INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("557","236","2239","CRP-CMR002","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-10-12 09:41:16","2018-10-12 09:57:17","2018-10-12 09:41:16","2018-10-12 09:52:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("558","237","2239","CRP-CMR001","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-10 21:00:13","2018-10-11 09:00:00","2018-10-11 00:59:28","2018-10-11 08:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,5	5,5	6,2	5,4	0,1	9,5	-0,1	1,94	1,56	2,28","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("559","237","2239","CRP-CMR001","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-11 09:18:42","2018-10-11 09:29:43","2018-10-11 09:19:43","2018-10-11 09:27:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("560","237","2239","CRP-CMR001","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-11 09:42:54","2018-10-11 10:28:56","2018-10-11 09:43:54","2018-10-11 10:23:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("561","238","2239","CRP-CMR006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2018-10-11 22:30:00","2018-10-12 09:09:00","2018-10-12 01:08:00","2018-10-12 09:08:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de gelo e bolsas de plasma. </p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	3,9	4,9	5,4	-1,4	8,1	1,3	1,32	1,62	1,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("562","238","2239","CRP-CMR006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-10-12 09:18:32","2018-10-12 09:46:33","2018-10-12 09:25:33","2018-10-12 09:43:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de gelo e bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("563","238","2239","CRP-CMR006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-10-12 09:48:40","2018-10-12 09:58:40","2018-10-12 09:50:40","2018-10-12 09:57:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de gelo e bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("564","239","2239","CRP-CMR005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-09 22:12:40","2018-10-10 09:06:40","2018-10-10 01:06:40","2018-10-10 09:06:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,1	4,3	4,8	-0,8	6,0	1,9	0,82	1,11	1,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("565","239","2239","CRP-CMR005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-10 09:21:21","2018-10-10 09:41:21","2018-10-10 09:22:21","2018-10-10 09:37:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("566","239","2239","CRP-CMR005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-10 09:46:22","2018-10-10 09:57:22","2018-10-10 09:54:22","2018-10-10 09:56:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("568","240","2239","CRP-FRE002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-10-11 09:11:38","2018-10-11 09:23:38","2018-10-11 09:12:38","2018-10-11 09:21:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de plasma e gelo.</p>","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("569","240","2239","CRP-FRE002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-10-11 09:32:43","2018-10-11 10:36:43","2018-10-11 09:35:43","2018-10-11 10:35:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de plasma e gelo.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("570","241","2239","LDB-FRE0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","5","12","","2018-08-14 18:56:22","2018-08-15 08:52:22","2018-08-15 00:48:22","2018-08-15 08:48:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-31,0	-30,3	-29,8	-28,5	-2,5	-25,6	-31,0	1,08	1,51	1,31","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("571","241","2239","LDB-FRE0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-40.00","5","12","","2018-08-15 08:57:05","2018-08-15 09:15:05","2018-08-15 08:59:05","2018-08-15 09:10:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("572","241","2239","LDB-FRE0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-40.00","5","12","","2018-08-15 09:32:41","2018-08-15 10:08:41","2018-08-15 09:43:41","2018-08-15 10:05:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plaquetas.</p>","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("573","242","1158","100001814938","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-83.00","Distribuição com carga","-80.00","235","-90.00","5","12","","2018-07-29 09:25:29","2018-07-30 09:30:59","2018-07-29 09:30:30","2018-07-30 09:30:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de soro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -83.0 / Crit.Máx.:-80.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("574","242","1158","100001814938","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-83.00","Distribuição com carga","-80.00","235","-90.00","5","12","","2018-07-30 09:35:51","2018-07-30 11:42:59","2018-07-30 09:37:51","2018-07-30 11:42:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de soro.</p>","2 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("575","242","1158","100001814938","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-83.00","Distribuição com carga","-80.00","235","-90.00","5","12","","2018-07-31 09:10:49","2018-07-31 09:40:51","2018-07-31 09:11:49","2018-07-31 09:32:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de soro.</p>","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("576","243","1158","100001820399","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-07-31 10:52:15","2018-08-01 14:06:01","2018-07-31 14:05:29","2018-08-01 14:05:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de veneno e reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -28.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-28,0	-25,4	-29,9	-25,9	-2,1	-22,4	-28,5	1,87	0,91	2,33","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("577","243","1158","100001820399","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-08-01 14:11:01","2018-08-01 15:12:04","2018-08-01 14:13:01","2018-08-01 14:48:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de veneno e reagentes.</p>","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("578","243","1158","100001820399","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-28.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-08-01 15:27:35","2018-08-01 16:01:38","2018-08-01 15:28:36","2018-08-01 15:56:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de veneno e reagentes.</p>","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("579","244","1158","34816","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-08-09 08:57:50","2018-08-10 10:01:27","2018-08-09 10:00:54","2018-08-10 10:00:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soros e reagentes.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,0	5,4	5,8	-0,8	7,6	1,7	1,07	1,39	1,36","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("580","244","1158","34816","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-08-10 10:05:56","2018-08-10 10:19:57","2018-08-10 10:06:56","2018-08-10 10:17:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soros e reagentes.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("581","244","1158","34816","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-08-10 10:36:44","2018-08-10 11:12:47","2018-08-10 10:37:44","2018-08-10 11:02:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Soros e reagentes.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("582","245","1158","304668","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-07 08:31:48","2018-10-08 10:39:29","2018-10-07 10:39:56","2018-10-08 10:39:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Frascos com soluções de veneno e com veneno dissecado.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-32,0	-31,0	-26,8	-26,6	-5,4	-24,9	-28,5	0,92	0,11	1,27","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("583","245","1158","304668","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-08 10:46:10","2018-10-08 10:59:11","2018-10-08 10:47:10","2018-10-08 10:57:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Frascos com solu&ccedil;&otilde;es de veneno e com veneno dissecado.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("584","245","1158","304668","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-08 11:04:15","2018-10-08 11:36:17","2018-10-08 11:05:15","2018-10-08 11:30:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Frascos com solu&ccedil;&otilde;es de veneno e com veneno dissecado.</p>","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("585","246","1158","100001820390","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-07-02 15:09:59","2018-07-03 15:45:29","2018-07-02 15:39:01","2018-07-03 15:39:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Ampolas contendo soro e veneno.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-32,0	-30,1	-31,6	-30,5	-1,5	-26,1	-35,7	1,77	3,21	2,20","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("586","246","1158","100001820390","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-07-03 15:51:55","2018-07-03 16:12:56","2018-07-03 15:53:55","2018-07-03 16:03:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Ampolas contendo soros e veneno.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("587","246","1158","100001820390","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-07-04 08:29:21","2018-07-04 09:32:26","2018-07-04 08:30:21","2018-07-04 09:30:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Ampolas contendo soro e veneno.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("588","247","1158","100001820418","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-07-04 10:30:34","2018-07-05 14:17:20","2018-07-04 14:16:47","2018-07-05 14:16:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Plasmas.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,7	4,8	5,1	5,8	-1,1	7,5	3,2	0,93	1,15	1,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("589","247","1158","100001820418","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-07-05 14:24:42","2018-07-05 14:49:44","2018-07-05 14:26:42","2018-07-05 14:40:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("590","247","1158","100001820418","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-07-05 15:25:23","2018-07-05 15:46:25","2018-07-05 15:26:23","2018-07-05 15:39:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("591","248","1158","109913","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-29 09:40:28","2018-08-30 10:10:28","2018-08-29 10:10:28","2018-08-30 10:10:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>5 caixas contendo 320 ampolas de 100ml cada.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","3,5	3,3	3,5	5,5	-2,0	9,5	0,8	2,60	2,02	3,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("592","248","1158","109913","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-30 10:19:19","2018-08-30 11:11:19","2018-08-30 10:23:19","2018-08-30 10:54:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","<p>5 caixas contendo 320 ampolas de 100 ml cada.</p>","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("593","248","1158","109913","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-30 11:12:04","2018-08-30 12:15:04","2018-08-30 11:15:04","2018-08-30 12:15:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","<p>5 caixas contendo 320 ampolas de 100 ml cada.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("594","249","1158","100001820405","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-29 09:40:24","2018-08-30 10:10:24","2018-08-29 10:10:24","2018-08-30 10:10:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>5 caixas contendo 320 ampolas de 100 ml cada.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","4,0	4,4	4,3	6,1	-2,1	8,2	2,9	1,02	1,22	1,26","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("595","249","1158","100001820405","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-30 10:19:29","2018-08-30 10:55:29","2018-08-30 10:23:29","2018-08-30 10:49:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("596","249","1158","100001820405","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-30 11:11:44","2018-08-30 12:15:44","2018-08-30 11:15:44","2018-08-30 12:15:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("602","252","1158","100001823560","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-28 16:15:22","2018-08-28 16:25:22","2018-08-28 16:17:22","2018-08-28 16:25:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("603","253","2239","CPM-FRE0015","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","234","-50.00","2","12","","2018-08-31 08:53:30","2018-08-31 17:12:03","2018-08-31 09:11:31","2018-08-31 17:11:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Gelox e gelo reciclável.