","137(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2902","1070","2239","CWB-FRE124","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-52.00","2","11","","2019-05-24 16:57:26","2019-05-27 09:11:26","2019-05-27 01:10:26","2019-05-27 09:10:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Plasmas congelado.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -50.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-52.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-50,0	-48,6	-44,8	-41,0	-9,0	-38,6	-44,3	1,85	0,65	2,22","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2903","1070","2239","CWB-FRE124","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-52.00","2","11","","2019-05-27 09:14:48","2019-05-27 09:33:48","2019-05-27 09:20:48","2019-05-27 09:31:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2904","1070","2239","CWB-FRE124","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-50.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-52.00","2","11","","2019-05-27 09:37:38","2019-05-27 10:44:38","2019-05-27 09:42:38","2019-05-27 10:42:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2905","1071","2239","CWB-CMR139","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-05-24 14:56:08","2019-05-27 12:05:43","2019-05-27 04:04:41","2019-05-27 12:04:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,6	4,4	4,4	0,3	5,7	2,6	0,76	0,94	0,95","0","1","Estudo de Distribuicao Abertura de Porta e queda de energia.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2906","1071","2239","CWB-CMR139","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-05-27 12:09:44","2019-05-27 12:33:49","2019-05-27 12:14:45","2019-05-27 12:28:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudo de Distribuicao Abertura de Porta e queda de energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2907","1071","2239","CWB-CMR139","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-05-27 12:37:50","2019-05-27 13:08:00","2019-05-27 12:41:51","2019-05-27 12:55:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","Estudo de Distribuicao Abertura de Porta e queda de energia(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2908","1072","2239","PTB-FRE0011","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","2","12","","2019-05-28 10:38:11","2019-05-29 10:46:46","2019-05-29 02:42:14","2019-05-29 10:42:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Crioprecptado.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-40,0	-38,9	-38,0	-33,6	-6,4	-31,4	-36,1	1,44	0,37	1,74","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2909","1072","2239","PTB-FRE0011","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","2","12","","2019-05-29 10:47:46","2019-05-29 11:08:48","2019-05-29 10:51:46","2019-05-29 11:06:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2910","1072","2239","PTB-FRE0011","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-45.00","2","12","","2019-05-29 11:09:48","2019-05-29 12:15:52","2019-05-29 11:14:48","2019-05-29 12:14:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2953","1025","204","0704302","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","4","12","","2019-05-09 10:57:49","2019-05-09 12:09:49","2019-05-09 11:11:49","2019-05-09 11:40:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga1.jpg","<p>28 pacotes de placas de petri, de 9cm, embalagem com duas unidades e 52 pacotes de placas de petri, de 7,5cm, embalagem simples e 8 pacotes de pipetas graduadas.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS TRATADOS(6).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2911","1073","2239","PTB-CMR0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-05-28 10:08:46","2019-05-29 08:57:46","2019-05-29 00:56:46","2019-05-29 08:56:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","3,4	3,4	3,8	4,1	-0,7	5,4	1,4	0,67	1,22	0,87","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2912","1073","2239","PTB-CMR0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.40","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","11","","2019-05-29 09:04:12","2019-05-29 09:28:12","2019-05-29 09:13:12","2019-05-29 09:25:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2913","1073","2239","PTB-CMR0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.40","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","11","","2019-05-29 09:38:04","2019-05-29 09:56:04","2019-05-29 09:42:04","2019-05-29 09:46:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2914","1074","2239","PTB-CMR0017","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-28 09:50:12","2019-05-29 09:04:32","2019-05-29 01:00:18","2019-05-29 09:00:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","3,0	3,2	2,6	5,0	-2,0	8,0	2,1	2,09	0,77	2,45","0","1","0017.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2915","1074","2239","PTB-CMR0017","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-29 09:27:32","2019-05-29 10:28:43","2019-05-29 09:32:32","2019-05-29 10:06:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0017(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2916","1074","2239","PTB-CMR0017","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-29 10:34:43","2019-05-29 11:35:01","2019-05-29 10:40:44","2019-05-29 11:06:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0017(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2917","1075","2239","PTB-FRE009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-05-28 17:01:27","2019-05-29 09:00:27","2019-05-29 01:00:27","2019-05-29 09:00:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-29,3	-30,1	-29,2	-0,8	-27,3	-32,1	1,49	1,58	1,77","0","1","009.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2918","1075","2239","PTB-FRE009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","11","","2019-05-29 09:26:30","2019-05-29 09:44:30","2019-05-29 09:33:30","2019-05-29 09:41:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","009(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2919","1075","2239","PTB-FRE009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-05-29 10:25:23","2019-05-29 11:45:23","2019-05-29 10:31:23","2019-05-29 11:31:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","009(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2920","1076","291","FPS 8581","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-32.00","2","12","","2019-05-24 08:10:00","2019-05-25 09:30:00","2019-05-24 09:10:00","2019-05-25 09:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpeg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-32.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 8581(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2921","1077","531","DMI 12542","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-05-27 16:03:00","2019-05-28 12:29:00","2019-05-28 04:00:00","2019-05-28 12:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>64 Frascos de 250ml com água.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","6,0	6,0	6,2	5,9	0,1	15,1	3,3	2,60	2,26	3,03","0","1","DMI 12542(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2922","1078","2239","PTB-CMR0014","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-29 12:47:24","2019-05-30 08:51:01","2019-05-30 00:48:57","2019-05-30 08:48:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras e Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,2	3,9	4,4	-0,4	5,9	2,6	0,52	0,89	0,72","0","1","0014.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2923","1078","2239","PTB-CMR0014","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-30 08:54:17","2019-05-30 09:08:19","2019-05-30 08:59:18","2019-05-30 09:06:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0014(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2924","1078","2239","PTB-CMR0014","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-30 09:11:25","2019-05-30 10:03:33","2019-05-30 09:17:26","2019-05-30 09:56:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0014(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2925","1079","2239","PTB-FRE0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-05-29 14:31:21","2019-05-30 11:11:21","2019-05-30 03:11:21","2019-05-30 11:11:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,8	-27,6	-26,2	-3,8	-24,4	-28,9	1,40	0,51	1,78","0","1","0012.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2926","1079","2239","PTB-FRE0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-05-30 11:19:29","2019-05-30 11:35:29","2019-05-30 11:26:29","2019-05-30 11:33:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0012(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2927","1079","2239","PTB-FRE0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-05-30 12:16:57","2019-05-30 13:22:58","2019-05-30 12:20:58","2019-05-30 13:20:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0012(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2928","1080","2239","PTB-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-05-29 17:56:46","2019-05-30 10:00:00","2019-05-30 01:58:46","2019-05-30 09:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,9	5,0	3,7	0,3	6,2	-1,9	1,93	1,85	2,27","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2929","1080","2239","PTB-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-05-30 10:10:33","2019-05-30 11:09:33","2019-05-30 10:15:33","2019-05-30 10:51:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2930","1080","2239","PTB-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-05-30 11:13:50","2019-05-30 11:32:50","2019-05-30 11:29:50","2019-05-30 11:31:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2931","1081","2239","PTB-FRE0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-05-29 14:16:17","2019-05-30 08:55:26","2019-05-30 00:53:57","2019-05-30 08:53:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasma congelado.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-40,0	-39,0	-38,8	-40,9	0,9	-37,3	-43,4	2,07	0,08	2,43","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2932","1081","2239","PTB-FRE0016","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-05-30 09:00:27","2019-05-30 09:20:28","2019-05-30 09:04:27","2019-05-30 09:15:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2948","1087","2239","PTB-FRE0010","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-05-31 10:13:17","2019-06-04 14:03:24","2019-06-04 06:02:55","2019-06-04 14:02:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-27,5	-29,5	-24,4	-5,6	-21,2	-27,1	1,37	1,81	1,64","0","1","Estudo de distribuicao abertura de porta e queda de energia.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2933","1081","2239","PTB-FRE0016","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2019-05-30 09:22:28","2019-05-30 10:29:33","2019-05-30 09:25:29","2019-05-30 10:25:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2934","1082","2627","TIHS0003P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","262","2.00","1","12","","2019-05-29 17:53:19","2019-05-30 10:26:22","2019-05-30 04:26:57","2019-05-30 10:26:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","ESTUDOS - TAG TIHS0003P(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2936","1083","497","CR-1702","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-45.00","Distribuição sem carga","23.00","384","-45.00","2","6","","2019-05-29 09:39:00","2019-05-30 09:40:00","2019-05-29 10:30:00","2019-05-30 14:30:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio numerada.jpeg","","28 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -45.0 / Crit.Máx.:23.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetmai-30-2019 - 09-46 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2937","1083","497","CR-1702","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-45.00","Distribuição com carga","20.00","384","-45.00","2","6","","2019-05-30 10:50:00","2019-05-31 09:59:00","2019-05-30 13:15:00","2019-05-30 17:15:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga numerada.jpeg","<p>700 Frascos com solução de Liofilizado 1ml cada e 6 Frascos com solução de Liofilizado 2ml cada para cobrir o sensor.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -45.0 / Crit.Máx.:20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetmai-31-2019 - 10-20 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2938","1083","497","CR-1702","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-45.00","Distribuição com carga","20.00","384","-45.00","2","6","","2019-05-31 10:23:00","2019-06-01 10:24:00","2019-05-31 13:30:00","2019-05-31 17:30:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga numerada.jpeg","<p>700 Frascos com solução de Liofilizado 1ml cada e 6 Frascos com solução de Liofilizado 2ml cada para cobrir o sensor.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -45.0 / Crit.Máx.:20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjun-3-2019 - 07-01 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2939","1084","2239","PTB-CMR0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","10","","2019-05-30 17:28:57","2019-05-31 08:10:57","2019-05-31 00:10:57","2019-05-31 08:10:57","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Homogeneizador de plaquetas com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	22,3	22,6	21,7	0,3	23,1	20,1	0,49	0,82	0,70","0","1","0015.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2940","1084","2239","PTB-CMR0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","1","10","","2019-05-31 08:25:41","2019-05-31 08:39:41","2019-05-31 08:29:41","2019-05-31 08:37:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0015(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2941","1084","2239","PTB-CMR0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-05-31 08:47:20","2019-05-31 09:05:20","2019-05-31 08:52:20","2019-05-31 09:01:20","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0015(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2988","1102","2239","PRA-CMR0017","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-06-07 09:06:37","2019-06-10 09:10:58","2019-06-10 01:04:30","2019-06-10 09:04:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Reagentes, soro fisiológico, amostras e bolsas de concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,8	4,9	4,5	4,5	1,3	6,3	2,4	0,45	1,16	0,74","0","1","Estudo de distribuicao abertura de porta e queda de energia.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2942","1085","2239","PTB-REF001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-03 23:00:40","2019-06-04 08:26:56","2019-06-04 00:25:51","2019-06-04 08:25:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras, reagentes e fator.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.6 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2943","1085","2239","PTB-REF001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-06-04 08:35:20","2019-06-04 09:18:28","2019-06-04 08:40:21","2019-06-04 08:58:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2944","1085","2239","PTB-REF001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-04 09:30:31","2019-06-04 10:46:40","2019-06-04 09:34:31","2019-06-04 10:34:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2945","1086","2239","PTB-CMR0019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-05-31 09:01:41","2019-06-04 09:01:41","2019-06-04 01:00:41","2019-06-04 09:00:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,7	4,5	5,4	3,6	1,1	6,3	-3,0	2,64	2,42	3,07","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2946","1086","2239","PTB-CMR0019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-06-04 09:10:46","2019-06-04 10:16:46","2019-06-04 09:15:46","2019-06-04 09:45:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2947","1086","2239","PTB-CMR0019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-06-04 10:20:21","2019-06-04 11:05:21","2019-06-04 10:58:21","2019-06-04 11:02:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2949","1025","204","0704302","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","4","12","","2019-05-08 13:40:06","2019-05-08 14:35:06","2019-05-08 13:56:06","2019-05-08 14:25:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga1(1).jpg","<p>28 pacotes de placas de petri, de 9cm, embalagem com duas unidades e 52 pacotes de placas de petri, de 7,5cm, embalagem simples e 8 pacotes de pipetas graduadas.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS TRATADOS(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2950","1087","2239","PTB-FRE0010","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","1","12","","2019-06-04 14:04:24","2019-06-04 14:36:26","2019-06-04 14:08:24","2019-06-04 14:32:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudo de distribuicao abertura de porta e queda de energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2951","1087","2239","PTB-FRE0010","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-06-04 14:40:26","2019-06-04 15:42:30","2019-06-04 14:54:27","2019-06-04 15:27:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudo de distribuicao abertura de porta e queda de energia(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2952","1025","204","0704302","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","4","12","","2019-05-09 09:14:51","2019-05-09 10:29:51","2019-05-09 09:30:51","2019-05-09 09:59:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga1.jpg","<p>28 pacotes de placas de petri, de 9cm, embalagem com duas unidades e 52 pacotes de placas de petri, de 7,5cm, embalagem simples e 8 pacotes de pipetas graduadas.