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-40,0	-39,6	-31,9	-29,5	-10,5	-28,2	-31,3	0,97	0,13	1,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("600","252","1158","100001823560","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-27 15:27:08","2018-08-28 15:40:08","2018-08-27 15:40:08","2018-08-28 15:40:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>2 caixas com ampolas e materiais diversos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","4,5	5,9	6,8	6,7	-2,2	9,9	1,4	1,46	2,13	1,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("601","252","1158","100001823560","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-28 15:54:38","2018-08-28 16:14:38","2018-08-28 15:56:38","2018-08-28 16:12:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("604","253","2239","CPM-FRE0015","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-31 17:16:03","2018-08-31 17:28:04","2018-08-31 17:17:03","2018-08-31 17:26:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("605","253","2239","CPM-FRE0015","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","234","-50.00","5","12","","2018-08-31 17:32:16","2018-08-31 18:36:21","2018-08-31 17:34:16","2018-08-31 18:34:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("606","254","2239","PTB-BLF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","234","-90.00","5","12","","2018-05-18 20:30:55","2018-05-18 22:00:05","2018-05-18 20:30:55","2018-05-18 22:00:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Plasmas congelados.</p>","1 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: -81.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("607","94","2239","UMR-CMR0029","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","12","","2018-09-12 09:09:15","2018-09-12 09:20:15","2018-09-12 09:10:15","2018-09-12 09:17:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("608","94","2239","UMR-CMR0029","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","2","12","","2018-09-12 09:27:44","2018-09-12 09:53:44","2018-09-12 09:28:44","2018-09-12 09:48:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("609","255","1158","100001820404","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","2","12","","2018-09-05 15:34:13","2018-09-06 16:38:43","2018-09-05 16:30:13","2018-09-06 16:30:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001820404_Carga.jpg","<p>Frascos e ampolas de soro atiloxoscelico.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-01","4,0	4,0	5,1	5,8	-1,8	8,0	2,7	0,74	1,50	0,94","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("610","256","1158","100001817510","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.50","Distribuição sem carga","39.50","234","35.50","5","12","","2018-09-25 10:51:21","2018-09-26 16:10:21","2018-09-25 16:09:21","2018-09-26 16:09:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:39.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","36,5	36,5	39,1	37,1	-0,6	37,9	36,2	0,58	0,10	0,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("611","256","1158","100001817510","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","39.50","234","35.50","5","12","","2018-09-26 17:05:14","2018-09-28 09:00:14","2018-09-27 08:54:14","2018-09-28 08:54:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Placa de Elisa.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:39.5 / Crit.Min.:35.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","36,5	36,5	38,9	36,9	-0,4	37,7	36,1	0,58	0,09	0,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("612","256","1158","100001817510","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","39.50","234","35.50","5","12","","2018-09-28 09:09:22","2018-09-28 09:39:22","2018-09-28 09:12:22","2018-09-28 09:36:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("613","256","1158","100001817510","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","39.50","234","35.50","5","12","","2018-09-28 09:45:14","2018-09-28 09:58:14","2018-09-28 09:50:14","2018-09-28 09:55:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("614","257","1158","68.768","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-45.00","5","12","","2018-10-07 08:21:21","2018-10-08 10:41:21","2018-10-07 10:40:21","2018-10-08 10:40:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Dessecadores com veneno em processo.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -36.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-36,0	-34,6	-30,1	-31,2	-4,8	-20,5	-36,3	4,72	0,33	5,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("615","257","1158","68.768","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-45.00","5","12","","2018-10-08 10:50:55","2018-10-08 11:03:55","2018-10-08 10:51:55","2018-10-08 11:02:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("616","257","1158","68.768","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-36.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-45.00","5","12","","2018-10-08 11:08:34","2018-10-08 11:27:34","2018-10-08 11:08:34","2018-10-08 11:23:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("617","255","1158","100001820404","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-09-06 16:50:27","2018-09-06 17:14:57","2018-09-06 16:56:27","2018-09-06 17:10:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("618","255","1158","100001820404","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-09-06 17:18:38","2018-09-06 17:30:38","2018-09-06 17:22:08","2018-09-06 17:30:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","3","CT-R 2018-0001 TS","2019-01-27","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("619","258","419","IM-128","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição com carga","35.00","234","30.00","2","12","","2018-10-10 16:01:51","2018-10-11 16:35:51","2018-10-10 16:34:51","2018-10-11 16:34:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>-10 frascos de 100ml;</p>\n<p>-19 tubos;</p>\n<p>-1 frasco de 200ml;</p>\n<p>-42 placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 33.0 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","33,0	33,0	32,3	32,0	1,0	32,7	31,1	0,51	0,09	0,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("620","258","419","IM-128","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição sem carga","35.00","234","30.00","5","12","","2018-10-11 16:36:51","2018-10-11 16:52:51","2018-10-11 16:37:51","2018-10-11 16:50:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("621","258","419","IM-128","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","33.00","Distribuição sem carga","35.00","234","30.00","5","12","","2018-10-11 16:54:51","2018-10-11 17:08:51","2018-10-11 16:55:51","2018-10-11 17:01:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("622","259","3869","27373","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","235","121.00","5","12","","2018-08-14 15:52:15","2018-08-14 17:49:15","2018-08-14 16:13:15","2018-08-14 16:33:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CESTOS.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","121,0	121,1	122,9	122,0	1,8	123,5	119,5	1,2	0,6	1,4","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("623","259","3869","27373","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","235","121.00","5","11","","2018-08-15 09:19:23","2018-08-15 11:23:23","2018-08-15 10:03:23","2018-08-15 10:22:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CESTOS.jpg","<p>1° cesto: 1 cestinho com 5 tubos de ensaio contendo meios de cultura.</p>\n<p>2° e 3° cestos: 24 tubos de ensaio espalhado contendo meios de cultura.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","121,0	121,1	122,3	121,3	1,2	123,1	117,8	1,8	0,9	2,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("624","261","3869","100001002205","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","234","160.00","5","12","","2018-05-30 09:53:12","2018-05-30 16:23:41","2018-05-30 11:38:00","2018-05-30 13:38:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Vidrarias.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","2","170.00","20.00","1","12","1","","","6","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","170,0	170,6	181,6	179,3	-9,3	185,1	170,1	3,50	2,43	4,19","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("625","262","3869","1010674","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","107.00","235","103.00","5","11","","2018-08-29 15:02:39","2018-08-30 17:26:39","2018-08-29 17:26:39","2018-08-30 17:26:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Vidraria e cadinho.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:107.0 / Crit.Min.:103.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","118,0	118,2	107,5	105,7	12,3	109,8	101,1	2,29	0,27	2,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("626","263","3869","1.010.704","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.30","Distribuição com carga","21.00","234","19.00","5","12","","2018-08-29 15:39:17","2018-08-30 17:34:17","2018-08-29 17:30:17","2018-08-30 17:30:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Soluções e amostras para teste.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.3 / Crit.Máx.:21.0 / Crit.Min.:19.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","20,3	20,6	20,7	20,6	-0,3	22,4	17,9	0,95	1,46	1,19","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("627","260","3869","100001002207","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","234","160.00","5","12","","2018-06-04 11:59:53","2018-06-04 15:16:04","2018-06-04 12:31:55","2018-06-04 14:31:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Vidrarias.</p>","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","2","170.00","20.00","1","12","1","","","6","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","170,0	172,7	171,5	171,5	-1,5	174,1	167,9	1,50	1,95	1,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("628","264","3869","1.010.705","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","106.00","Distribuição com carga","108.00","234","104.00","5","12","","2018-08-29 14:58:59","2018-08-30 17:36:42","2018-08-29 17:30:09","2018-08-30 17:30:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Vidrarias e cadinhos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 106.0 / Crit.Máx.:108.0 / Crit.Min.:104.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","106,0	105,7	105,6	105,8	0,2	109,8	102,8	1,81	0,67	2,21","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("629","265","3869","100001010707","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","20.50","235","19.50","5","11","","2018-08-21 18:28:44","2018-08-22 10:25:44","2018-08-21 10:20:44","2018-08-22 10:20:44","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>D.B.O.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:20.5 / Crit.Min.:19.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("631","267","3869","100001010749","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","235","160.00","5","12","","2018-08-18 08:53:17","2018-08-18 13:34:17","2018-08-18 10:54:17","2018-08-18 12:54:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Vidrarias de laboratório.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","2","170.00","20.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","170,0	170,0	181,8	173,7	-3,7	181,4	163,6	5,82	0,06	6,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("635","271","3869","100001010827","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","235","34.50","5","11","","2018-08-22 11:52:21","2018-08-23 14:00:21","2018-08-22 13:59:21","2018-08-23 13:59:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Meios de cultura e reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","35,0	35,1	35,7	34,0	1,0	35,8	31,4	1,64	0,13	1,94","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("632","268","3869","100001010750","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","235","160.00","5","12","","2018-08-19 09:39:39","2018-08-19 14:45:39","2018-08-19 12:09:39","2018-08-19 14:09:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Vidrarias de laboratório.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","2","170.00","20.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","170,0	170,1	181,8	172,1	-2,1	180,0	160,9	6,60	0,15	7,68","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("633","269","3869","100001010751","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","235","160.00","5","12","","2018-08-17 08:27:16","2018-08-17 12:43:16","2018-08-17 10:00:16","2018-08-17 12:00:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Vidrarias de laborat&oacute;rio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","2","170.00","20.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("634","270","3869","100001010808","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","235","34.50","5","11","","2018-08-23 15:25:52","2018-08-24 17:04:52","2018-08-23 17:03:52","2018-08-24 17:03:52","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Meios de cultura e reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","35,0	34,9	35,3	34,8	0,2	36,3	33,5	0,93	0,23	1,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("636","272","3869","100001010829","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","20.50","235","19.50","5","11","","2018-08-19 15:47:05","2018-08-20 16:23:05","2018-08-19 16:22:05","2018-08-20 16:22:05","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Solução.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:20.5 / Crit.Min.:19.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","20,0	20,1	20,8	20,2	-0,2	21,0	18,9	0,43	0,31	0,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("637","273","3869","100001010708","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","150.00","Distribuição com carga","152.00","235","148.00","5","12","","2018-08-18 14:45:56","2018-08-18 16:55:56","2018-08-18 14:54:56","2018-08-18 16:54:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>D.Q.O</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 150.0 / Crit.Máx.:152.0 / Crit.Min.:148.0 ºC)","5","0.00","0.00","0","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","150,0	150,2	152,1	150,7	-0,7	152,8	149,3	0,65	0,63	1,26","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("638","259","3869","27373","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","235","121.00","5","11","","2018-08-15 12:36:21","2018-08-15 14:27:21","2018-08-15 13:05:21","2018-08-15 13:24:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CESTOS.jpg","<p>1° cesto: 1 cestinho com 5 tubos de ensaio contendo meios de cultura.</p>\n<p>2° e 3° cestos: 24 tubos de ensaio espalhado contendo meios de cultura.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","121,0	121,1	122,4	121,3	1,2	123,2	117,5	1,7	1,1	1,9","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("639","259","3869","27373","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","235","121.00","5","11","","2018-08-15 14:46:39","2018-08-15 16:32:39","2018-08-15 15:13:39","2018-08-15 15:32:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CESTOS.jpg","<p>1° cesto: 1 cestinho com 5 tubos de ensaio contendo meios de cultura.</p>\n<p>2° e 3° cestos: 24 tubos de ensaio espalhado contendo meios de cultura.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","121,0	121,1	122,3	121,4	1,2	122,6	118,2	1,2	0,8	1,4","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("640","274","2239","JRO-CAM0010","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2018-10-16 09:51:27","2018-10-16 18:38:01","2018-10-16 10:38:30","2018-10-16 18:38:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","22,0	22,1	22,1	22,2	-0,2	23,0	21,8	0,36	0,27	0,56","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("641","274","2239","JRO-CAM0010","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-16 18:46:37","2018-10-16 18:53:37","2018-10-16 18:47:37","2018-10-16 18:52:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("642","274","2239","JRO-CAM0010","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2018-10-16 18:58:00","2018-10-16 19:02:01","2018-10-16 18:58:00","2018-10-16 18:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("643","275","2239","JRO-CMR004","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-10-15 16:30:44","2018-10-16 08:27:43","2018-10-16 00:27:14","2018-10-16 08:27:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,7	4,7	4,3	4,7	0,0	6,2	1,9	0,77	1,27	0,97","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("644","275","2239","JRO-CMR004","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-10-16 08:35:31","2018-10-16 08:49:32","2018-10-16 08:36:31","2018-10-16 08:44:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("645","275","2239","JRO-CMR004","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-10-16 08:52:50","2018-10-16 09:04:51","2018-10-16 08:52:50","2018-10-16 08:56:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("646","276","2239","JRO-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-16 07:55:40","2018-10-16 18:32:40","2018-10-16 10:31:40","2018-10-16 18:31:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue e bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,3	4,3	4,3	4,3	0,0	6,0	1,9	0,78	1,29	0,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("647","276","2239","JRO-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-16 18:34:01","2018-10-16 18:54:01","2018-10-16 18:37:01","2018-10-16 18:54:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("648","276","2239","JRO-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-16 18:59:28","2018-10-16 19:05:28","2018-10-16 19:00:28","2018-10-16 19:03:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("649","277","2239","JRO-FRE003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","6","12","","2018-10-16 23:30:10","2018-10-17 09:27:10","2018-10-17 01:26:10","2018-10-17 09:26:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-32,0	-31,0	-27,3	-28,6	-3,4	-26,3	-31,2	1,09	1,52	1,34","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("650","277","2239","JRO-FRE003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","6","12","","2018-10-17 09:44:32","2018-10-17 10:11:32","2018-10-17 09:45:32","2018-10-17 09:56:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("651","277","2239","JRO-FRE003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2018-10-17 10:18:25","2018-10-17 11:06:25","2018-10-17 10:32:25","2018-10-17 11:02:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("652","278","1158","309359","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","233","-40.00","5","11","","2018-10-17 07:00:39","2018-10-18 08:05:39","2018-10-17 08:05:39","2018-10-18 08:05:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","309359_Carga.jpg","<p>Veneno.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","-32,0	-31,0	-29,8	-29,1	-2,9	-26,7	-31,5	1,21	1,64	1,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("653","278","1158","309359","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","233","-40.00","5","11","","2018-10-18 12:53:33","2018-10-18 13:14:33","2018-10-18 12:58:53","2018-10-18 13:10:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("655","279","2239","TLB-FRE006","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-02 16:48:22","2018-10-03 09:04:22","2018-10-03 01:04:52","2018-10-03 09:04:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-32,0	-25,3	-26,0	-26,2	-5,8	-25,3	-26,8	0,47	0,29	0,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("654","278","1158","309359","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","233","-40.00","5","11","","2018-10-18 13:18:33","2018-10-18 14:06:33","2018-10-18 13:23:33","2018-10-18 14:05:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 42 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("656","279","2239","TLB-FRE006","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-03 09:31:57","2018-10-03 11:08:03","2018-10-03 09:34:57","2018-10-03 09:38:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("657","279","2239","TLB-FRE006","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-03 12:58:43","2018-10-03 14:13:48","2018-10-03 12:58:43","2018-10-03 13:40:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 42 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("658","280","2239","TLB-FRE005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-02 17:37:18","2018-10-03 09:04:18","2018-10-03 01:04:18","2018-10-03 09:04:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","-32,0	-27,3	-29,4	-27,6	-4,4	-25,5	-29,8	1,57	0,21	1,86","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("659","280","2239","TLB-FRE005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-03 09:31:08","2018-10-03 09:41:08","2018-10-03 09:32:08","2018-10-03 09:41:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("660","280","2239","TLB-FRE005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-03 12:57:19","2018-10-03 13:35:19","2018-10-03 12:57:19","2018-10-03 13:19:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("661","281","2239","TLB-CMR007","1","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-01 12:14:54","2018-10-02 08:54:15","2018-10-02 00:54:45","2018-10-02 08:54:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,1	4,7	5,1	-0,1	7,0	2,6	0,85	1,22	1,06","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("662","281","2239","TLB-CMR007","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-02 10:05:35","2018-10-02 10:16:35","2018-10-02 10:07:35","2018-10-02 10:14:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("663","281","2239","TLB-CMR007","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-02 10:22:58","2018-10-02 10:42:59","2018-10-02 10:22:58","2018-10-02 10:29:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("664","282","2239","TLB-CAM006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-01 15:42:14","2018-10-02 08:54:14","2018-10-02 00:54:14","2018-10-02 08:54:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-01","22,0	22,1	22,1	22,7	-0,7	23,4	21,6	0,59	0,29	0,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("665","282","2239","TLB-CAM006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-02 10:04:36","2018-10-02 10:14:36","2018-10-02 10:05:36","2018-10-02 10:12:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("666","282","2239","TLB-CAM006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-02 10:21:53","2018-10-02 10:30:53","2018-10-02 10:21:53","2018-10-02 10:27:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","5","CT-R 2017-0132 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("667","283","2239","TLB-FRE001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","2","12","","2018-10-01 11:06:17","2018-10-02 09:22:17","2018-10-02 00:46:17","2018-10-02 08:46:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelo reciclável.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -29.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-29,0	-27,7	-28,1	-29,0	0,0	-25,5	-32,0	1,65	0,47	2,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("668","283","2239","TLB-FRE001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-10-02 09:35:35","2018-10-02 09:56:35","2018-10-02 09:37:35","2018-10-02 09:50:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("669","283","2239","TLB-FRE001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-29.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","5","12","","2018-10-02 10:27:48","2018-10-02 10:33:48","2018-10-02 10:28:48","2018-10-02 10:33:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("670","284","2239","TLB-CMR008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2018-10-02 11:41:16","2018-10-03 08:57:16","2018-10-03 00:54:16","2018-10-03 08:54:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,0	4,1	4,4	-0,4	9,3	1,4	1,17	1,53	1,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("671","284","2239","TLB-CMR008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-03 09:19:41","2018-10-03 09:43:41","2018-10-03 09:21:41","2018-10-03 09:36:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("672","284","2239","TLB-CMR008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-03 09:51:06","2018-10-03 09:55:06","2018-10-03 09:51:06","2018-10-03 09:54:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("673","285","2239","TLB-CMR002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","11","","2018-10-03 17:23:21","2018-10-04 08:20:21","2018-10-04 00:10:21","2018-10-04 08:10:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,2	3,5	4,1	-0,1	7,0	1,0	1,56	1,11	1,85","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("674","285","2239","TLB-CMR002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-04 09:14:08","2018-10-04 10:02:08","2018-10-04 09:15:08","2018-10-04 09:56:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("675","285","2239","TLB-CMR002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-04 10:30:01","2018-10-04 10:56:01","2018-10-04 10:50:01","2018-10-04 10:55:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("676","286","4172","FREEZER 03","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-40.00","299","-20.00","5","11","","2018-08-16 12:04:02","2018-08-16 14:13:02","2018-08-16 12:10:02","2018-08-16 14:10:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Hemocomponentes e plasma fresco.