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS TRATADOS(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2954","1025","204","0704302","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","4","11","","2019-05-14 11:07:57","2019-05-14 12:13:17","2019-05-14 11:37:57","2019-05-14 11:47:57","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2.jpg","<p>68 frascos schott de 200ml cada.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS TRATADOS(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2955","1025","204","0704302","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","3","12","","2019-05-14 12:47:21","2019-05-14 13:53:21","2019-05-14 13:06:21","2019-05-14 13:26:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2.jpg","<p>68 frascos schott de 200ml cada.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS TRATADOS(12).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2956","1025","204","0704302","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","3","12","","2019-05-14 14:05:47","2019-05-14 15:29:47","2019-05-14 14:40:47","2019-05-14 15:00:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga2.jpg","<p>68 frascos schott de 200ml cada.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS TRATADOS(14).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2957","1088","291","FPS 3868","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","256","2.00","1","12","","2019-05-29 12:23:37","2019-05-30 08:30:06","2019-05-29 13:23:23","2019-05-30 08:30:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpeg","","19 Horas (s) 6 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 3868 vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2958","1088","291","FPS 3868","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","12","","2019-05-30 10:18:08","2019-05-31 12:07:58","2019-05-30 11:18:13","2019-05-31 11:18:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpeg","<p>Hem&aacute;cias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 3868 carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2959","1089","291","FPS 4979","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","12","","2019-05-29 13:45:29","2019-05-30 15:00:03","2019-05-29 14:46:32","2019-05-30 14:46:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpeg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 4979.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2960","1090","1824","RE-86","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","50.00","Distribuição com carga","53.00","241","47.00","2","12","","2019-06-04 12:05:19","2019-06-04 15:30:19","2019-06-04 13:30:19","2019-06-04 15:30:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>Frascos.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 50.0 / Crit.Máx.:53.0 / Crit.Min.:47.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","50,0	50,0	50,4	50,1	-0,1	50,8	49,4	0,40	0,06	0,59","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2961","1091","1824","RE-85","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","12","","2019-06-04 08:00:35","2019-06-04 11:40:35","2019-06-04 09:40:35","2019-06-04 11:40:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>Frascos com amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","5,0	5,0	5,7	5,8	-0,8	6,4	5,3	0,23	0,24	0,46","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2962","1092","2239","PTB-FRE0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-06-03 23:00:29","2019-06-04 10:08:29","2019-06-04 02:08:29","2019-06-04 10:08:29","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasmas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-29,7	-29,8	-30,3	0,3	-29,6	-32,1	0,75	0,78	0,94","0","1","0014.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2963","1092","2239","PTB-FRE0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-06-04 10:11:43","2019-06-04 10:25:43","2019-06-04 10:17:43","2019-06-04 10:23:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0014(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2964","1092","2239","PTB-FRE0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-06-04 10:39:38","2019-06-04 11:51:39","2019-06-04 10:44:39","2019-06-04 11:44:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0014(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2965","1093","2627","TIHS0027P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","262","-30.00","1","12","","2019-06-04 11:23:30","2019-06-04 19:06:01","2019-06-04 13:06:37","2019-06-04 19:06:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","ESTUDOS - TAG TIHS0027P(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2966","1093","2627","TIHS0027P","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","262","-30.00","1","12","","2019-06-04 19:13:21","2019-06-05 09:09:17","2019-06-05 03:19:53","2019-06-05 09:19:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","ESTUDOS 1 - TAG TIHS0027P(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2967","1094","2627","TIHS0081P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","262","-35.00","1","12","","2019-06-03 10:44:35","2019-06-03 18:45:06","2019-06-03 12:45:43","2019-06-03 18:45:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1559574785734.jpg","<p>Amostras de Gelox.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","ESTUDOS - TAG TIHS0081P(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2968","1094","2627","TIHS0081P","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","262","-35.00","1","12","","2019-06-03 18:50:13","2019-06-04 09:18:08","2019-06-04 03:18:46","2019-06-04 09:18:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1559574785734.jpg","<p>Amostras de Gelox.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","","0","1","ESTUDOS 1 - TAG TIHS0081P(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2969","1095","2239","PTB-CMR002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-05-30 17:54:43","2019-05-31 08:34:39","2019-05-31 00:32:08","2019-05-31 08:32:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Hemoderivados-Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,2	5,1	5,5	5,3	-0,1	8,2	-0,1	1,25	1,88	1,50","0","1","Estudos de distribuicao abertura de porta e queda de energia.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2970","1095","2239","PTB-CMR002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-05-31 08:36:39","2019-05-31 08:58:40","2019-05-31 08:42:39","2019-05-31 08:55:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos de distribuicao abertura de porta e queda de energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2971","1095","2239","PTB-CMR002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-05-31 09:00:40","2019-05-31 09:49:44","2019-05-31 09:04:40","2019-05-31 09:42:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos de distribuicao abertura de porta e queda de energia(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2972","1096","2239","PTB-FRE0013","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-06-04 13:31:12","2019-06-05 08:27:12","2019-06-05 00:27:12","2019-06-05 08:27:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Plasmas congelados.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,5	-29,8	-30,4	0,4	-28,9	-32,8	1,01	0,99	1,26","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2973","1096","2239","PTB-FRE0013","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-06-05 09:15:47","2019-06-05 09:34:47","2019-06-05 09:20:47","2019-06-05 09:34:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2974","1096","2239","PTB-FRE0013","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-06-05 10:11:30","2019-06-05 11:19:38","2019-06-05 10:17:38","2019-06-05 11:17:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2975","1097","2239","PTB-CMR0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.10","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-06-04 16:03:58","2019-06-05 11:42:17","2019-06-05 03:41:44","2019-06-05 11:41:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.1 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,1	4,2	4,4	4,2	-0,1	5,8	1,3	0,68	1,21	0,87","0","1","Estudos de distribuicao abertura de porta e queda de energia.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2976","1097","2239","PTB-CMR0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.10","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-06-05 11:44:17","2019-06-05 12:07:18","2019-06-05 11:47:17","2019-06-05 12:04:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos de distribuicao abertura de porta e queda de energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2977","1097","2239","PTB-CMR0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.10","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-06-05 12:10:19","2019-06-05 12:34:20","2019-06-05 12:11:19","2019-06-05 12:29:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos de distribuicao abertura de porta e queda de energia(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2978","1098","2239","PTB-FRE008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-06-04 13:36:37","2019-06-05 11:39:29","2019-06-05 03:38:28","2019-06-05 11:39:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-80,0	-79,7	-74,9	-78,1	-1,9	-76,0	-80,0	1,14	0,48	1,37","0","1","008.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2979","1098","2239","PTB-FRE008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-06-05 11:51:42","2019-06-05 12:15:46","2019-06-05 12:00:43","2019-06-05 12:11:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","008(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2980","1098","2239","PTB-FRE008","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-06-05 12:22:52","2019-06-05 13:44:03","2019-06-05 12:40:53","2019-06-05 13:40:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","008(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2981","1099","2239","PTB-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-06-04 18:44:12","2019-06-05 09:03:12","2019-06-05 01:03:12","2019-06-05 09:03:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Homogeneizador de plaquetas com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.5 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","20,5	20,7	22,8	22,3	-1,8	23,7	20,4	0,96	0,97	1,17","0","1","007.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2982","1099","2239","PTB-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.50","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-06-05 09:08:43","2019-06-05 09:25:43","2019-06-05 09:17:43","2019-06-05 09:24:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","007(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2983","1099","2239","PTB-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-06-05 09:32:33","2019-06-05 09:51:33","2019-06-05 09:36:33","2019-06-05 09:40:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","007(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2984","1100","2239","PTB-CMR005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-06-05 16:09:40","2019-06-06 09:16:52","2019-06-06 01:15:21","2019-06-06 09:15:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Homogeneizador de plaquetas com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,0	22,2	21,9	23,0	-1,0	24,2	21,8	0,71	0,28	0,90","0","1","005(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2985","1100","2239","PTB-CMR005","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-06-06 09:20:03","2019-06-06 09:38:05","2019-06-06 09:25:04","2019-06-06 09:36:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","005(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2986","1100","2239","PTB-CMR005","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-06-06 09:40:38","2019-06-06 09:59:40","2019-06-06 09:46:39","2019-06-06 09:49:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","005(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2987","1101","2239","PTB-BLF002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","1","11","","2019-06-05 10:24:10","2019-06-05 11:59:10","2019-06-05 10:28:10","2019-06-05 11:58:10","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-80,0	-60,9	-61,9	-58,2	-21,8	-25,2	-68,4	11,56	11,89	13,46","0","1","002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2989","1102","2239","PRA-CMR0017","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-06-10 09:15:58","2019-06-10 10:04:01","2019-06-10 09:26:59","2019-06-10 10:01:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudo de distribuicao abertura de porta e queda de energia(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2990","1102","2239","PRA-CMR0017","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-06-10 10:08:02","2019-08-10 10:16:02","2019-06-10 10:10:02","2019-06-10 10:14:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudo de distribuicao abertura de porta e queda de energia(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2991","1103","2239","PRA-CMR0019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","11","","2019-06-07 15:46:58","2019-06-10 11:46:58","2019-06-10 03:43:58","2019-06-10 11:43:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Hemoderivados, Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,8	4,4	4,6	5,6	-1,1	7,8	2,3	1,22	1,31	1,46","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2992","1103","2239","PRA-CMR0019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","11","","2019-06-10 11:55:13","2019-06-10 12:18:13","2019-06-10 12:01:13","2019-06-10 12:14:13","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2993","1103","2239","PRA-CMR0019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","11","","2019-06-10 12:22:43","2019-06-10 12:43:43","2019-06-10 12:28:43","2019-06-10 12:38:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2994","1104","4509","AUT03","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","2","12","","2019-06-06 08:23:00","2019-06-06 09:45:00","2019-06-06 09:17:56","2019-06-06 09:32:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	122,2	0,3	123,1	121,1	0,6	0,1	0,8","1","1","VAZIO(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2995","1104","4509","AUT03","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-06-06 10:13:00","2019-06-06 11:25:00","2019-06-06 10:55:54","2019-06-06 11:10:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidraria, pote com pinças, 5 frascos schott com água, sacos com mangueiras e facas.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	121,4	0,1	122,7	117,5	2,2	1,3	2,5","1","1","CARGA 1(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2996","1104","4509","AUT03","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-06-06 11:32:00","2019-06-06 14:43:00","2019-06-06 12:11:35","2019-06-06 12:26:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidraria, pote com pinças, 5 frascos schott com água, sacos com mangueiras e facas.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	121,4	0,2	122,5	118,2	1,6	1,0	1,8","1","1","CARGA 2(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2997","1104","4509","AUT03","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-06-06 12:53:30","2019-06-06 13:57:00","2019-06-06 13:29:37","2019-06-06 13:44:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidraria, pote com pinças, 5 frascos schott com água, sacos com mangueiras e facas.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	121,3	0,3	122,5	118,3	1,5	1,0	1,7","1","1","CARGA 3(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2998","1105","4509","AUT04","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","1","12","","2019-06-05 08:51:00","2019-06-05 10:07:00","2019-06-05 09:26:39","2019-06-05 09:56:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,0	0,1	123,0	120,4	0,6	0,3	0,8","1","1","VAZIO(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2999","1105","4509","AUT04","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","10","","2019-06-05 10:26:00","2019-06-05 11:50:00","2019-06-05 11:02:28","2019-06-05 11:32:29","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga mista - tubos de ensaio, Frascos schott de 2L com meio de cultura, sacos com material orgânico, ponteiras e swab.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,3	120,5	-0,3	122,6	117,5	1,5	1,0	1,7","1","1","1 CARGA(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3000","1105","4509","AUT04","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-06-05 11:58:30","2019-06-05 13:04:00","2019-06-05 12:19:04","2019-06-05 12:49:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(1).jpg","<p>Carga mista - tubos de ensaio, Frascos schott de 2L com meio de cultura, sacos com material orgânico, ponteiras e swab.