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-40.0 / Crit.Min.:-20.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","2","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("677","287","4172","REFRIGERADOR 05","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.80","Distribuição com carga","6.00","299","2.00","5","11","","2018-08-16 08:00:41","2018-08-16 10:36:41","2018-08-16 08:00:41","2018-08-16 10:00:41","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Kits de Hepatites e amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("678","288","4172","REFRIGERADOR 06","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","299","2.00","5","12","","2018-08-15 06:30:08","2018-08-15 08:46:08","2018-08-15 06:40:00","2018-08-15 08:46:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Kits de Hepatites e amostras.</p>","2 Horas (s) 6 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("679","65","2239","LDB-CMR0023","2","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-15 10:35:24","2018-08-15 11:07:26","2018-08-15 10:45:24","2018-08-15 11:04:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("680","65","2239","LDB-CMR0023","3","2","NYTRES","NYP2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.60","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","5","12","","2018-08-15 11:14:03","2018-08-15 11:53:05","2018-08-15 11:20:03","2018-08-15 11:51:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("684","289","204","0701003","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","296","42.00","5","11","","2018-07-18 09:43:03","2018-07-19 09:52:38","2018-07-18 09:50:04","2018-07-19 09:50:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao dos sensores estufa 0701003(1).jpg","<p>16 frascos com 200 ml de meio de cultura cada.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("683","289","204","0701003","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","43.00","Distribuição sem carga","44.00","296","42.00","5","12","","2018-07-17 09:28:29","2018-07-18 09:29:02","2018-07-17 09:29:29","2018-07-18 09:29:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO posicao dos sensores  estufa 0701003.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("685","290","204","0703102","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","40.00","Distribuição sem carga","42.00","296","38.00","5","12","","2018-07-19 15:12:17","2018-07-20 16:48:17","2018-07-19 16:40:23","2018-07-20 16:40:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio Camara TECNAL 0703102.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:38.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("686","291","204","0704303","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","296","121.00","5","12","","2018-08-08 13:29:13","2018-08-08 14:45:18","2018-08-08 14:05:16","2018-08-08 14:37:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio sensores.jpg","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("687","291","204","0704303","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","5","12","","2018-08-08 15:14:20","2018-08-08 16:54:26","2018-08-08 16:05:23","2018-08-08 16:35:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>21 frascos Schott de 250 ml de meios de cultura, 42 frascos Schott e 31 placas de petri para descontaminação.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("688","291","204","0704303","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","5","12","","2018-08-09 08:46:21","2018-08-09 10:28:27","2018-08-09 09:52:25","2018-08-09 10:22:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>25 frascos Schott de 250ml com meios de cultura, 42 frascos Schott e 31 placas de petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("689","291","204","0704303","4","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","5","12","","2018-08-09 10:45:50","2018-08-09 12:14:48","2018-08-09 11:11:51","2018-08-09 11:45:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga(1).jpg","<p>21 frascos Schott de 250 ml contendo meios de cultura, 42 frascos Schott e 31 placas de petri.</p>","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("690","291","204","0704303","5","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","5","12","","2018-09-03 08:46:11","2018-09-03 11:21:20","2018-09-03 10:18:16","2018-09-03 10:52:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga(1).jpg","<p>21 frascos Schott de 250 ml contendo meios de cultura, 42 frascos Schott e 31 placas de petri.</p>","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("691","291","204","0704303","6","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","5","12","","2018-09-03 13:40:13","2018-09-03 15:50:21","2018-09-03 14:54:18","2018-09-03 15:27:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga(1).jpg","<p>25 frascos Schott de 250ml de meios de cultura, 42 frascos Schott e 31 placas de petri.</p>","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("692","291","204","0704303","7","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","296","121.00","5","12","","2018-09-04 08:39:13","2018-09-04 11:01:22","2018-09-04 10:05:19","2018-09-04 10:35:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>21 frascos Schott de 250 ml de meios de cultura, 42 frascos Schott e 31 placas petri.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("698","296","291","FPS-9500","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-75.00","Distribuição com carga","-65.00","256","-90.00","5","10","","2018-10-18 13:29:46","2018-10-19 13:46:17","2018-10-18 13:29:46","2018-10-19 13:29:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -75.0 / Crit.Máx.:-65.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("693","292","204","0701004","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","57.50","Distribuição sem carga","58.50","296","56.50","5","12","","2018-08-01 09:17:35","2018-08-02 15:16:41","2018-08-01 13:00:50","2018-08-02 13:00:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicoes dos sensores vazio  Esufa 0701004.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 57.5 / Crit.Máx.:58.5 / Crit.Min.:56.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("694","292","204","0701004","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","57.50","Distribuição sem carga","58.50","296","56.50","5","12","","2018-08-06 08:41:06","2018-08-07 13:55:56","2018-08-06 12:05:20","2018-08-07 12:05:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao dos sensores da estufa 0701004.jpg","<p>Estante com 2 frascos Schott, 10 tubos de ensaio e 400 ml de meio de cultura.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 57.5 / Crit.Máx.:58.5 / Crit.Min.:56.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("695","293","204","0707701","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","600.00","Distribuição sem carga","610.00","296","590.00","0","0","","2018-07-30 12:06:10","2018-07-30 14:42:49","2018-07-30 12:40:49","2018-07-30 14:40:49","0 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 600.0 / Crit.Máx.:610.0 / Crit.Min.:590.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","9","15","CT-R 2018-0016 TS","2019-01-28","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("696","294","1535","EQ 036 LRJBA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","101","2.00","5","11","","2018-09-19 18:00:58","2018-09-20 07:57:58","2018-09-19 23:00:58","2018-09-20 07:00:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores.jpg","<p>Amostras e kits.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("697","295","1535","EQ 029 BLU","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","101","2.00","5","12","","2018-09-13 18:00:14","2018-09-14 08:00:14","2018-09-13 23:00:14","2018-09-14 07:00:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores.jpg","<p>Amostras e kits.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("699","297","291","FPS-9457","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","5","11","","2018-10-17 12:44:31","2018-10-18 12:50:31","2018-10-17 12:44:31","2018-10-18 12:44:31","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-26","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("700","298","291","FPS-8570","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","5","11","","2018-10-25 16:18:08","2018-10-26 17:25:08","2018-10-25 17:18:08","2018-10-26 17:18:08","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-26","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("701","299","291","FPS-8285","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","5","11","","2018-10-24 11:21:07","2018-10-25 14:06:55","2018-10-24 11:21:07","2018-10-25 11:21:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Reagentes.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-26","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("702","300","291","FPS-8276","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","5","10","","2018-10-24 11:23:26","2018-10-25 14:05:06","2018-10-24 11:23:26","2018-10-25 11:23:26","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Hemácias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("703","301","291","FPS-2283","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","21.00","Distribuição com carga","24.00","256","20.00","5","11","","2018-10-29 16:12:49","2018-10-30 17:20:52","2018-10-29 17:12:52","2018-10-30 17:12:52","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpg","<p>Bolsas de sangue e amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-26","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("706","303","291","DMI-11521","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","256","36.00","5","11","","2018-11-06 17:31:23","2018-11-07 17:41:59","2018-11-06 17:31:23","2018-11-07 17:41:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao(1).jpg","<p>Bolsas de transferência com água e corante.</p>","24 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-26","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("707","304","1535","EQ 047 LACRI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","101","2.00","5","11","","2018-09-10 18:00:09","2018-09-11 09:30:09","2018-09-10 23:00:09","2018-09-11 07:00:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores.jpg","<p>Amostras e kits.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("708","305","1535","EQ 001 CRIAGUA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","101","34.50","5","12","","2018-09-10 14:01:51","2018-09-10 16:14:51","2018-09-10 14:10:51","2018-09-10 16:10:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicionamento sensores.jpg","<p>Frascos para an&aacute;lise microbiol&oacute;gica.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("709","306","2239","JRO-REF004","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-5.00","Distribuição com carga","-5.00","235","-20.00","2","2","","2018-10-17 11:09:45","2018-10-18 09:13:07","2018-10-18 00:13:36","2018-10-18 08:13:07","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Aliquotas de bolsas e amostras de receptor</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -5.0 / Crit.Máx.:-5.0 / Crit.Min.:-20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("710","306","2239","JRO-REF004","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-5.00","Distribuição com carga","-5.00","235","-20.00","2","2","","2018-10-18 08:48:27","2018-10-18 10:19:33","2018-10-18 08:49:28","2018-10-18 09:12:29","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("711","306","2239","JRO-REF004","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-5.00","Distribuição com carga","-5.00","235","-20.00","2","2","","2018-10-18 10:28:11","2018-10-18 11:08:14","2018-10-18 10:28:11","2018-10-18 10:58:13","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("712","307","2239","JRO-REF001","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2018-10-19 09:51:18","2018-10-19 19:07:53","2018-10-19 11:07:22","2018-10-19 19:07:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma para descarte.