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	121,7	0,1	123,1	119,4	0,9	0,9	1,1","1","1","2 CARGA(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3001","1105","4509","AUT04","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","11","","2019-06-05 13:16:00","2019-06-05 14:22:00","2019-06-05 13:39:35","2019-06-05 14:09:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Carga mista - tubos de ensaio, Frascos schott de 2L com meio de cultura, sacos com material orgânico, ponteiras e swab.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	122,6	122,6	121,5	0,0	123,1	116,7	1,7	1,4	1,9","1","1","3 CARGA(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3002","1106","2239","PRA-CMR008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-06-10 08:23:57","2019-06-10 16:26:02","2019-06-10 08:25:57","2019-06-10 16:25:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,5	3,7	4,4	0,1	5,8	2,2	0,50	0,91	0,69","0","1","008.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3003","1106","2239","PRA-CMR008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-06-10 16:29:36","2019-06-10 16:41:38","2019-06-10 16:33:36","2019-06-10 16:40:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","008(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3004","1106","2239","PRA-CMR008","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-06-10 16:44:13","2019-06-10 17:05:17","2019-06-10 16:48:14","2019-06-10 17:02:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","008(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3005","1108","176","254387","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","70.00","Distribuição sem carga","72.50","296","67.50","1","11","","2019-04-12 09:02:54","2019-04-12 15:34:44","2019-04-12 13:15:35","2019-04-12 15:15:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","IMG_20180510_142537245 - Copia.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 70.0 / Crit.Máx.:72.5 / Crit.Min.:67.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","70,0	70,0	74,4	73,5	-3,5	83,1	64,1	4,59	2,26	5,33","0","1","Vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3006","1109","2239","TOD-FRE002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-06-11 17:47:42","2019-06-12 11:49:03","2019-06-12 03:48:00","2019-06-12 11:48:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-29,3	-29,8	-29,3	-0,7	-27,5	-31,5	0,72	1,21	1,10","0","1","002.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3007","1109","2239","TOD-FRE002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-06-12 11:53:08","2019-06-12 12:09:11","2019-06-12 11:59:09","2019-06-12 12:07:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3008","1109","2239","TOD-FRE002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-06-12 12:34:03","2019-06-12 13:43:12","2019-06-12 12:38:03","2019-06-12 13:38:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3009","1110","2239","TOD-REF001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição com carga","-10.00","235","-25.00","1","12","","2019-06-11 22:20:00","2019-06-12 08:44:31","2019-06-12 00:43:59","2019-06-12 08:43:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -15.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","001(5).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3010","1110","2239","TOD-REF001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição sem carga","-10.00","235","-25.00","1","12","","2019-06-12 08:47:28","2019-06-12 09:03:29","2019-06-12 08:52:28","2019-06-12 09:00:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","001(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3011","1110","2239","TOD-REF001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição com carga","-10.00","235","-25.00","2","12","","2019-06-12 09:33:56","2019-06-12 10:52:01","2019-06-12 09:43:56","2019-06-12 10:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","001(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3012","1112","2239","TOD-CMR007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-06-12 11:52:07","2019-06-13 08:53:28","2019-06-13 00:52:58","2019-06-13 08:52:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras e reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,5	4,5	4,6	5,0	-0,5	10,5	2,5	2,23	1,20	2,61","0","1","007.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3013","1112","2239","TOD-CMR007","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-06-13 08:56:57","2019-06-13 09:13:58","2019-06-13 09:00:57","2019-06-13 09:08:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","007(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3014","1112","2239","TOD-CMR007","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-13 09:23:29","2019-06-13 09:59:31","2019-06-13 09:27:30","2019-06-13 09:56:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","007(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3015","1113","2239","TOD-CMR001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-06-12 17:01:46","2019-06-13 10:51:04","2019-06-13 02:50:03","2019-06-13 10:50:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,2	3,9	6,2	-2,2	8,5	2,4	2,41	1,16	2,81","0","1","001(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3016","1114","2239","TOD-CMR004","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-06-13 12:18:37","2019-06-14 09:36:59","2019-06-14 01:33:27","2019-06-14 09:33:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,0	5,0	4,5	-0,5	6,5	0,7	1,52	1,14	1,80","0","1","004.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3017","1114","2239","TOD-CMR004","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-06-14 09:40:13","2019-06-14 10:03:15","2019-06-14 09:47:14","2019-06-14 09:59:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","004(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3018","1114","2239","TOD-CMR004","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-06-14 10:15:55","2019-06-14 10:51:57","2019-06-14 10:19:55","2019-06-14 10:31:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","004(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3019","1115","2239","TOD-CMR008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-06-13 12:18:29","2019-06-14 09:37:17","2019-06-14 01:33:12","2019-06-14 09:33:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.6 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","3,6	3,7	3,7	4,6	-1,0	5,9	2,7	0,53	0,99	0,72","0","1","008.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3020","1115","2239","TOD-CMR008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-06-14 09:40:57","2019-06-14 09:59:01","2019-06-14 09:44:58","2019-06-14 09:54:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","008(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3021","1115","2239","TOD-CMR008","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.60","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-06-14 10:14:04","2019-06-14 10:50:10","2019-06-14 10:18:05","2019-06-14 10:22:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","008(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3022","1111","1535","EQ 004 FIQAL","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-11 10:27:00","2019-06-11 11:33:59","2019-06-11 11:00:09","2019-06-11 11:20:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 004 FIQAL_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetjun-12-2019 - 10-56 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3023","1111","1535","EQ 004 FIQAL","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-11 14:26:00","2019-06-11 15:11:59","2019-06-11 14:41:05","2019-06-11 15:01:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 004 FIQAL_Carga.jpg","<p>4 Erlenmeyers com 150ml de água.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetjun-12-2019 - 11-02 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3024","1111","1535","EQ 004 FIQAL","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-11 15:15:00","2019-06-11 16:00:59","2019-06-11 15:33:30","2019-06-11 15:53:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 004 FIQAL_Carga.jpg","<p>4 Erlenmeyers com 150ml de água.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetjun-12-2019 - 11-16 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3025","1111","1535","EQ 004 FIQAL","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","2","12","","2019-06-11 16:05:00","2019-06-11 17:00:59","2019-06-11 16:21:34","2019-06-11 16:41:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 004 FIQAL_Carga.jpg","<p>4 Erlenmeyers com 150ml de água.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","Sheetjun-12-2019 - 11-20 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3026","1116","291","FPS 9441","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-65.00","Distribuição com carga","-65.00","256","-88.00","1","11","","2019-06-07 13:56:06","2019-06-08 15:30:47","2019-06-07 14:56:10","2019-06-08 14:56:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","9441.jpg","<p>Plasma.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -65.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-88.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 9441(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3027","1117","291","FPS 9445","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","2","12","","2019-06-06 10:24:10","2019-06-07 11:45:50","2019-06-06 11:24:14","2019-06-07 11:24:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","9445.jpg","<p>Plaquetas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 9445.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3060","1132","2239","CAC-CMR0037","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-06-26 09:59:08","2019-06-26 11:02:08","2019-06-26 10:11:08","2019-06-26 10:42:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0037(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3028","1118","2239","FRB-CMR002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-16 15:44:34","2019-05-17 07:54:42","2019-05-16 23:52:40","2019-05-17 07:52:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,1	4,0	4,9	-0,9	8,0	0,7	2,23	1,25	2,61","0","1","002.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3029","1118","2239","FRB-CMR002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-05-17 07:58:05","2019-05-17 08:38:13","2019-05-17 08:05:05","2019-05-17 08:28:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3030","1118","2239","FRB-CMR002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-17 08:53:51","2019-05-17 09:23:54","2019-05-17 09:02:52","2019-05-17 09:10:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","002(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3031","1119","5032","PTB-REF 001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","8.00","330","2.00","2","12","","2019-06-03 23:00:40","2019-06-04 08:26:56","2019-06-04 00:25:51","2019-06-04 08:25:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras, Reagentes e Fator.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.6 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3032","1119","5032","PTB-REF 001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição sem carga","8.00","330","2.00","1","12","","2019-06-04 08:35:20","2019-06-04 09:18:28","2019-06-04 08:40:21","2019-06-04 08:58:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3033","1119","5032","PTB-REF 001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição sem carga","8.00","330","2.00","2","12","","2019-06-04 09:30:31","2019-06-04 10:46:40","2019-06-04 09:34:31","2019-06-04 10:34:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","001(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3034","1120","24","2106/18","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-55.00","Distribuição sem carga","-53.00","241","-57.00","2","12","","2019-05-27 14:30:00","2019-05-27 15:34:00","2019-05-27 14:34:00","2019-05-27 15:34:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES(1).jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -55.0 / Crit.Máx.:-53.0 / Crit.Min.:-57.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","17","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-55,0	-55,0	-55,3	-55,1	0,1	-53,2	-56,6	1,46	0,05	1,73","1","1","-55ÂºC.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3035","1120","24","2106/18","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-40.00","Distribuição sem carga","-38.00","241","-42.00","1","12","","2019-05-28 10:48:00","2019-05-28 12:57:00","2019-05-28 11:57:00","2019-05-28 12:57:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES(1).jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-38.0 / Crit.Min.:-42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","17","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","-40,0	-39,7	-40,3	-40,5	0,5	-38,7	-42,1	1,14	0,27	1,53","1","1","-40ÂºC.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3036","1120","24","2106/18","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-35.00","Distribuição sem carga","-33.00","241","-37.00","1","12","","2019-05-28 13:00:00","2019-05-28 15:40:00","2019-05-28 14:40:00","2019-05-28 15:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-33.0 / Crit.Min.:-37.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","-35,0	-35,0	-35,7	-35,6	0,6	-33,8	-37,2	1,04	0,32	1,26","1","1","-35ÂºC.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3037","1120","24","2106/18","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-20.00","Distribuição sem carga","-18.00","241","-22.00","1","12","","2019-05-28 16:19:00","2019-05-28 18:24:00","2019-05-28 17:24:00","2019-05-28 18:24:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-18.0 / Crit.Min.:-22.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","17","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","-20,0	-20,0	-21,2	-21,0	1,0	-19,7	-22,7	0,74	0,32	0,93","1","1","-20ÂºC.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3038","1120","24","2106/18","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","241","23.00","2","12","","2019-05-28 18:25:00","2019-05-28 20:42:00","2019-05-28 19:42:00","2019-05-28 20:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","17","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,0	24,5	24,6	0,4	24,9	24,2	0,21	0,07	0,44","1","1","25ÂºC.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3039","1120","24","2106/18","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","50.00","Distribuição sem carga","52.00","241","48.00","2","12","","2019-05-28 20:59:00","2019-05-28 22:52:00","2019-05-28 21:52:00","2019-05-28 22:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 50.0 / Crit.Máx.:52.0 / Crit.Min.:48.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","17","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","50,0	50,0	49,6	49,6	0,4	50,3	48,8	0,49	0,07	0,68","1","1","50ÂºC.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3040","1120","24","2106/18","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","65.00","Distribuição sem carga","67.00","241","63.00","2","11","","2019-05-28 22:53:00","2019-05-29 00:53:00","2019-05-28 23:53:00","2019-05-29 00:53:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 65.0 / Crit.Máx.:67.0 / Crit.Min.:63.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","17","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","65,0	65,0	64,6	64,8	0,2	65,5	64,0	0,57	0,06	0,76","1","1","65ÂºC(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3041","1120","24","2106/18","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","82.00","241","78.00","2","11","","2019-05-29 01:04:00","2019-05-29 03:00:00","2019-05-29 02:00:00","2019-05-29 03:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.0 / Crit.Min.:78.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","17","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","80,0	80,0	79,7	79,8	0,2	80,7	78,9	0,67	0,05	0,86","1","1","80ÂºC(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3042","1121","4490","28","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-04-26 09:14:12","2019-04-26 10:38:12","2019-04-26 09:56:12","2019-04-26 10:26:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,8	122,0	1,7	123,6	117,6	1,5	1,1	1,7","0","1","carga(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3043","1121","4490","28","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-04-26 10:43:06","2019-04-26 11:41:06","2019-04-26 11:02:06","2019-04-26 11:32:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,8	122,2	1,7	123,2	119,5	0,6	0,6	0,8","0","1","carga(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3044","1121","4490","28","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-04-26 12:55:28","2019-04-26 14:14:28","2019-04-26 13:32:28","2019-04-26 14:02:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	121,1	121,0	0,0	121,5	119,7	0,4	0,3	0,6","0","1","carga(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3050","1128","291","FPS 8575","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","10","","2019-06-19 16:58:31","2019-06-20 18:08:18","2019-06-19 17:58:34","2019-06-20 17:58:18","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","8575.jpg","<p>Hem&aacute;cias.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8575 rever.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3051","1129","291","FPS 9439","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-85.00","2","12","","2019-06-24 14:46:42","2019-06-25 16:02:19","2019-06-24 15:46:46","2019-06-25 15:46:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","9439.jpg","<p>Plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-85.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 9439(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3052","1130","2239","CAC-CMR0018","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-06-25 09:48:54","2019-06-26 09:10:02","2019-06-26 01:07:55","2019-06-26 09:07:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,1	5,6	5,7	-0,7	7,9	1,9	0,97	1,76	1,19","0","1","0018.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3053","1130","2239","CAC-CMR0018","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-06-26 09:15:33","2019-06-26 09:40:36","2019-06-26 09:22:34","2019-06-26 09:36:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0018(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3054","1130","2239","CAC-CMR0018","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-26 10:00:14","2019-06-26 11:00:23","2019-06-26 10:07:16","2019-06-26 10:50:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0018(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3056","1131","2239","CAC-CMR0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-06-26 13:06:23","2019-06-26 13:22:24","2019-06-26 13:13:23","2019-06-26 13:20:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0020(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3057","1131","2239","CAC-CMR0020","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-26 13:35:04","2019-06-26 14:07:06","2019-06-26 13:40:05","2019-06-26 13:57:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0020(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3058","1132","2239","CAC-CMR0037","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-06-25 16:48:47","2019-06-26 09:08:47","2019-06-26 01:08:47","2019-06-26 09:08:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,5	5,4	6,4	5,3	0,2	9,8	-0,9	2,24	1,74	2,62","0","1","0037.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3059","1132","2239","CAC-CMR0037","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-06-26 09:15:23","2019-06-26 09:47:23","2019-06-26 09:21:23","2019-06-26 09:44:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0037(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3061","1133","291","UR-04-E2","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-27.00","1","12","","2019-06-21 11:51:09","2019-06-22 13:00:27","2019-06-21 12:51:59","2019-06-22 12:51:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","04-E2.jpg","<p>Plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-27.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","UR-04-E2 validador 1(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3062","1133","291","UR-04-E2","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-27.00","0","12","","2019-06-21 11:51:22","2019-06-22 13:00:27","2019-06-21 12:51:59","2019-06-22 12:51:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","04-E2.jpg","<p>Plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-27.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","15","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","UR-04-E2 vaalidador 2.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3063","1123","4490","19","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","42.50","281","40.50","2","12","","2019-04-25 10:30:42","2019-04-25 12:45:46","2019-04-25 10:40:43","2019-04-25 12:40:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 19.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","41,5	41,6	41,4	41,2	0,3	41,4	41,1	0,08	0,05	0,38","0","1","banho maria 19(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3064","1134","4490","20","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","45.20","281","44.80","1","12","","2019-04-24 15:10:31","2019-04-24 17:30:39","2019-04-24 15:25:32","2019-04-24 17:25:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 20.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","45,0	45,0	45,1	45,0	0,0	45,1	44,7	0,11	0,05	0,39","0","1","banho maria 20.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3065","1135","4490","133","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.00","Distribuição com carga","42.00","281","40.00","2","12","","2019-04-23 11:40:05","2019-04-23 14:12:14","2019-04-23 12:12:07","2019-04-23 14:12:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","133 - Carga.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","41,0	40,6	41,2	41,1	-0,1	41,4	40,9	0,08	0,13	0,38","0","1","BANHO MARIA - 133.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3066","1136","4490","127","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","61.00","281","59.00","1","11","","2019-04-26 07:15:38","2019-04-26 10:32:51","2019-04-26 08:30:42","2019-04-26 10:30:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 127.jpg","<p>2 Frascos de vidro com indicador biológico.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:61.0 / Crit.Min.:59.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","59,5	59,5	60,8	59,5	0,5	60,8	58,3	0,68	0,11	0,88","0","1","estufa 127.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3067","1137","4490","17","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","31.00","281","29.00","1","10","","2019-04-26 13:23:46","2019-04-26 15:50:56","2019-04-26 13:50:48","2019-04-26 15:50:56","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 17.jpg","<p>2 Grades com amostras de salmonelas stéril.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","30,0	30,0	30,0	30,2	-0,2	32,3	29,1	0,81	0,40	1,00","0","1","estufa 17.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3068","1138","4490","18","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","281","24.00","1","12","","2019-04-26 07:19:44","2019-04-26 10:02:54","2019-04-26 08:00:47","2019-04-26 10:00:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -  18(1).jpg","<p>Placas de petri, 1 grade com tubos de ensaio e diversos petri film.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","25,0	25,3	25,0	24,7	0,3	27,2	22,3	0,64	1,65	0,85","0","1","carga - 18.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3069","1139","4490","90","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","281","35.00","2","11","","2019-04-26 12:55:05","2019-04-26 15:15:14","2019-04-26 13:10:06","2019-04-26 15:10:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 90.jpg","<p>Placas de petri, 1 grade com tubos de ensaio e diversos petri film.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","36,0	36,0	36,0	36,1	-0,1	36,6	35,7	0,23	0,14	0,46","0","1","estudo 90.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3070","1141","497","CR-1040","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","241","36.00","2","12","","2019-06-17 11:26:00","2019-06-18 11:25:00","2019-06-17 11:26:00","2019-06-18 11:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO CARGA.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2019-0228 CL","2020-04-01","37,0	37,0	36,9	37,2	-0,2	37,4	36,8	0,15	0,06	0,41","1","1","Estudos.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3071","1142","2587","01","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","1","11","","2019-06-25 09:42:20","2019-06-25 10:29:45","2019-06-25 09:54:46","2019-06-25 10:01:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjun-25-2019 - 10-31 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3072","1142","2587","01","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","12","","2019-06-25 10:35:11","2019-06-25 11:22:56","2019-06-25 10:47:13","2019-06-25 10:54:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","2 vazio.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3073","1142","2587","01","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","12","","2019-06-25 11:27:06","2019-06-25 12:13:19","2019-06-25 11:38:23","2019-06-25 11:45:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","3 vazio.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3074","1142","2587","01","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","10","","2019-06-25 14:11:31","2019-06-25 15:08:29","2019-06-25 14:32:49","2019-06-25 14:39:49","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista - 2 caixas com instrumentais, 4 capotes, 7 pacotes com roupas e 5 cubas.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","carga 1Â°(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3075","1142","2587","01","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","10","","2019-06-25 15:28:20","2019-06-25 16:22:25","2019-06-25 15:47:58","2019-06-25 15:54:58","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista - 2 caixas com instrumentais, 4 capotes, 7 pacotes com roupas e 5 cubas.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","2Â° carga(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3076","1142","2587","01","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","10","","2019-06-25 16:41:28","2019-06-25 17:34:37","2019-06-25 17:00:25","2019-06-25 17:07:25","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista - 2 caixas com instrumentais, 4 capotes, 7 pacotes com roupas e 5 cubas.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","carga3(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3077","1143","2587","02","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","11","","2019-06-26 08:50:00","2019-06-26 09:37:29","2019-06-26 09:02:36","2019-06-26 09:09:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjun-26-2019 - 10-38 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3078","1143","2587","02","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","11","","2019-06-26 09:44:50","2019-06-26 10:31:27","2019-06-26 09:57:59","2019-06-26 10:04:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","vazio 2.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3079","1143","2587","02","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","281","134.00","2","11","","2019-06-26 10:41:02","2019-06-26 11:27:17","2019-06-26 10:54:30","2019-06-26 11:01:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","3Â° vazio.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3084","1143","2587","02","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","11","","2019-06-26 15:55:00","2019-06-26 16:53:58","2019-06-26 16:17:46","2019-06-26 16:24:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista - 3 caixas com pinças, 5 capotes, 10 pacotes com roupas e 7 cubas.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetjun-26-2019 - 04-55 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3083","1143","2587","02","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","11","","2019-06-26 14:30:24","2019-06-26 15:32:43","2019-06-26 14:57:11","2019-06-26 15:04:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista - 3 caixas com pin&ccedil;as, 5 capotes, 10 pacotes com roupas e 7 cubas.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","2Â° carg.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3082","1143","2587","02","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","281","134.00","3","11","","2019-06-26 12:03:07","2019-06-26 13:06:07","2019-06-26 12:30:26","2019-06-26 12:37:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Carga mista - 3 caixas com pin&ccedil;as, 5 capotes, 10 pacotes com roupas e 7 cubas.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","1Â° carg.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3085","1141","497","CR-1040","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","241","36.00","1","11","","2019-06-18 11:44:00","2019-06-19 11:48:00","2019-06-18 11:48:00","2019-06-19 11:48:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO CARGA.jpg","<p>12 tubos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","37,0	37,0	36,5	36,5	0,5	36,9	36,0	0,28	0,07	0,49","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3086","1144","497","CR-0756","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","241","36.00","2","12","","2019-06-24 11:37:00","2019-06-25 11:36:00","2019-06-24 11:37:00","2019-06-25 11:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO VAZIO.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2019-0228 CL","2020-04-01","37,0	37,0	37,1	37,1	-0,1	37,3	36,7	0,18	0,04	0,43","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3087","1144","497","CR-0756","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","241","36.00","2","12","","2019-06-25 11:49:00","2019-06-26 11:49:00","2019-06-25 11:49:00","2019-06-26 11:49:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO CARGA.jpg","<p>12 tubos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2019-0228 CL","2020-04-01","37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	37,3	36,6	0,21	0,05	0,44","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3088","1144","497","CR-0756","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","241","36.00","2","12","","2019-06-26 11:53:00","2019-06-27 11:52:00","2019-06-26 11:53:00","2019-06-27 11:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIO CARGA.jpg","<p>12 Tubos.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2019-0228 CL","2020-04-01","37,0	37,0	37,0	37,0	0,0	37,3	36,5	0,23	0,05	0,45","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3089","1154","2239","CAC-CMR0029","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.10","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-26 15:15:31","2019-06-27 08:56:45","2019-06-27 00:52:42","2019-06-27 08:52:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.1 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,1	5,0	5,2	5,9	-0,8	7,7	2,4	1,03	1,43	1,26","0","1","0029.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3090","1154","2239","CAC-CMR0029","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.10","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-06-27 09:04:41","2019-06-27 09:24:45","2019-06-27 09:10:42","2019-06-27 09:21:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0029(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3091","1154","2239","CAC-CMR0029","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.10","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-27 09:36:24","2019-06-27 10:14:30","2019-06-27 09:40:24","2019-06-27 09:50:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0029(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3092","1155","2239","CAC-CMR0036","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-06-26 17:59:15","2019-06-27 08:52:15","2019-06-27 00:52:15","2019-06-27 08:52:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,1	4,4	5,0	0,0	7,3	2,8	1,09	0,85	1,32","0","1","0036.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3093","1155","2239","CAC-CMR0036","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","11","","2019-06-27 09:03:26","2019-06-27 09:43:26","2019-06-27 09:09:26","2019-06-27 09:27:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0036(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3094","1155","2239","CAC-CMR0036","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","11","","2019-06-27 09:44:41","2019-06-27 10:14:41","2019-06-27 09:48:41","2019-06-27 10:05:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0036(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3095","1156","2239","CAC-FRE004","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-06-26 17:11:57","2019-06-27 14:14:15","2019-06-27 06:12:45","2019-06-27 14:12:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-35,0	-34,6	-33,4	-29,1	-5,9	-25,2	-34,7	2,81	1,95	3,39","0","1","004.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3096","1156","2239","CAC-FRE004","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-06-27 14:17:53","2019-06-27 14:29:53","2019-06-27 14:21:53","2019-06-27 14:27:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","004(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3097","1156","2239","CAC-FRE004","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-06-27 14:37:38","2019-06-27 15:45:42","2019-06-27 14:41:39","2019-06-27 15:41:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","004(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3098","1140","4490","12","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.00","Distribuição com carga","45.00","281","43.00","2","11","","2019-04-23 11:05:15","2019-04-23 13:37:25","2019-04-23 11:35:17","2019-04-23 13:35:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Placas de petri e diversos petri film.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.0 / Crit.Máx.:45.0 / Crit.Min.:43.