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("713","307","2239","JRO-REF001","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-19 19:32:09","2018-10-19 19:43:09","2018-10-19 19:33:09","2018-10-19 19:40:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("714","307","2239","JRO-REF001","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-19 20:15:49","2018-10-19 20:57:52","2018-10-19 20:16:49","2018-10-19 20:44:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("715","308","2239","JRO-CMR002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-10-17 15:56:40","2018-10-18 08:38:40","2018-10-18 00:36:40","2018-10-18 08:36:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","5,0	4,0	8,4	6,8	-1,8	8,5	4,0	1,35	1,06	1,60","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("716","308","2239","JRO-CMR002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","5","12","","2018-10-18 08:43:44","2018-10-18 09:04:44","2018-10-18 08:44:44","2018-10-18 08:59:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("717","308","2239","JRO-CMR002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.00","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","5","11","","2018-10-18 09:07:14","2018-10-18 09:16:34","2018-10-18 09:13:34","2018-10-18 09:15:34","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-12","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("718","309","2239","JRO-REF003","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-1.00","Distribuição com carga","-1.00","235","-12.00","2","2","","2018-10-20 17:45:21","2018-10-21 10:26:21","2018-10-21 02:26:50","2018-10-21 10:26:21","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma para descarte e gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -1.0 / Crit.Máx.:-1.0 / Crit.Min.:-12.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("719","309","2239","JRO-REF003","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-1.00","Distribuição com carga","-1.00","235","-12.00","2","2","","2018-10-21 10:42:22","2018-10-21 11:01:23","2018-10-21 10:43:22","2018-10-21 10:51:22","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("720","309","2239","JRO-REF003","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-1.00","Distribuição com carga","-1.00","235","-12.00","2","2","","2018-10-21 11:09:18","2018-10-21 12:02:21","2018-10-21 11:09:18","2018-10-21 11:48:20","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("721","310","2239","JRO-REF002","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-18 11:59:58","2018-10-19 08:27:20","2018-10-19 00:27:48","2018-10-19 08:27:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores.jpg","<p>Bolsas de plasma para descarte.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-29","","","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1015","309","2239","JRO-REF003","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","10","","2018-10-20 17:45:21","2018-10-21 10:26:21","2018-10-21 02:26:50","2018-10-21 10:26:21","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma para descarte e gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("722","311","1535","EQ 136 BIMOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","5","11","","2018-10-15 08:17:27","2018-10-15 16:16:27","2018-10-15 08:18:27","2018-10-15 16:16:27","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Sangue e derivados.</p>","7 Horas (s) 58 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2017-0134 CP","2018-11-12","5,0	5,1	4,2	4,4	0,6	5,2	3,5	0,38	0,29	0,58","","0","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("723","312","2239","JRO-FRE001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","294","-30.00","6","12","","2018-10-18 11:58:23","2018-10-19 08:26:23","2018-10-19 00:26:23","2018-10-19 08:26:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("724","312","2239","JRO-FRE001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","294","-30.00","2","12","","2018-10-19 08:31:26","2018-10-19 08:43:26","2018-10-19 08:32:26","2018-10-19 08:40:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("725","312","2239","JRO-FRE001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","294","-30.00","2","12","","2018-10-19 08:46:27","2018-10-19 09:21:27","2018-10-19 08:47:27","2018-10-19 09:20:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("726","313","2239","JRO-FRE005","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-95.00","5","12","","2018-10-19 21:22:49","2018-10-20 11:33:45","2018-10-20 03:33:13","2018-10-20 11:33:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -82.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-95.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("727","313","2239","JRO-FRE005","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-95.00","5","12","","2018-10-20 11:36:02","2018-10-20 13:43:10","2018-10-20 11:37:03","2018-10-20 11:41:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("728","313","2239","JRO-FRE005","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-95.00","5","12","","2018-10-20 13:47:04","2018-10-20 14:43:08","2018-10-20 13:47:04","2018-10-20 14:24:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 37 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("729","314","2239","JRO-CMR009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2018-10-20 18:04:33","2018-10-21 09:43:33","2018-10-21 01:42:33","2018-10-21 09:42:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","5,0	5,0	5,6	4,8	0,2	9,3	0,9	1,25	1,66	1,50","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("730","314","2239","JRO-CMR009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2018-10-21 09:43:25","2018-10-21 10:04:25","2018-10-21 09:47:25","2018-10-21 10:01:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("731","314","2239","JRO-CMR009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","12","","2018-10-21 10:08:24","2018-10-21 10:49:24","2018-10-21 10:19:24","2018-10-21 10:49:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("732","315","2239","JRO-CMR008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2018-10-19 10:21:50","2018-10-19 19:02:51","2018-10-19 11:02:51","2018-10-19 19:02:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,8	3,9	4,2	-0,2	5,7	2,0	0,64	1,27	0,85","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("733","315","2239","JRO-CMR008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-19 19:07:11","2018-10-19 19:21:12","2018-10-19 19:08:12","2018-10-19 19:19:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("734","315","2239","JRO-CMR008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","2","12","","2018-10-19 19:25:18","2018-10-19 19:39:18","2018-10-19 19:28:18","2018-10-19 19:37:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("735","316","2239","JRO-CMR0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-50.00","2","12","","2018-10-19 21:21:35","2018-10-20 10:13:35","2018-10-20 02:12:35","2018-10-20 10:12:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-29,0	-29,5	-29,4	-0,6	-27,6	-31,2	0,88	1,24	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("736","316","2239","JRO-CMR0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-50.00","6","12","","2018-10-20 10:19:19","2018-10-20 10:33:19","2018-10-20 10:20:19","2018-10-20 10:31:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("737","316","2239","JRO-CMR0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-50.00","2","12","","2018-10-20 10:45:09","2018-10-20 11:24:04","2018-10-20 10:55:04","2018-10-20 11:14:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("738","317","2239","JRO-CAM002","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-16 20:02:32","2018-10-17 09:32:24","2018-10-17 01:32:53","2018-10-17 09:32:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Prateleiras de suporte.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.9 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","20,9	21,9	23,5	22,3	-1,4	24,0	20,6	0,73	0,59	0,97","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("739","317","2239","JRO-CAM002","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-17 09:42:53","2018-10-17 09:49:53","2018-10-17 09:43:53","2018-10-17 09:48:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("740","317","2239","JRO-CAM002","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-17 09:55:15","2018-10-17 10:27:17","2018-10-17 09:55:15","2018-10-17 10:03:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("741","318","2239","CWB-FRE0010","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-95.00","5","12","","2018-11-07 10:57:02","2018-11-08 08:50:26","2018-11-08 00:50:56","2018-11-08 08:50:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Reagentes e Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-95.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("742","318","2239","CWB-FRE0010","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-95.00","5","12","","2018-11-08 09:02:43","2018-11-08 09:50:46","2018-11-08 09:02:43","2018-11-08 09:31:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("743","318","2239","CWB-FRE0010","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-95.00","5","12","","2018-11-08 09:55:36","2018-11-08 11:11:41","2018-11-08 10:10:37","2018-11-08 11:10:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("744","319","2239","CPM-CAM0016","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.70","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2018-10-29 19:50:15","2018-10-30 10:52:14","2018-10-30 02:52:43","2018-10-30 10:52:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Agitador com bolsas de plaquetas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.7 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","21,7	21,7	21,2	21,6	0,1	24,1	19,0	1,02	1,34	1,24","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("745","319","2239","CPM-CAM0016","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.70","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-30 10:59:42","2018-10-30 11:10:42","2018-10-30 11:00:42","2018-10-30 11:07:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("746","319","2239","CPM-CAM0016","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.70","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-30 11:14:06","2018-10-30 11:24:07","2018-10-30 11:14:06","2018-10-30 11:16:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("747","320","2239","PRV-CMR0014","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-25 23:19:17","2018-10-26 09:36:58","2018-10-26 01:36:26","2018-10-26 09:36:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	6,4	5,2	4,8	0,2	8,8	1,0	1,86	0,96	3,66","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("748","320","2239","PRV-CMR0014","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-26 09:45:17","2018-10-26 09:58:18","2018-10-26 09:46:17","2018-10-26 09:55:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("749","320","2239","PRV-CMR0014","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-26 10:09:21","2018-10-26 10:41:23","2018-10-26 10:09:21","2018-10-26 10:36:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("750","321","2239","PRV-CMR0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-25 23:33:48","2018-10-26 09:37:48","2018-10-26 01:33:48","2018-10-26 09:33:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","3,5	3,5	2,2	5,1	-1,6	8,7	1,8	2,60	0,66	3,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("751","321","2239","PRV-CMR0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-26 09:40:13","2018-10-26 10:07:13","2018-10-26 09:41:13","2018-10-26 10:01:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("752","321","2239","PRV-CMR0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-26 10:09:37","2018-10-26 10:16:37","2018-10-26 10:13:37","2018-10-26 10:15:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("753","322","2239","PRV-REF0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","10","","2018-10-26 22:13:20","2018-10-27 09:05:20","2018-10-27 01:05:20","2018-10-27 09:05:20","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Alimentos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("754","322","2239","PRV-REF0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","294","2.00","6","10","","2018-10-27 09:09:57","2018-10-27 09:58:57","2018-10-27 09:11:57","2018-10-27 09:45:57","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("755","322","2239","PRV-REF0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","294","2.00","6","10","","2018-10-27 10:02:19","2018-10-27 11:04:19","2018-10-27 10:04:19","2018-10-27 11:04:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("756","323","2239","PRV-FRE006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","294","-40.00","5","11","","2018-10-22 20:06:15","2018-10-23 09:06:15","2018-10-23 01:05:15","2018-10-23 09:05:15","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-32,0	-29,1	-28,0	