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","44,0	44,0	43,9	44,0	0,0	44,6	43,4	0,31	0,14	0,51","0","1","ESTUFA 12.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3099","1145","4490","13","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","46.00","Distribuição com carga","47.00","281","45.00","1","11","","2019-04-24 11:05:26","2019-04-24 13:15:35","2019-04-24 11:15:27","2019-04-24 13:15:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 13.jpg","<p>Placas de petri e diversos petri film.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 46.0 / Crit.Máx.:47.0 / Crit.Min.:45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","46,0	46,0	45,8	46,2	-0,2	47,8	45,0	0,53	0,56	0,71","0","1","estufa 13.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3100","1146","4490","14","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","36.00","281","34.00","2","10","","2019-04-23 17:05:57","2019-04-23 19:30:06","2019-04-23 17:30:59","2019-04-23 19:30:06","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 14.jpg","<p>Placas de petri e diversos petri film.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","35,0	35,0	34,8	34,8	0,2	35,5	34,1	0,23	0,34	0,46","0","1","estufa 14.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3101","1147","4490","15","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","281","35.00","1","11","","2019-04-24 16:35:30","2019-04-24 19:00:39","2019-04-24 17:00:32","2019-04-24 19:00:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 15.jpg","<p>Placas de petri, 1 grade com tubos de ensaio e diversos petri film.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","36,0	36,0	35,8	36,1	-0,1	37,3	35,3	0,38	0,34	0,58","0","2","estufa 15.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3102","1148","4490","16","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","281","35.00","2","11","","2019-04-25 10:47:29","2019-04-25 13:16:40","2019-04-25 11:15:31","2019-04-25 13:15:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 16.jpg","<p>Placas de petri, 1 grade com tubos de ensaio e diversos petri film.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	36,4	35,6	0,23	0,13	0,45","0","1","estufa 16.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3103","1149","4490","122","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","281","35.00","2","12","","2019-04-23 16:52:20","2019-04-23 19:25:29","2019-04-23 17:20:22","2019-04-23 19:20:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 122.jpg","<p>2 grades com tubos de ensaio e 1 jarra anaeróbica acrílica de 3,5L.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","36,0	36,0	36,3	36,4	-0,4	36,6	36,2	0,15	0,04	0,41","0","1","estufa 122.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3104","1157","2239","CAC-CMR0043","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-27 15:01:05","2019-06-28 09:09:38","2019-06-28 01:08:34","2019-06-28 09:08:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.6 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,6	4,7	4,0	5,1	-0,5	6,9	3,0	0,73	0,91	0,92","0","1","8.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3105","1157","2239","CAC-CMR0043","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-06-28 09:30:52","2019-06-28 09:56:59","2019-06-28 09:40:55","2019-06-28 09:50:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","abe.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3106","1157","2239","CAC-CMR0043","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.60","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-06-28 10:10:24","2019-06-28 10:41:29","2019-06-28 10:15:24","2019-06-28 10:30:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","qu.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3107","1158","2239","CAC-FRE0031","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-06-27 18:10:49","2019-06-28 11:48:00","2019-06-28 03:47:27","2019-06-28 11:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-26,8	-27,3	-26,3	-3,7	-25,3	-27,1	0,52	0,31	0,72","0","1","0031.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3108","1158","2239","CAC-FRE0031","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-06-28 12:54:02","2019-06-28 13:20:04","2019-06-28 12:58:03","2019-06-28 13:13:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0031(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3109","1158","2239","CAC-FRE0031","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-06-28 15:11:54","2019-06-28 15:59:58","2019-06-28 15:21:55","2019-06-28 15:54:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0031(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3110","1150","4490","128","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","42.50","281","40.50","1","11","","2019-04-27 07:20:42","2019-04-27 09:45:42","2019-04-27 07:20:42","2019-04-27 07:40:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 122.jpg","<p>1 Grade com tubos de ensaio, placas de petri e 2 jarras anaeróbias acrílica 3,5L.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","41,5	41,5	42,1	41,9	-0,4	42,1	41,7	0,12	0,05	0,39","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3111","1151","4490","31","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-23 09:41:44","2019-04-23 11:05:44","2019-04-23 10:38:44","2019-04-23 10:53:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>23 Frascos Schott de 250ml com 225 ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,5	120,9	-0,1	122,3	117,7	0,3	1,3	0,5","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3112","1151","4490","31","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-23 11:25:18","2019-04-23 12:40:18","2019-04-23 12:03:18","2019-04-23 12:18:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>23 Frascos Schott de 250ml com 225 ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,5	120,6	-0,1	122,3	117,0	0,3	1,5	0,6","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3113","1151","4490","31","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-23 13:30:09","2019-04-23 14:35:09","2019-04-23 14:07:09","2019-04-23 14:22:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>23 Frascos Schott de 250ml com 225 ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,6	120,6	0,0	122,5	117,0	0,3	1,5	0,6","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3114","1152","4490","30","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-04-24 09:06:02","2019-04-24 10:25:02","2019-04-24 09:57:02","2019-04-24 10:12:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>23 Frascos Schott de 250ml com 225ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,5	120,9	1,4	122,1	117,5	0,2	1,4	0,4","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3115","1152","4490","30","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-24 10:39:19","2019-04-24 11:50:19","2019-04-24 11:13:19","2019-04-24 11:28:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>23 Frascos Schott de 250ml com 225ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,7	121,0	1,6	122,6	117,7	0,2	1,5	0,5","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3138","1164","1535","EQ 081 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","54.00","Distribuição com carga","56.00","189","52.00","2","12","","2019-07-03 11:56:06","2019-07-03 14:19:06","2019-07-03 12:20:06","2019-07-03 14:18:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Tubos com água.</p>","1 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: 54.0 / Crit.Máx.:56.0 / Crit.Min.:52.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","54,0	53,0	54,5	54,8	-0,8	55,2	54,3	0,24	0,11	0,47","0","1","ESTUDO 02 HORAS(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3116","1152","4490","30","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-24 12:48:19","2019-04-24 14:10:19","2019-04-24 13:33:19","2019-04-24 13:48:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>23 Frascos Schott de 250ml com 225ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,3	120,9	1,2	122,1	117,6	0,2	1,4	0,5","0","1","TMB01001(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3117","1153","4490","29","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","10","","2019-04-25 09:19:40","2019-04-25 10:25:40","2019-04-25 09:38:40","2019-04-25 10:08:40","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	123,1	120,7	0,5	123,2	116,5	1,9	1,2	2,2","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3118","1153","4490","29","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-25 10:25:22","2019-04-25 11:40:22","2019-04-25 10:48:22","2019-04-25 11:18:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,8	122,2	0,2	123,3	119,3	1,0	1,1	1,2","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3119","1153","4490","29","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-25 12:38:13","2019-04-25 13:50:13","2019-04-25 13:02:13","2019-04-25 13:32:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,0	0,1	123,6	119,6	0,7	0,9	0,9","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3131","1162","2239","CAC-FRE0032","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-07-01 09:32:48","2019-07-01 10:32:48","2019-07-01 09:36:48","2019-07-01 10:25:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 49 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3132","1163","2239","APU-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2018-11-06 14:10:03","2018-11-07 09:55:03","2018-11-07 01:55:03","2018-11-07 09:55:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,0	3,7	4,4	-0,4	6,5	1,5	1,06	0,92	1,29","0","1","127968-8 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3133","1163","2239","APU-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2018-11-07 10:04:22","2018-11-07 10:16:22","2018-11-07 10:05:22","2018-11-07 10:13:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","127968-abert. porta.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3134","1163","2239","APU-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2018-11-07 10:18:46","2018-11-07 10:46:46","2018-11-07 10:18:46","2018-11-07 10:34:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","127968-queda energia.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3135","1165","2239","APU-CMR0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2018-11-06 14:03:14","2018-11-07 11:50:14","2018-11-07 03:50:14","2018-11-07 11:50:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,0	3,9	4,3	-0,3	5,9	2,3	0,75	0,96	0,95","0","1","125562-8 horas.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3136","1165","2239","APU-CMR0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2018-11-07 11:52:46","2018-11-07 12:02:46","2018-11-07 11:53:46","2018-11-07 12:00:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","125562.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3137","1165","2239","APU-CMR0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2018-11-07 12:04:51","2018-11-07 12:17:51","2018-11-07 12:04:51","2018-11-07 12:12:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","125562(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3154","1172","2239","CAC-CMR0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-02 09:01:54","2019-07-02 09:26:01","2019-07-02 09:04:54","2019-07-02 09:18:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3155","1172","2239","CAC-CMR0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-02 10:30:32","2019-07-02 10:49:36","2019-07-02 10:36:32","2019-07-02 10:47:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0013(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3156","1173","2239","CAC-FRE0017","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-01 17:39:18","2019-07-02 10:15:24","2019-07-02 02:13:52","2019-07-02 10:13:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-29,7	-31,7	-31,5	1,5	-30,2	-33,1	0,60	0,90	0,79","0","1","0017.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3157","1173","2239","CAC-FRE0017","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-02 10:20:27","2019-07-02 10:34:28","2019-07-02 10:25:27","2019-07-02 10:31:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0017(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3158","1173","2239","CAC-FRE0017","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-02 10:54:47","2019-07-02 12:02:51","2019-07-02 11:00:47","2019-07-02 12:00:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0017(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3159","1174","2239","CAC-FRE0035","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-07-01 17:40:12","2019-07-02 14:47:12","2019-07-02 06:47:12","2019-07-02 14:47:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-28,0	-23,0	-16,1	-13,1	-14,9	-8,9	-20,4	3,12	0,13	3,68","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3160","1175","2239","CAC-CMR0033","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-03 14:55:25","2019-07-04 08:53:35","2019-07-04 00:51:04","2019-07-04 08:51:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,0	3,9	4,2	-0,2	5,5	2,2	0,55	0,98	0,74","0","1","0033.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3161","1175","2239","CAC-CMR0033","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-04 08:56:00","2019-07-04 09:09:01","2019-07-04 09:00:00","2019-07-04 09:07:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0033(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3162","1175","2239","CAC-CMR0033","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-04 09:20:19","2019-07-04 09:34:19","2019-07-04 09:23:19","2019-07-04 09:28:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0033(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3163","1176","2239","CAC-CMR0035","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","10","","2019-07-03 17:27:43","2019-07-04 10:46:43","2019-07-04 02:46:43","2019-07-04 10:46:43","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	3,7	4,2	-0,2	5,7	2,4	0,60	0,97	0,79","0","1","0035.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3164","1176","2239","CAC-CMR0035","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","10","","2019-07-04 10:51:37","2019-07-04 11:19:37","2019-07-04 10:55:37","2019-07-04 11:03:37","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0035(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3165","1176","2239","CAC-CMR0035","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","10","","2019-07-04 11:25:14","2019-07-04 11:50:14","2019-07-04 11:29:14","2019-07-04 11:43:14","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0035(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3166","1177","2239","CAC-CMR0039","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-07-03 17:27:05","2019-07-04 14:36:51","2019-07-04 06:35:44","2019-07-04 14:35:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 homogeneizador com concentrado  de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","22,0	21,8	22,4	21,8	0,2	22,6	21,2	0,34	0,15	0,55","0","1","0039.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3167","1177","2239","CAC-CMR0039","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-07-04 14:41:17","2019-07-04 14:51:18","2019-07-04 14:45:18","2019-07-04 14:50:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0039(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3168","1177","2239","CAC-CMR0039","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-07-04 15:23:35","2019-07-04 15:45:38","2019-07-04 15:28:35","2019-07-04 15:34:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0039(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3169","1178","2239","CAC-CAM001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-07-04 12:33:52","2019-07-05 09:40:18","2019-07-05 01:38:45","2019-07-05 09:38:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,0	22,0	22,9	22,2	-0,2	24,1	20,9	0,70	0,48	0,90","0","1","001.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3170","1178","2239","CAC-CAM001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-07-05 09:53:58","2019-07-05 10:11:59","2019-07-05 09:57:58","2019-07-05 10:08:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","001(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3171","1178","2239","CAC-CAM001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-07-05 10:24:04","2019-07-05 10:42:05","2019-07-05 10:27:05","2019-07-05 10:31:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","001(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3172","1179","2239","CAC-CAM003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","11","","2019-07-04 18:10:16","2019-07-05 09:39:16","2019-07-05 01:39:16","2019-07-05 09:39:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	22,1	23,3	22,2	-0,2	24,9	20,1	0,90	1,51	1,11","0","1","003.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3173","1179","2239","CAC-CAM003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","1","11","","2019-07-05 09:53:20","2019-07-05 10:14:20","2019-07-05 10:00:20","2019-07-05 10:09:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","003(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3174","1179","2239","CAC-CAM003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-07-05 10:23:32","2019-07-05 10:51:32","2019-07-05 10:27:32","2019-07-05 10:34:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","003(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3175","1180","2239","CAC-CMR0031","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","10","","2019-07-04 18:09:41","2019-07-05 09:38:41","2019-07-05 01:38:41","2019-07-05 09:38:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,5	4,6	4,9	4,7	-0,2	5,9	2,8	0,60	0,98	0,79","0","1","0031.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3176","1180","2239","CAC-CMR0031","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","10","","2019-07-05 09:52:42","2019-07-05 10:13:42","2019-07-05 10:00:42","2019-07-05 10:11:42","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0031(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3177","1180","2239","CAC-CMR0031","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","10","","2019-07-05 10:30:28","2019-07-05 10:52:28","2019-07-05 10:34:28","2019-07-05 10:44:28","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0031(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3178","1181","2239","CAC-CMR0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-04 16:18:27","2019-07-05 15:12:26","2019-07-05 07:11:25","2019-07-05 15:11:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,8	4,8	4,9	-0,9	7,1	0,4	1,38	2,01	1,66","0","1","0016.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3179","1182","2924","1318","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","44.50","Distribuição sem carga","45.50","281","43.50","2","12","","2019-07-03 08:23:58","2019-07-03 11:02:07","2019-07-03 09:00:00","2019-07-03 11:00:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 1318.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:45.5 / Crit.Min.:43.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","44,5	45,5	44,7	44,6	-0,1	44,7	44,4	0,09	0,05	0,38","0","1","1318.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3180","1183","2924","2347","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","62.00","281","58.00","2","11","","2019-07-01 09:00:28","2019-07-01 13:45:47","2019-07-01 11:45:39","2019-07-01 13:45:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 2347.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:62.0 / Crit.Min.:58.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","60,0	60,0	60,0	59,5	0,5	60,0	58,9	0,32	0,05	0,53","0","1","2347.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3181","1184","2924","3199","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","35.50","281","34.50","1","12","","2019-07-01 10:00:08","2019-07-01 13:02:19","2019-07-01 11:00:11","2019-07-01 13:00:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 3199.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","35,0	35,0	34,9	35,2	-0,2	36,3	34,5	0,58	0,05	0,77","0","1","3199.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3182","1185","2924","718","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","281","19.00","2","12","","2019-07-02 13:38:46","2019-07-02 15:58:53","2019-07-02 13:58:47","2019-07-02 15:58:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 718.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","20,0	19,9	19,9	19,8	0,2	20,2	19,5	0,09	0,23	0,39","0","2","718.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3183","1186","2924","952","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","20.00","Distribuição sem carga","21.00","281","19.00","1","12","","2019-07-02 09:30:39","2019-07-02 13:00:52","2019-07-02 11:00:44","2019-07-02 13:00:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 952.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","20,0	20,1	19,6	19,6	0,4	21,4	17,9	0,35	1,23	0,59","0","1","952.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3184","1187","2924","661","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","100.00","Distribuição sem carga","112.00","281","90.00","2","10","","2019-07-02 09:30:45","2019-07-02 12:30:56","2019-07-02 10:30:49","2019-07-02 12:30:56","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 661.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:112.0 / Crit.Min.:90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","100,0	105,1	106,1	99,1	0,9	106,8	90,9	3,37	3,14	4,05","0","1","661(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3185","1187","2924","661","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","180.00","Distribuição sem carga","187.00","281","155.00","2","10","","2019-07-02 13:10:58","2019-07-02 16:09:08","2019-07-02 14:10:02","2019-07-02 16:09:08","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 661.jpg","","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 180.0 / Crit.Máx.:187.0 / Crit.Min.:155.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","180,0	181,3	181,7	172,1	7,9	183,5	161,2	5,63	2,81	6,62","0","1","661(5).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3186","1188","1535","EQ 012 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","37.00","202","33.00","1","12","","2019-07-05 10:20:00","2019-07-05 16:00:00","2019-07-05 13:45:00","2019-07-05 15:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Material para secagem.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:33.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	35,0	35,6	35,0	0,0	37,4	33,0	1,16	0,15	1,40","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3187","1189","1535","EQ 055 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","35.50","202","34.50","1","12","","2019-07-08 09:18:42","2019-07-08 13:34:42","2019-07-08 11:30:42","2019-07-08 13:34:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Frascos de água para análise.</p>","2 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,5	36,5	36,3	34,8	1,7	36,3	32,7	1,16	0,16	1,40","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3188","1190","1535","EQ 055 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","38.50","202","34.50","2","12","","2019-07-09 10:44:43","2019-07-09 15:08:43","2019-07-09 13:00:43","2019-07-09 15:08:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Frascos de água para análise.</p>","2 Horas (s) 8 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:38.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,5	36,9	37,4	37,0	-0,5	38,4	35,8	0,90	0,20	1,10","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3189","1191","1535","EQ 075 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","45.50","189","43.50","2","12","","2019-07-08 14:35:32","2019-07-08 16:56:32","2019-07-08 14:50:32","2019-07-08 16:50:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Frascos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:45.5 / Crit.Min.:43.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","44,5	44,0	44,8	45,0	-0,5	45,4	44,5	0,24	0,10	0,46","0","1","ESTUDO 02 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3190","1192","1535","EQ 038 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.40","Distribuição com carga","8.40","189","2.40","1","12","","2019-07-04 17:38:52","2019-07-05 09:13:52","2019-07-05 01:10:52","2019-07-05 09:10:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Meio de cultura.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.4 / Crit.Máx.:8.4 / Crit.Min.:2.4 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,4	5,4	4,9	5,1	0,3	6,8	0,9	1,16	1,82	1,39","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3191","1193","1535","EQ 088 IMUNO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","12","","2019-07-09 17:38:52","2019-07-10 10:13:52","2019-07-10 01:55:52","2019-07-10 09:13:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,8	4,9	4,4	4,9	-0,1	6,2	2,2	0,96	1,31	1,19","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3192","1194","1535","EQ 089 IMUNO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","1","12","","2019-07-08 17:30:06","2019-07-09 09:57:06","2019-07-09 00:50:06","2019-07-09 08:50:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,5	4,6	2,6	3,0	1,5	4,4	1,5	0,70	0,65	0,90","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3193","1195","2924","002102","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","12","","2019-07-02 09:22:00","2019-07-02 10:40:00","2019-07-02 09:52:00","2019-07-02 10:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	121,8	122,1	0,8	123,1	120,8	0,2	0,6	0,3","1","1","VAZIO(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3194","1195","2924","002102","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","10","","2019-07-02 13:36:00","2019-07-02 14:45:00","2019-07-02 14:00:00","2019-07-02 14:30:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga montada - 002102.jpg","<p>1 pacote com placas de petri e cartelas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	121,5	118,1	0,5	121,9	111,0	3,8	2,5	4,3","1","1","1Âº CARGA(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3281","1234","2239","GPB-CMR0018","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-17 14:08:55","2019-07-18 09:12:27","2019-07-18 01:07:21","2019-07-18 09:07:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,3	4,4	5,3	-1,3	6,9	2,6	0,71	1,13	0,95","0","1","0018.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3195","1197","2239","CAC-CMR002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-05 15:03:54","2019-07-06 10:45:10","2019-07-06 02:45:10","2019-07-06 10:45:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,4	4,3	5,3	4,4	0,0	7,0	1,6	1,18	0,81	1,42","0","1","002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3196","1197","2239","CAC-CMR002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-06 11:00:11","2019-07-06 11:28:11","2019-07-06 11:05:11","2019-07-06 11:26:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3197","1197","2239","CAC-CMR002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-06 13:21:50","2019-07-06 13:53:50","2019-07-06 13:29:50","2019-07-06 13:36:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","002(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3198","1198","2239","CAC-CMR0022","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-07-05 15:11:15","2019-07-06 10:45:15","2019-07-06 02:45:15","2019-07-06 10:45:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","22,0	22,0	21,4	21,4	0,6	23,2	20,0	0,63	0,56	0,82","0","1","0022.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3199","1198","2239","CAC-CMR0022","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-07-06 11:01:23","2019-07-06 11:22:23","2019-07-06 11:07:23","2019-07-06 11:21:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0022(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3200","1198","2239","CAC-CMR0022","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-07-06 12:24:43","2019-07-06 12:33:43","2019-07-06 12:28:43","2019-07-06 12:31:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0022(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3201","1199","2239","CAC-FRE0027","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-05 17:02:27","2019-07-06 10:55:44","2019-07-06 02:45:42","2019-07-06 10:45:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-32,0	-31,3	-32,5	-31,4	-0,6	-29,4	-32,9	0,73	0,99	0,94","0","1","0027.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3202","1199","2239","CAC-FRE0027","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-07-06 11:02:15","2019-07-06 11:26:20","2019-07-06 11:09:17","2019-07-06 11:24:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0027(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3203","1199","2239","CAC-FRE0027","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-06 12:27:25","2019-07-06 13:43:38","2019-07-06 12:32:28","2019-07-06 13:32:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0027(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3204","1200","2239","CAC-FRE0029","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-07-05 16:57:27","2019-07-06 10:55:29","2019-07-06 02:45:00","2019-07-06 10:45:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-29,2	-30,0	-29,3	-0,7	-25,5	-33,1	1,23	2,53	1,49","0","1","0029.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3205","1200","2239","CAC-FRE0029","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-06 11:02:31","2019-07-06 11:26:32","2019-07-06 11:08:31","2019-07-06 11:22:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0029(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3206","1200","2239","CAC-FRE0029","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-06 12:27:42","2019-07-06 13:41:47","2019-07-06 12:32:42","2019-07-06 13:32:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0029(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3207","1195","2924","002102","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-07-02 14:52:00","2019-07-02 16:10:00","2019-07-02 15:24:30","2019-07-02 15:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga montada - 002102.jpg","<p>1 pacote com placas de petri e cartelas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,8	123,1	2,8	123,9	121,0	0,7	0,7	0,9","1","1","2Âº CARGA(11).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3208","1201","2239","CAC-CMR0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-07 23:00:16","2019-07-08 09:46:16","2019-07-08 01:46:16","2019-07-08 09:46:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	5,0	6,0	4,0	1,0	6,1	1,1	1,29	1,02	1,55","0","1","0012.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3209","1201","2239","CAC-CMR0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-08 09:57:08","2019-07-08 10:37:08","2019-07-08 10:02:08","2019-07-08 10:26:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0012(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3210","1201","2239","CAC-CMR0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-08 10:49:30","2019-07-08 11:07:30","2019-07-08 10:53:30","2019-07-08 10:57:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0012(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3211","1196","1535","EQ 097 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","11","","2019-07-10 17:29:01","2019-07-11 09:09:01","2019-07-10 01:05:01","2019-07-11 09:05:01","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Meio de cultura e suprimentos.</p>","32 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","4,8	4,8	5,6	6,0	-1,2	7,2	3,2	0,99	1,24	1,21","0","1","Estudo 08 Horas.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3212","1202","2239","CAC-CMR0040","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-07-07 23:00:28","2019-07-08 09:48:09","2019-07-08 01:46:39","2019-07-08 09:46:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 homogeneizador com concentrado de plaquetas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,5	22,6	21,9	22,3	0,2	25,0	19,9	1,86	0,73	2,19","0","1","0040.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3213","1202","2239","CAC-CMR0040","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-07-08 09:57:46","2019-07-08 10:21:48","2019-07-08 10:03:47","2019-07-08 10:17:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0040(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3214","1202","2239","CAC-CMR0040","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-07-08 10:28:38","2019-07-08 11:06:40","2019-07-08 10:34:38","2019-07-08 10:36:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0040(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3215","1203","2239","CAC-FRE0025","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-07-07 23:00:44","2019-07-08 09:49:16","2019-07-08 01:46:07","2019-07-08 09:46:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -82.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-82,0	-83,9	-80,3	-78,3	-3,7	-68,9	-83,4	4,80	0,34	5,58","0","1","0025.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3216","1203","2239","CAC-FRE0025","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-07-08 09:58:07","2019-07-08 10:19:11","2019-07-08 10:05:08","2019-07-08 10:15:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0025(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3217","1203","2239","CAC-FRE0025","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-07-08 11:04:31","2019-07-08 12:04:02","2019-07-08 11:09:32","2019-07-08 11:50:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0025(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3218","1204","2239","CAC-CMR0010","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-08 14:39:47","2019-07-09 11:05:07","2019-07-09 03:04:35","2019-07-09 11:04:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,4	4,6	3,8	4,7	-0,3	7,9	1,4	1,11	1,75	1,35","0","1","0010.