-28,0	-4,0	-24,2	-30,5	1,72	1,47	2,12","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("757","323","2239","PRV-FRE006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","5","11","","2018-10-23 09:14:04","2018-10-23 10:21:04","2018-10-23 09:17:04","2018-10-23 09:58:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("758","323","2239","PRV-FRE006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","294","-40.00","5","11","","2018-10-23 10:30:39","2018-10-23 11:06:40","2018-10-23 10:41:40","2018-10-23 11:03:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("759","324","2239","PRV-CMR0010","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-10-26 11:35:07","2018-10-26 21:01:46","2018-10-26 13:02:13","2018-10-26 21:02:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,8	4,8	5,3	4,7	0,1	7,6	-0,9	2,22	1,81	2,60","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("760","324","2239","PRV-CMR0010","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2011-10-26 21:13:58","2018-10-26 21:36:59","2018-10-26 21:14:58","2018-10-26 21:33:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("761","324","2239","PRV-CMR0010","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-10-26 21:43:43","2018-10-26 21:55:44","2018-10-26 21:43:43","2018-10-26 21:46:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("762","325","2239","PRV-CMR008","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2018-10-25 13:20:51","2018-10-25 22:00:23","2018-10-25 14:00:54","2018-10-25 22:00:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e amostras de pacientes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,5	5,5	6,6	5,8	-0,3	7,8	1,3	1,74	1,62	2,05","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("763","325","2239","PRV-CMR008","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-25 22:03:41","2018-10-25 22:28:43","2018-10-25 22:04:41","2018-10-25 22:11:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("764","325","2239","PRV-CMR008","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-25 22:31:21","2018-10-25 22:44:22","2018-10-25 22:31:21","2018-10-25 22:41:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("765","326","2239","PRV-CMR006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2018-10-25 12:20:45","2018-10-25 22:01:45","2018-10-25 13:59:45","2018-10-25 21:59:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,0	5,3	3,9	0,1	6,3	-1,5	1,97	2,05	2,31","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("766","326","2239","PRV-CMR006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-25 22:04:31","2018-10-25 22:48:31","2018-10-25 22:06:31","2018-10-25 22:34:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("767","326","2239","PRV-CMR006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-25 22:49:10","2018-10-25 22:55:10","2018-10-25 22:50:10","2018-10-25 22:54:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("768","327","2239","PRV-CMR004","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2018-10-23 14:00:08","2018-10-24 08:39:08","2018-10-24 00:39:08","2018-10-24 08:39:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","5,0	5,1	5,9	4,6	0,4	6,6	0,7	1,57	1,46	1,85","0","1","305237-8 horas(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("769","327","2239","PRV-CMR004","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-24 08:42:42","2018-10-24 09:25:45","2018-10-24 08:43:42","2018-10-24 09:25:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 42 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("770","327","2239","PRV-CMR004","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","12","","2018-10-24 09:27:59","2018-10-24 09:37:00","2018-10-24 09:27:59","2018-10-24 09:31:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("771","328","2239","PRV-CMR002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2018-10-23 16:20:49","2018-10-24 08:52:49","2018-10-24 00:49:49","2018-10-24 08:49:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,0	5,6	4,2	-0,2	6,7	-1,1	2,21	1,69	2,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("772","328","2239","PRV-CMR002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-24 08:59:38","2018-10-24 09:49:38","2018-10-24 09:00:38","2018-10-24 09:33:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("773","328","2239","PRV-CMR002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-24 09:51:02","2018-10-24 09:55:02","2018-10-24 09:51:02","2018-10-24 09:52:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("774","329","2239","PRV-FRE004","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2018-10-24 21:01:01","2018-10-25 09:09:47","2018-10-25 01:08:16","2018-10-25 09:08:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-40,0	-38,9	-37,2	-33,5	-6,5	-32,2	-35,0	0,85	0,13	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("775","329","2239","PRV-FRE004","2","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2018-10-25 09:14:35","2018-10-25 09:23:35","2018-10-25 09:15:35","2018-10-25 09:21:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("776","329","2239","PRV-FRE004","3","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2018-10-25 09:26:57","2018-10-25 10:32:01","2018-10-25 09:27:57","2018-10-25 10:27:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("777","330","2239","PRV-FRE002","1","2","NYTRES","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2018-10-26 22:17:16","2018-10-27 09:27:59","2018-10-27 01:27:27","2018-10-27 09:27:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-40,0	-38,6	-39,9	-36,2	-3,8	-35,2	-37,4	0,67	0,17	1,06","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("778","330","2239","PRV-FRE002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-10-27 09:31:31","2018-10-27 09:39:32","2018-10-27 09:32:31","2018-10-27 09:38:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("779","330","2239","PRV-FRE002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-10-27 09:43:01","2018-10-27 10:50:05","2018-10-27 09:43:01","2018-10-27 10:43:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("780","331","2239","PRV-FRE008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-90.00","2","12","","2018-10-24 20:59:19","2018-10-25 08:36:19","2018-10-25 00:36:19","2018-10-25 08:36:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de plasma e gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -81.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("781","331","2239","PRV-FRE008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-90.00","5","12","","2018-10-25 08:49:37","2018-10-25 09:12:37","2018-10-25 08:54:37","2018-10-25 09:10:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("782","331","2239","PRV-FRE008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-90.00","5","12","","2018-10-25 09:14:03","2018-10-25 10:21:03","2018-10-25 09:16:03","2018-10-25 10:16:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("783","332","2239","PRV-FRE007","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","11","","2018-10-22 19:52:36","2018-10-23 08:57:26","2018-10-23 00:57:56","2018-10-23 08:57:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","-31,0	-26,6	-25,6	-27,8	-3,2	-22,8	-30,4	2,51	1,57	2,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("784","332","2239","PRV-FRE007","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","11","","2018-10-23 09:04:47","2018-10-23 09:19:48","2018-10-23 09:05:47","2018-10-23 09:13:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("785","332","2239","PRV-FRE007","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-10-23 09:52:15","2018-10-23 10:19:17","2018-10-23 09:52:15","2018-10-23 10:14:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("786","333","2239","PRV-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","6","12","","2018-10-22 10:26:18","2018-10-22 18:51:18","2018-10-22 10:50:18","2018-10-22 18:50:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Bolsas de sangue e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,1	3,9	4,1	-0,1	5,7	1,6	0,69	1,34	0,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("787","333","2239","PRV-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-22 18:54:43","2018-10-22 19:10:43","2018-10-22 18:55:43","2018-10-22 19:06:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("788","333","2239","PRV-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","294","2.00","5","12","","2018-10-22 19:12:25","2018-10-22 19:19:25","2018-10-22 19:13:25","2018-10-22 19:17:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("789","334","2239","PRV-CMR0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-10-22 10:00:56","2018-10-22 18:42:35","2018-10-22 10:42:03","2018-10-22 18:42:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e termômetros.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","4,3	4,4	4,2	4,5	-0,2	6,4	2,0	0,63	1,23	0,83","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("790","335","2239","PRV-CAM001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","24.00","294","20.00","5","12","","2018-10-24 10:37:03","2018-10-24 19:54:03","2018-10-24 11:52:03","2018-10-24 19:52:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Concentrado de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 20.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","20,0	21,9	23,2	22,8	-2,8	24,1	22,0	0,48	0,53	0,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("791","335","2239","PRV-CAM001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","24.00","294","20.00","5","12","","2018-10-24 19:56:00","2018-10-24 20:07:00","2018-10-24 19:57:00","2018-10-24 20:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("792","335","2239","PRV-CAM001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","20.00","Distribuição com carga","24.00","294","20.00","2","11","","2018-10-24 20:08:50","2018-10-24 20:17:50","2018-10-24 20:13:50","2018-10-24 20:16:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("793","336","2239","PRV-CAM0018","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2018-10-24 11:50:23","2018-10-24 20:00:55","2018-10-24 12:00:24","2018-10-24 20:00:55","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.9 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","21,9	21,9	21,2	21,9	0,0	22,9	20,6	0,54	0,44	0,73","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("794","336","2239","PRV-CAM0018","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-24 20:04:26","2018-10-24 20:19:27","2018-10-24 20:05:26","2018-10-24 20:10:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("795","336","2239","PRV-CAM0018","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.90","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-10-24 20:24:17","2018-10-24 20:38:18","2018-10-24 20:24:17","2018-10-24 20:34:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("796","338","752","306799","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","233","134.00","2","12","","2018-10-03 09:08:30","2018-10-03 09:53:16","2018-10-03 09:24:30","2018-10-03 09:29:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","306799_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,5	134,8	135,2	0,2	135,6	134,4	0,3	0,2	0,5","1","1","Sheetout-3-2018 - 11-43 AM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("797","338","752","306799","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","233","134.00","4","12","","2018-10-03 10:39:06","2018-10-03 11:34:26","2018-10-03 11:01:18","2018-10-03 11:06:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","306799_Carga.jpg","<p>6 pacotes de laparotomia - roupas;</p>\n<p>3 bandejas média e 2 bandejas grandes.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,4	134,4	134,4	0,0	134,9	134,0	0,2	0,1	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("798","338","752","306799","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","233","134.00","3","12","","2018-10-03 12:02:30","2018-10-03 12:54:00","2018-10-03 12:24:30","2018-10-03 12:29:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","306799_Carga.jpg","<p>6 pacotes de laparotomia - roupas;</p>\n<p>3 bandejas média e 2 bandejas grandes.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,4	134,8	134,4	0,5	134,8	133,6	0,3	0,1	0,6","1","1","Sheetout-3-2018 - 02-10 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("799","338","752","306799","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","233","134.00","3","12","","2018-10-03 14:03:48","2018-10-03 14:57:18","2018-10-03 14:27:16","2018-10-03 14:32:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","306799_Carga(1).jpg","<p>6 pacotes de laparotomia - roupas;</p>\n<p>3 bandejas média e 2 bandejas grandes.