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3219","1204","2239","CAC-CMR0010","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-09 11:08:58","2019-07-09 11:33:59","2019-07-09 11:15:58","2019-07-09 11:29:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0010(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3220","1204","2239","CAC-CMR0010","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-09 11:39:39","2019-07-09 11:53:40","2019-07-09 11:42:39","2019-07-09 11:50:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0010(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3221","1205","2239","CAC-CMR0038","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-08 17:04:25","2019-07-09 14:28:11","2019-07-09 06:27:10","2019-07-09 14:27:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	4,9	5,4	3,2	1,8	9,1	-1,6	2,30	1,86	2,69","0","1","0038.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3222","1205","2239","CAC-CMR0038","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-09 14:36:41","2019-07-09 14:59:43","2019-07-09 14:41:41","2019-07-09 14:55:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0038(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3223","1205","2239","CAC-CMR0038","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-09 15:19:42","2019-07-09 16:26:49","2019-07-09 15:37:43","2019-07-09 16:20:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 43 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0038(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3224","1206","2239","CAC-CMR0047","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-08 17:34:36","2019-07-09 08:47:36","2019-07-09 00:47:36","2019-07-09 08:47:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamentos).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,2	5,0	5,0	4,5	0,7	6,6	1,8	1,03	1,28	1,26","0","1","0047.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3225","1206","2239","CAC-CMR0047","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-09 09:27:47","2019-07-09 10:08:48","2019-07-09 09:40:48","2019-07-09 10:06:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0047(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3226","1206","2239","CAC-CMR0047","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-09 10:11:08","2019-07-09 10:57:08","2019-07-09 10:15:08","2019-07-09 10:25:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0047(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3227","1207","2239","CAC-BLF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","1","11","","2019-07-08 13:37:49","2019-07-08 14:51:49","2019-07-08 13:39:49","2019-07-08 14:49:49","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","1 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: -82.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-82,0	-80,9	-71,0	-68,7	-13,3	-46,9	-75,4	4,89	6,97	5,69","0","1","001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3228","1208","2239","CAC-CMR0027","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-09 16:37:17","2019-07-10 08:53:17","2019-07-10 00:53:17","2019-07-10 08:53:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamentos) e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,2	5,3	5,3	5,5	-0,3	7,1	3,1	0,57	1,29	0,77","0","1","0027.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3229","1208","2239","CAC-CMR0027","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-10 08:55:52","2019-07-10 09:10:52","2019-07-10 09:00:52","2019-07-10 09:08:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0027(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3230","1208","2239","CAC-CMR0027","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-10 09:11:39","2019-07-10 09:54:39","2019-07-10 09:15:39","2019-07-10 09:39:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0027(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3231","1212","2924","753","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","104.00","Distribuição sem carga","105.00","241","95.00","2","11","","2019-07-01 14:20:47","2019-07-01 17:00:55","2019-07-01 15:00:48","2019-07-01 17:00:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 104.0 / Crit.Máx.:105.0 / Crit.Min.:95.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","12","CT-R 2019-0001 JM","2020-04-01","104,0	104,0	104,9	100,0	4,0	103,2	97,5	1,76	0,16	2,07","0","1","ESTUDO(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3232","1213","2924","002898","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2019-07-03 10:39:00","2019-07-03 12:00:00","2019-07-03 11:34:00","2019-07-03 11:48:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio 002898.jpg","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,0	123,3	1,9	123,6	122,5	0,2	0,2	0,4","1","1","VAZIO.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3233","1213","2924","002898","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-03 12:42:00","2019-07-03 14:00:00","2019-07-03 13:23:00","2019-07-03 13:38:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 002898.jpg","<p>17 frascos schott de 100ml com &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,2	122,1	2,2	123,2	118,5	0,4	1,4	0,6","1","1","1Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3234","1195","2924","002102","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","11","","2019-07-03 08:31:00","2019-07-03 10:10:00","2019-07-03 09:22:00","2019-07-03 09:52:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>1 pacote com placas de petri e cartelas.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	124,0	123,4	3,0	123,9	121,6	0,6	0,6	0,8","1","1","3Âº CARGA(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3235","1216","1158","100001843036","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","11","","2019-07-04 09:51:00","2019-07-04 10:55:00","2019-07-04 10:02:00","2019-07-04 10:32:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	122,2	122,0	0,2	123,5	119,4	0,2	0,5	1,0","1","1","1-Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3236","1217","291","FPS 3856","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","12","","2019-07-02 13:12:18","2019-07-03 14:18:56","2019-07-02 14:12:22","2019-07-03 14:12:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","3856.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 3856(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3237","1218","291","FPS 6622","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","2","12","","2019-07-10 14:37:44","2019-07-11 16:06:14","2019-07-10 15:37:47","2019-07-11 15:37:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 6622(11).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3445","1307","291","UR-04-B1-1","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-30.00","1","24","","2019-07-23 16:39:06","2019-07-24 06:00:57","2019-07-23 17:39:09","2019-07-24 05:39:56","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga(2).jpg","<p>Plasmas.</p>","12 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","Dados 0044(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3238","1226","1535","EQ 098 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","11","","2019-07-12 11:35:38","2019-07-15 09:35:38","2019-07-15 01:20:38","2019-07-15 09:19:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada .jpg","<p>Meio de cultura.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,0	5,0	5,7	5,8	-0,8	7,1	2,7	0,92	1,48	1,13","0","1","Estudo de 08 Horoas.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3239","1213","2924","002898","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-03 14:03:00","2019-07-03 15:00:00","2019-07-03 14:31:00","2019-07-03 14:46:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga -002898.jpg","<p>17 frascos schott  de 100ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,3	122,3	2,3	123,2	118,9	0,3	1,2	0,5","1","1","2Âº CARGA.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3240","1219","291","FPS 6623","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-07-10 14:37:43","2019-07-11 16:06:14","2019-07-10 15:37:47","2019-07-11 15:37:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","6623.jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 6623.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3241","1220","291","FPS 9135","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","2","12","","2019-07-11 08:41:54","2019-07-12 10:00:35","2019-07-11 09:41:58","2019-07-12 09:41:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","9135(1).jpg","<p>Amostras.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 9135.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3242","1221","291","FPS 9443","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-65.00","Distribuição com carga","-65.00","256","-86.00","2","12","","2019-07-08 12:47:57","2019-07-09 14:00:36","2019-07-08 13:47:01","2019-07-09 13:47:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -65.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-86.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 9443(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3243","1221","291","FPS 9443","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-65.00","Distribuição com carga","-65.00","256","-86.00","2","12","","2019-07-08 12:47:57","2019-07-09 14:00:36","2019-07-08 13:47:01","2019-07-09 13:47:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -65.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-86.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 9443(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3244","1222","291","FPS 9444","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-65.00","Distribuição com carga","-65.00","256","-90.00","2","12","","2019-07-08 12:47:57","2019-07-09 14:00:36","2019-07-08 13:47:01","2019-07-09 13:47:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","9444.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -65.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 9444(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3245","1223","291","FPS-3633","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-20.00","Distribuição sem carga","-20.00","256","-40.00","1","9","","2019-07-02 10:10:54","2019-07-03 12:14:39","2019-07-02 11:10:59","2019-07-03 11:10:34","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","3633 vazio.jpg","<p>Gelox.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 3633.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3246","1223","291","FPS-3633","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","1","9","","2019-07-05 09:08:44","2019-07-08 12:51:56","2019-07-05 10:08:48","2019-07-08 10:08:45","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","3633 - carga.jpg","<p>Gelox.</p>","71 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 3633 carga(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3247","1224","291","FPS-9500","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-65.00","Distribuição sem carga","-65.00","256","-90.00","1","12","","2019-07-02 15:41:47","2019-07-03 17:00:25","2019-07-02 16:41:51","2019-07-03 16:41:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio - 9500.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -65.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 9500 vazio.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3257","1213","2924","002898","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-03 15:07:00","2019-07-03 16:00:00","2019-07-03 15:32:00","2019-07-03 15:47:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>17 frascos schott de 100ml com água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,0	123,2	122,3	2,2	123,1	119,0	0,4	1,2	0,6","1","1","3Âº CARGA(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3248","1224","291","FPS-9500","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-65.00","Distribuição com carga","-65.00","256","-85.00","1","12","","2019-07-05 12:45:45","2019-07-06 13:57:30","2019-07-05 13:45:49","2019-07-06 13:45:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga  -9500.jpg","<p>Amostras e material de pesquisa.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -65.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-85.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 9500 carga.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3249","1215","1535","EQ 056 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.90","Distribuição com carga","35.50","202","34.50","1","12","","2019-07-15 10:55:18","2019-07-15 14:31:18","2019-07-15 12:30:18","2019-07-15 14:30:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Frascos de &aacute;gua para an&aacute;lise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.9 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3250","1214","250","CQ 074","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.50","Distribuição sem carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-07-10 12:27:32","2019-07-11 12:33:11","2019-07-10 12:33:11","2019-07-11 12:33:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 074_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-11-2019 - 12-46 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3251","1214","250","CQ 074","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-07-11 12:37:29","2019-07-12 12:44:40","2019-07-11 12:44:40","2019-07-12 12:44:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","20190711_123851B_Carga.jpg","<p>Placas de TSA para controle microbiológico de ambiente.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-12-2019 - 12-51 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3252","1214","250","CQ 074","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-07-12 12:54:30","2019-07-12 13:06:00","2019-07-12 12:58:00","2019-07-12 13:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-12-2019 - 01-09 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3253","1214","250","CQ 074","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","1","12","","2019-07-12 13:22:49","2019-07-12 13:35:15","2019-07-12 13:26:54","2019-07-12 13:35:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-12-2019 - 01-39 PM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3254","1227","2239","PRA-FRE003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-07-15 14:17:03","2019-07-16 13:22:03","2019-07-16 05:20:03","2019-07-16 13:20:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Plasmas congelados.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-29,4	-31,6	-30,6	0,6	-26,8	-35,4	2,35	0,26	2,75","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3255","1227","2239","PRA-FRE003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-07-16 13:25:41","2019-07-16 13:48:41","2019-07-16 13:30:41","2019-07-16 13:44:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3256","1227","2239","PRA-FRE003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","2","12","","2019-07-16 14:00:31","2019-07-16 14:58:31","2019-07-16 14:05:31","2019-07-16 14:39:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3258","1216","1158","100001843036","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","1","11","","2019-07-04 11:02:00","2019-07-04 12:00:00","2019-07-04 11:10:00","2019-07-04 11:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	122,1	122,0	0,1	123,6	120,5	0,3	0,4	1,0","1","1","2-Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3259","1216","1158","100001843036","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","122.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2019-07-04 12:07:00","2019-07-04 13:05:00","2019-07-04 12:15:00","2019-07-04 12:45:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	122,1	122,1	0,1	123,3	121,2	0,1	0,3	1,0","1","1","3-Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3260","1216","1158","100001843036","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-04 13:34:00","2019-07-04 14:35:00","2019-07-04 13:43:00","2019-07-04 14:13:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO VESTIMENTA.jpg","<p>Vestimenta: 1 pacote com MOP, 1 pacote com 1 avental, 2 pacotes com 1 lenço para bancada, 2 pacotes com 1 máscara, 3 pacotes com 1 touca.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	121,4	121,0	-0,6	122,7	115,5	1,5	1,5	2,0","1","1","4-Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3261","1216","1158","100001843036","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-04 15:01:00","2019-07-04 16:00:00","2019-07-04 15:10:00","2019-07-04 15:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO VESTIMENTA.jpg","<p>Vestimenta: 1 pacote com MOP, 1 pacote com 1 avental, 2 pacotes com 1 lenço para bancada, 2 pacotes com 1 máscara, 3 pacotes com 1 touca.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	121,5	121,4	-0,5	122,3	117,3	1,3	1,4	2,0","1","1","5-Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3262","1216","1158","100001843036","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-05 08:48:00","2019-07-05 09:55:00","2019-07-05 09:04:00","2019-07-05 09:34:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO VESTIMENTA.jpg","<p>Vestimenta: 1 pacote com MOP, 1 pacote com 1 avental, 2 pacotes com 1 lenço para bancada, 2 pacotes com 1 máscara, 3 pacotes com 1 touca.