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","11","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,4	134,7	134,4	0,3	134,7	133,8	0,2	0,1	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("800","340","752","307570","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","241","134.00","2","12","","2018-10-01 16:40:16","2018-10-01 17:39:14","2018-10-01 17:07:18","2018-10-01 17:12:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","307570_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,7	134,3	135,6	-0,4	137,0	134,4	0,7	0,6	0,9","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("801","340","752","307570","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","12","","2018-10-02 09:49:04","2018-10-02 10:58:24","2018-10-02 10:23:34","2018-10-02 10:28:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","307570_Carga.jpg","<p>6 pacotes de laparotomia - roupas;</p>\n<p>3 bandejas média e 2 bandejas grandes.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,7	135,0	134,9	0,2	135,6	134,2	0,3	0,3	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("802","340","752","307570","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","12","","2018-10-02 11:57:16","2018-10-02 13:07:00","2018-10-02 12:31:32","2018-10-02 12:36:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","307570_Carga.jpg","<p>6 pacotes de laparotomia - roupas;</p>\n<p>3 bandejas média e 2 bandejas grandes.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,6	134,9	135,1	0,3	135,6	134,7	0,2	0,2	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("803","340","752","307570","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","12","","2018-10-02 14:33:40","2018-10-02 15:42:00","2018-10-02 15:07:22","2018-10-02 15:12:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","307570_Carga.jpg","<p>6 pacotes de laparotomia - roupas.</p>\n<p>3 bandejas média e 2 bandejas grandes.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,8	135,0	135,2	0,2	135,7	134,8	0,2	0,3	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("804","339","752","403074","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","12","","2018-10-04 10:27:54","2018-10-04 11:12:28","2018-10-04 10:48:10","2018-10-04 11:08:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","403074_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,6	122,6	122,9	1,0	123,7	121,7	0,6	0,4	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("805","339","752","403074","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2018-10-04 13:22:34","2018-10-04 14:05:54","2018-10-04 13:41:32","2018-10-04 14:01:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","403074_Carga.jpg","<p>Utensílios.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,5	122,7	122,9	1,2	123,4	122,1	0,2	0,4	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("806","339","752","403074","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2018-10-04 16:09:56","2018-10-04 16:50:52","2018-10-04 16:26:28","2018-10-04 16:46:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","403074_Carga.jpg","<p>Utensílios.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,5	122,6	122,8	1,1	123,4	122,1	0,2	0,3	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("807","339","752","403074","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","4","12","","2018-10-05 09:07:38","2018-10-05 09:48:56","2018-10-05 09:24:34","2018-10-05 09:44:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","403074_Carga.jpg","<p>Utensílios.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	121,6	122,7	122,8	1,2	123,5	122,0	0,2	0,4	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("808","341","752","100004","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","6","11","","2018-10-02 08:19:30","2018-10-02 09:34:30","2018-10-02 08:37:30","2018-10-02 09:07:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,7	122,6	123,0	0,9	123,7	121,3	0,6	0,3	0,8","1","1","Estudo(27).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("823","341","752","100004","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2018-10-02 15:06:00","2018-10-02 16:10:00","2018-10-02 15:22:00","2018-10-02 15:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>15 baldes e 7 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,7	122,6	122,4	0,9	124,0	118,2	0,6	0,9	0,8","1","1","Estudo(30).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("809","341","752","100004","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-10-02 11:24:30","2018-10-02 12:40:30","2018-10-02 11:41:30","2018-10-02 12:12:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>15 baldes com roupas e 7 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,7	122,6	122,4	0,9	123,4	118,3	0,5	0,7	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1065","343","752","100005","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","10","","2018-10-04 13:25:46","2018-10-04 14:31:30","2018-10-04 13:46:00","2018-10-04 14:16:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>15 baldes, 4 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,7	122,1	121,8	0,5	122,7	119,3	0,5	0,5	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1063","343","752","100005","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2018-10-04 08:27:00","2018-10-04 09:31:17","2018-10-04 08:45:57","2018-10-04 09:15:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,7	122,2	122,8	0,4	123,5	121,6	0,5	0,3	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1064","343","752","100005","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-10-04 10:57:00","2018-10-04 12:04:00","2018-10-04 11:19:00","2018-10-04 11:48:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>15 baldes, 4 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,7	122,1	121,8	0,5	122,7	120,5	0,4	0,3	0,7","1","1","Estudo(31).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1070","343","752","100005","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","11","","2018-10-05 13:34:36","2018-10-05 14:26:00","2018-10-05 14:04:00","2018-10-05 14:09:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA (2).jpg","<p>6 pacotes com roupas, 3 bacias, 1 bandeja com instrumentais, 4 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","134,0	134,6	134,7	134,4	0,1	135,1	133,0	0,4	0,5	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1069","343","752","100005","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","11","","2018-10-05 12:38:00","2018-10-05 13:16:00","2018-10-05 12:54:00","2018-10-05 12:59:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA (2).jpg","<p>6 pacotes com roupas, 3 bacias, 1 bandeja com instrumentais, 4 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","134,0	134,5	134,9	134,3	0,3	135,7	132,3	0,5	0,9	0,8","1","1","Estudo(33).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1007","344","752","100.003","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-17 11:50:46","2018-11-17 12:55:55","2018-11-17 12:29:57","2018-11-17 12:35:13","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada Carga-Tecidos.jpg","<p>Tecidos.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	135,1	135,5	0,7	137,3	134,1	0,7	0,6	0,9","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1000","381","2239","APU-CAM004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-23 16:55:09","2018-11-24 08:47:09","2018-11-24 00:47:09","2018-11-24 08:47:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","22,0	22,1	22,4	22,1	-0,1	24,1	20,3	0,64	1,03	0,83","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("995","342","752","100.002","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","4","11","","2018-11-18 13:38:00","2018-11-18 14:35:00","2018-11-18 14:09:00","2018-11-18 14:14:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada -Carga- Tecidos.jpg","<p>Campo e Instrumental Cirúrgico</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	133,3	135,2	-1,1	136,5	134,0	0,8	0,3	1,0","1","1","Sheetnov-21-2018 - 07-38 PM isa(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("819","346","2239","CWB-FRE0090","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-90.00","5","12","","2018-11-20 16:29:47","2018-11-21 09:05:44","2018-11-21 01:05:13","2018-11-21 09:05:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -81.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("991","345","752","408.390","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","12","","2018-11-19 15:12:00","2018-11-19 15:52:08","2018-11-19 15:28:00","2018-11-19 15:33:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","2 ciclo correta.jpg","<p>Instrumental, tecidos e vidrarias.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	133,3	133,6	-1,3	134,8	132,7	0,5	0,2	0,7","1","1","Sheetnov-21-2018 - 10-28 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("821","346","2239","CWB-FRE0090","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-90.00","5","12","","2018-11-21 09:14:38","2018-11-21 10:10:41","2018-11-21 09:20:38","2018-11-21 09:31:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("822","346","2239","CWB-FRE0090","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","294","-90.00","5","12","","2018-11-21 10:15:57","2018-11-21 11:05:01","2018-11-21 10:22:58","2018-11-21 10:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 36 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("824","341","752","100004","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","11","","2018-10-03 08:34:00","2018-10-03 09:38:55","2018-10-03 08:52:30","2018-10-03 09:22:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>15 baldes e 7 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,6	122,6	122,5	1,0	123,4	121,2	0,5	0,3	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("825","341","752","100004","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","241","134.00","6","11","","2018-10-02 09:40:00","2018-10-02 10:20:00","2018-10-02 10:01:00","2018-10-02 10:06:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","134,0	134,4	135,3	136,0	1,0	137,2	132,8	1,0	0,8	1,3","1","1","Estudo(26).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("826","341","752","100004","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","11","","2018-10-03 11:00:14","2018-10-03 12:00:45","2018-10-03 11:36:00","2018-10-03 11:41:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","um tres quatro.jpg","<p>8 pacotes com roupas e 7 pacotes instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","134,0	134,7	135,7	135,4	1,0	136,0	134,3	0,4	0,2	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("827","341","752","100004","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","11","","2018-10-03 14:27:51","2018-10-03 15:22:30","2018-10-03 14:59:00","2018-10-03 15:04:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES134.jpg","<p>8 pacotes com roupas e 7 bandejas com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","134,0	134,6	135,6	135,3	1,0	135,8	134,2	0,4	0,2	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("828","341","752","100004","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","4","11","","2018-10-03 16:04:30","2018-10-03 16:58:08","2018-10-03 16:36:46","2018-10-03 16:41:48","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES134.jpg","<p>8 pacotes com roupas e 7 bandejas com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,6	135,4	1,1	136,3	134,3	0,5	0,2	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1068","343","752","100005","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","241","134.00","3","11","","2018-10-05 09:46:38","2018-10-05 10:38:53","2018-10-05 10:17:00","2018-10-05 10:22:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA (2).jpg","<p>6 pacotes com roupas, 3 bacias, 1 bandeja com instrumentais, 4 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,1	134,5	0,6	135,2	133,4	0,5	0,3	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1067","343","752","100005","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","241","134.00","2","11","","2018-10-04 09:40:00","2018-10-04 10:22:00","2018-10-04 10:01:00","2018-10-04 10:06:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","134,0	134,7	135,2	136,0	0,5	136,9	134,9	0,6	0,3	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1066","343","752","100005","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","10","","2018-10-04 14:52:00","2018-10-04 15:56:00","2018-10-04 15:13:00","2018-10-04 15:42:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>15 baldes, 4 pacotes com instrumentais.