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	122,1	121,8	0,1	123,6	120,0	0,6	0,6	1,0","1","1","6-Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3263","1216","1158","100001843036","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-05 10:24:00","2019-07-05 11:20:00","2019-07-05 10:37:00","2019-07-05 10:57:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO MATERIAIS.jpg","<p>Materiais: 1 pacote com 1 bequer de 500ml, 1 pacote com 1 bequer de 250ml, 3 pacotes com 1 pinça, 3 pacotes com tesoura, 2 pacotes com 15 frascos de 15ml, 2 pacotes com 15 tampas.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	121,3	121,0	-0,7	122,3	114,1	2,4	1,9	3,0","1","1","7-Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3264","1216","1158","100001843036","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-05 11:38:00","2019-07-05 12:30:00","2019-07-05 11:47:00","2019-07-05 12:07:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO MATERIAIS.jpg","<p>Materiais: 1 pacote com 1 bequer de 500ml, 1 pacote com 1 bequer de 250ml, 3 pacotes com 1 pinça, 3 pacotes com tesoura, 2 pacotes com 15 frascos de 15ml, 2 pacotes com 15 tampas.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	120,9	120,8	-1,1	122,1	113,1	2,1	2,2	3,0","1","1","8-Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3265","1216","1158","100001843036","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","122.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2019-07-05 13:00:00","2019-07-05 13:50:00","2019-07-05 13:10:00","2019-07-05 13:30:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUIcaO MATERIAIS.jpg","<p>Materiais: 1 pacote com 1 bequer de 500ml, 1 pacote com 1 bequer de 250ml, 3 pacotes com 1 pinça, 3 pacotes com tesoura, 2 pacotes com 15 frascos de 15ml, 2 pacotes com 15 tampas.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 122.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","122,0	122,0	121,5	121,3	-0,5	122,8	113,5	2,1	2,0	3,0","1","1","9-Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3266","1229","1535","EQ 029 VIROL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","1","12","","2019-07-16 10:12:16","2019-07-17 09:43:16","2019-07-17 01:40:16","2019-07-17 09:39:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Kits e amostras de sorocoagulação.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,8	5,7	5,2	5,7	0,1	7,9	1,9	0,97	1,68	1,19","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3267","1230","2239","GPB-CMR0014","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-07-17 14:34:56","2019-07-18 11:20:18","2019-07-18 03:17:46","2019-07-18 11:17:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Hemocomponentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,5	4,6	4,7	5,3	-0,8	7,3	2,9	0,85	1,28	1,06","0","1","Estudos.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3268","1230","2239","GPB-CMR0014","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-07-18 11:22:18","2019-07-18 11:43:20","2019-07-18 11:26:18","2019-07-18 11:41:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3269","1230","2239","GPB-CMR0014","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-07-18 11:45:20","2019-07-18 12:10:21","2019-07-18 11:51:20","2019-07-18 12:03:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","Estudos(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3270","1231","2239","GPB-CMR0024","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-07-17 17:08:14","2019-07-18 09:01:14","2019-07-18 01:00:14","2019-07-18 09:00:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	4,4	4,4	-0,4	6,3	1,8	0,75	1,21	0,94","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3271","1231","2239","GPB-CMR0024","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","1","12","","2019-07-18 09:03:08","2019-07-18 09:39:08","2019-07-18 09:12:08","2019-07-18 09:34:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3272","1231","2239","GPB-CMR0024","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-07-18 09:41:31","2019-07-18 09:57:31","2019-07-18 09:48:31","2019-07-18 09:52:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3273","1232","250","CQ 482","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","233","30.00","2","12","","2019-07-12 14:34:00","2019-07-13 14:41:18","2019-07-12 14:41:18","2019-07-13 14:41:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 482_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-15-2019 - 08-46 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3274","1232","250","CQ 482","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","233","30.00","2","12","","2019-07-15 08:50:00","2019-07-16 08:56:50","2019-07-15 08:56:50","2019-07-16 08:56:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 482_Carga.jpg","<p>Amostras para ensaio.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-16-2019 - 09-43 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3275","1232","250","CQ 482","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","233","30.00","1","12","","2019-07-16 09:50:00","2019-07-16 10:07:56","2019-07-16 09:53:00","2019-07-16 10:03:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-16-2019 - 10-13 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3276","1232","250","CQ 482","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","233","30.00","1","12","","2019-07-16 10:22:00","2019-07-16 10:34:50","2019-07-16 10:24:14","2019-07-16 10:34:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-17-2019 - 09-23 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3277","1233","250","CQ 481","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.50","Distribuição sem carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-07-15 08:50:00","2019-07-16 08:56:50","2019-07-15 08:56:50","2019-07-16 08:56:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 481_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-16-2019 - 09-39 AM(2)(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3278","1233","250","CQ 481","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-07-12 14:34:00","2019-07-13 14:41:18","2019-07-12 14:41:18","2019-07-13 14:41:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CQ 481_Carga.jpg","<p>Amostras para ensaio.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-15-2019 - 08-52 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3279","1233","250","CQ 481","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","2","12","","2019-07-16 09:49:14","2019-07-16 10:02:00","2019-07-16 09:53:00","2019-07-16 10:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","24","2","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-16-2019 - 10-18 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3280","1233","250","CQ 481","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","233","20.00","1","12","","2019-07-16 10:21:04","2019-07-16 10:45:30","2019-07-16 10:24:14","2019-07-16 10:45:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","24","3","","","3","18","CT-R-2019-0544 CL","2020-06-01","","1","1","Sheetjul-17-2019 - 09-06 AM.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3282","1234","2239","GPB-CMR0018","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-18 09:22:22","2019-07-18 09:40:24","2019-07-18 09:27:22","2019-07-18 09:36:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0018(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3283","1234","2239","GPB-CMR0018","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-18 09:44:09","2019-07-18 10:39:18","2019-07-18 09:48:09","2019-07-18 10:25:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0018(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3284","1235","2239","GPB-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-17 17:07:03","2019-07-18 09:07:03","2019-07-18 01:07:03","2019-07-18 09:07:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,5	4,5	5,1	5,8	-1,3	7,0	2,3	1,40	1,34	1,71","0","1","0020.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3285","1235","2239","GPB-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-18 09:21:08","2019-07-18 09:36:08","2019-07-18 09:25:08","2019-07-18 09:34:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0020(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3286","1235","2239","GPB-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-18 09:47:27","2019-07-18 10:39:27","2019-07-18 09:51:27","2019-07-18 10:29:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0020(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3287","1236","2239","GPB-FRE0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","2","12","","2019-07-18 15:46:22","2019-07-19 09:00:22","2019-07-19 01:58:22","2019-07-19 08:58:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com carga.jpg","<p>Plasmas congelados, amostras e reagentes.</p>","7 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -81.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-81,0	-80,2	-79,5	-77,0	-4,0	-69,7	-81,3	3,03	2,67	3,54","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3288","1236","2239","GPB-FRE0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição sem carga","-60.00","234","-90.00","2","12","","2019-07-19 09:01:36","2019-07-19 09:23:36","2019-07-19 09:10:36","2019-07-19 09:21:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3289","1236","2239","GPB-FRE0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","2","12","","2019-07-19 09:25:41","2019-07-19 10:31:41","2019-07-19 09:30:41","2019-07-19 10:25:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 55 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3290","1228","176","245457","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","500.00","Distribuição sem carga","510.00","296","490.00","2","1","","2019-07-12 09:12:02","2019-07-12 12:53:02","2019-07-12 10:53:02","2019-07-12 12:53:02","1 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 500.0 / Crit.Máx.:510.0 / Crit.Min.:490.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","9","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","500,0	500,0	495,2	495,3	4,7	499,7	491,6	3,14	2,27	3,74","0","2","TMB01004(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3291","1238","291","FPS 9442","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-65.00","Distribuição com carga","-65.00","256","-90.00","1","12","","2019-07-03 15:20:10","2019-07-04 17:48:00","2019-07-03 16:20:14","2019-07-04 16:20:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","9442(1).jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -65.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","FPS 9442(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3292","1239","1208","CHMB-0001","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","241","23.00","2","11","","2019-07-15 09:47:00","2019-07-16 09:50:00","2019-07-15 09:50:00","2019-07-16 09:50:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>Frascos schott e backers.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","25,0	25,0	24,2	24,4	0,6	25,7	23,4	0,56	0,12	0,75","1","2","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3293","1240","2239","LDB-CMR009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-07-22 17:23:02","2019-07-23 10:30:02","2019-07-23 02:26:02","2019-07-23 10:26:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Fatores de Coagulação.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,5	5,6	5,7	6,2	-0,7	9,1	1,8	2,06	2,01	2,51","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3294","1240","2239","LDB-CMR009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-07-23 10:35:02","2019-07-23 10:57:02","2019-07-23 10:38:02","2019-07-23 10:57:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3295","1240","2239","LDB-CMR009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","1","12","","2019-07-23 11:03:02","2019-07-23 11:22:02","2019-07-23 11:07:02","2019-07-23 11:18:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3296","1237","1535","EQ 027 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.70","Distribuição com carga","38.00","202","34.00","2","12","","2019-07-18 14:17:19","2019-07-18 17:13:19","2019-07-18 15:10:19","2019-07-18 17:10:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES(1).jpg","<p>Amostras para análise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.7 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","36,7	37,0	37,4	36,1	0,6	37,9	34,4	0,61	0,53	0,81","0","1","TMB01002(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3297","1241","1535","EQ 118 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","44.70","189","44.30","1","12","","2019-07-18 10:11:23","2019-07-18 17:48:23","2019-07-18 15:47:23","2019-07-18 17:46:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Frascos com água.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:44.7 / Crit.Min.:44.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","44,5	44,5	44,7	44,5	0,0	44,8	44,0	0,20	0,09	0,44","0","1","ESTUDO 02 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3298","1242","1535","EQ 048 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","202","28.00","1","12","","2019-07-19 13:48:56","2019-07-19 16:30:56","2019-07-19 14:10:56","2019-07-19 16:10:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para análise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","30,0	30,0	29,7	29,4	0,6	30,9	28,2	0,74	0,51	0,94","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3299","1243","1535","EQ 002 COMEC","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.00","202","35.00","1","12","","2019-07-22 11:05:11","2019-07-22 15:19:11","2019-07-22 13:18:11","2019-07-22 15:18:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para an&aacute;lise.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3300","1245","1535","EQ 072 FIQAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.90","Distribuição com carga","8.00","202","2.00","1","12","","2019-07-22 17:11:07","2019-07-23 09:25:07","2019-07-23 01:25:07","2019-07-23 09:24:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.9 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","5,9	5,7	5,4	6,0	-0,1	8,2	3,5	0,67	1,47	0,87","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3301","1246","1535","EQ 014 BACTO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.50","Distribuição com carga","37.50","202","35.50","1","12","","2019-07-23 10:12:26","2019-07-23 15:01:26","2019-07-23 13:01:26","2019-07-23 15:01:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Material e amostras para incubação.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.5 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","37,5	37,5	36,5	35,6	1,9	37,0	34,3	0,70	0,07	0,89","0","1","TMB01002.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3302","1247","1535","EQ 054 SEADI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","2","12","","2019-07-17 16:52:51","2019-07-18 09:16:51","2019-07-18 01:14:51","2019-07-18 09:14:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Kits para exames.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,0	5,1	4,8	5,0	0,0	6,3	3,6	0,32	0,83	0,53","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3303","1244","1535","EQ 110 BIMOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","202","2.00","1","12","","2019-07-22 17:36:29","2019-07-23 08:40:29","2019-07-23 00:30:29","2019-07-23 08:40:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras para análise.</p>","8 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,0	4,9	5,2	5,3	-0,3	7,4	1,2	0,74	1,95	0,95","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3304","1249","2239","LDB-CMR0015","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-22 14:55:11","2019-07-23 09:11:46","2019-07-23 01:10:42","2019-07-23 09:10:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,1	6,0	5,5	-0,5	7,5	2,0	0,94	1,69	1,29","0","1","0015.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3305","1249","2239","LDB-CMR0015","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-23 09:23:15","2019-07-23 09:46:20","2019-07-23 09:28:16","2019-07-23 09:37:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0015(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3306","1249","2239","LDB-CMR0015","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-23 09:59:01","2019-07-23 10:58:10","2019-07-23 10:11:03","2019-07-23 10:45:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0015(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3307","1250","2239","LDB-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-22 17:22:13","2019-07-23 09:10:13","2019-07-23 01:10:13","2019-07-23 09:10:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fator (medicamento).</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	4,8	5,0	5,7	-0,7	7,4	2,3	1,30	1,58	1,66","0","1","0020.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3308","1250","2239","LDB-CMR0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-23 09:21:44","2019-07-23 09:37:44","2019-07-23 09:25:44","2019-07-23 09:33:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0020(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3309","1250","2239","LDB-CMR0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-23 09:58:42","2019-07-23 10:44:42","2019-07-23 10:03:42","2019-07-23 10:14:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0020(2).XLS","1");