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,6	122,1	121,8	0,5	122,7	120,5	0,6	0,4	0,8","1","1","Estudo(32).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("841","350","2239","APU-CMR0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-14 09:34:04","2018-11-14 10:20:04","2018-11-14 09:35:04","2018-11-14 10:07:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("832","348","2239","APU-FRE0015","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-13.00","235","-30.00","6","11","","2018-11-18 18:00:38","2018-11-19 15:47:38","2018-11-19 07:47:38","2018-11-19 15:47:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-13.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("833","348","2239","APU-FRE0015","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-13.00","235","-30.00","5","12","","2018-11-19 16:21:11","2018-11-19 16:52:11","2018-11-19 16:22:11","2018-11-19 16:29:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("834","348","2239","APU-FRE0015","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição sem carga","-13.00","235","-30.00","5","12","","2018-11-19 16:55:39","2018-11-19 17:59:39","2018-11-19 16:56:39","2018-11-19 17:56:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1006","344","752","100.003","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","11","","2018-11-17 10:38:16","2018-11-17 11:29:58","2018-11-17 11:05:12","2018-11-17 11:10:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada-Bioindicador+Integrador Quimico.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	135,0	135,5	0,8	136,4	134,7	0,4	0,2	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("836","349","2239","APU-CMR0019","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-11-05 17:06:07","2018-11-06 09:06:07","2018-11-06 01:06:07","2018-11-06 09:06:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue, reagentes e amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	3,4	3,9	0,1	7,0	2,0	0,97	0,90	1,18","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("837","349","2239","APU-CMR0019","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-11-06 09:19:22","2018-11-06 09:31:22","2018-11-06 09:22:20","2018-11-06 09:27:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("838","349","2239","APU-CMR0019","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2018-11-06 09:39:14","2018-11-06 09:52:14","2018-11-06 09:39:14","2018-11-06 09:44:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("839","350","2239","APU-CMR0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-13 14:38:02","2018-11-14 09:09:02","2018-11-14 01:09:02","2018-11-14 09:09:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.4 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","4,4	4,3	4,9	5,1	-0,7	6,6	1,9	1,00	1,15	1,22","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("840","350","2239","APU-CMR0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.40","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-14 09:19:10","2018-11-14 09:31:10","2018-11-14 09:24:10","2018-11-14 09:30:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("842","351","2239","APU-CMR0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-11-13 14:38:57","2018-11-14 09:09:57","2018-11-14 01:09:57","2018-11-14 09:09:57","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	3,5	4,5	4,5	-0,5	6,3	1,6	1,04	1,24	1,28","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("843","351","2239","APU-CMR0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-14 09:20:01","2018-11-14 09:32:01","2018-11-14 09:21:01","2018-11-14 09:30:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("844","351","2239","APU-CMR0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-11-14 09:36:03","2018-11-14 10:20:03","2018-11-14 09:37:03","2018-11-14 10:12:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("845","352","2239","APU-FRE001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","11","","2018-11-07 15:53:18","2018-11-08 10:15:18","2018-11-08 02:15:18","2018-11-08 10:15:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","-30,0	-26,8	-23,9	-24,2	-5,8	-19,6	-27,1	2,47	1,46	3,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1004","342","752","100.002","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-11-18 22:12:00","2018-11-18 23:28:00","2018-11-18 22:33:00","2018-11-18 23:03:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Carga- Latex.jpg","<p>Latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,6	120,9	121,9	-0,7	124,5	117,1	0,9	0,9	1,1","1","1","Sheetnov-21-2018 - 10-00 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("847","352","2239","APU-FRE001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","11","","2018-11-08 10:25:25","2018-11-08 10:46:25","2018-11-08 10:26:25","2018-11-08 10:39:25","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("848","352","2239","APU-FRE001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2018-11-08 14:09:09","2018-11-08 14:50:09","2018-11-08 14:09:09","2018-11-08 14:43:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","109215(3).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1003","381","2239","APU-CAM004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-24 09:51:16","2018-11-24 09:58:16","2018-11-24 09:52:16","2018-11-24 09:57:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("849","353","2239","APU-CMR003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-12 16:07:18","2018-11-13 09:21:18","2018-11-13 01:21:18","2018-11-13 09:21:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","4,0	4,3	3,2	4,1	-0,1	6,7	1,7	1,38	0,84	1,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1002","342","752","100.002","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-11-18 20:40:40","2018-11-18 21:56:00","2018-11-18 21:00:00","2018-11-18 21:30:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Carga- Latex.jpg","<p>Latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,6	120,8	4058,2	-0,8	125,2	114,5	1,1	1,6	1,3","1","1","Sheetnov-21-2018 - 09-54 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("851","353","2239","APU-CMR003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-13 09:48:21","2018-11-13 10:05:21","2018-11-13 09:52:21","2018-11-13 10:02:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("852","353","2239","APU-CMR003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-13 10:23:36","2018-11-13 10:56:37","2018-11-13 10:24:37","2018-11-13 10:56:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 32 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("853","354","2239","APU-FRE004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-18 18:00:43","2018-11-19 15:46:43","2018-11-19 07:46:43","2018-11-19 15:46:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","-35,0	-33,9	-33,1	-32,0	-3,0	-29,3	-36,2	1,97	1,16	2,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("855","354","2239","APU-FRE004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-19 16:03:08","2018-11-19 16:14:08","2018-11-19 16:04:08","2018-11-19 16:12:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("856","354","2239","APU-FRE004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-19 16:18:52","2018-11-19 16:57:52","2018-11-19 16:19:52","2018-11-19 16:49:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1001","342","752","100.002","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-11-18 19:10:00","2018-11-18 20:25:00","2018-11-18 19:30:00","2018-11-18 20:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Carga- Latex.jpg","<p>Latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,6	121,0	121,7	-0,6	123,1	115,8	0,5	1,0	0,7","1","1","Sheetnov-21-2018 - 09-41 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("992","345","752","408.390","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-19 16:44:00","2018-11-19 17:24:00","2018-11-19 17:00:00","2018-11-19 17:05:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","3 ciclo correto.jpg","<p>Instrumental, tecidos e vidrarias.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,7	135,1	134,4	0,4	135,6	132,7	0,7	0,7	0,9","1","1","Sheetnov-21-2018 - 10-35 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("859","355","2239","APU-REF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-30.00","5","3","","2018-11-08 13:47:14","2018-11-09 09:05:14","2018-11-09 01:05:14","2018-11-09 09:05:14","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("860","355","2239","APU-REF001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição sem carga","-15.00","235","-30.00","5","3","","2018-11-09 09:37:09","2018-11-09 10:11:09","2018-11-09 09:38:09","2018-11-09 09:58:09","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("861","355","2239","APU-REF001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-30.00","5","3","","2018-11-09 10:18:45","2018-11-09 11:10:45","2018-11-09 10:19:45","2018-11-09 10:50:45","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("862","355","2239","APU-REF001","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","9","","2018-11-08 13:47:14","2018-11-09 09:05:14","2018-11-09 01:05:14","2018-11-09 09:05:14","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Hemocomponentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("866","356","2239","APU-FRE003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-19.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-30.00","5","12","","2018-11-08 16:05:00","2018-11-09 09:06:00","2018-11-09 01:06:00","2018-11-09 09:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -19.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-19,0	-19,0	-18,8	-22,5	3,5	-18,8	-29,7	3,24	0,05	3,81","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("987","344","752","100.003","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","0","134.00","2","11","","2018-11-17 09:50:00","2018-11-17 10:26:37","2018-11-17 10:17:00","2018-11-17 10:22:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada-vazio.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	135,0	135,4	0,7	136,6	134,4	0,4	0,4	0,7","1","1","Sheetnov-21-2018 - 05-59 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("863","355","2239","APU-REF001","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","9","","2018-11-09 09:37:09","2018-11-09 10:11:09","2018-11-09 09:38:09","2018-11-09 09:58:09","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("864","355","2239","APU-REF001","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","9","","2018-11-09 10:18:45","2018-11-09 11:10:45","2018-11-09 10:19:45","2018-11-09 10:50:45","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1005","381","2239","APU-CAM004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","0","12","","2018-11-24 09:59:50","2018-11-24 10:06:50","2018-11-24 10:00:50","2018-11-24 10:03:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("867","356","2239","APU-FRE003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-19.00","Distribuição sem carga","-15.00","235","-30.00","0","12","","2018-11-09 09:29:31","2018-11-09 09:39:31","2018-11-09 09:30:31","2018-11-09 09:37:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("990","345","752","408.390","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-19 13:54:00","2018-11-19 14:32:00","2018-11-19 14:08:00","2018-11-19 14:14:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada 1 ciclo correta(1).jpg","<p>Instrumental, tecidos e vidraria.</p>","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	133,6	133,7	-1,0	134,9	132,6	0,4	0,3	0,6","1","1","Sheetnov-21-2018 - 10-20 PM(17).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("989","345","752","408.390","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","11","","2018-11-19 11:51:00","2018-11-19 12:22:00","2018-11-19 12:00:00","2018-11-19 12:05:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada -vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	133,6	135,0	-1,0	136,3	134,4	0,5	0,3	0,7","1","1","Sheetnov-21-2018 - 10-15 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("988","345","752","408.390","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","11","","2018-11-19 11:22:14","2018-11-19 11:41:14","2018-11-19 11:33:08","2018-11-19 11:36:36","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada -vazio.jpg","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,7	132,5	134,7	-2,1	136,0	134,3	0,4	0,2	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("870","356","2239","APU-FRE003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-19.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-30.00","5","12","","2018-11-09 09:51:33","2018-11-09 10:56:33","2018-11-09 09:52:33","2018-11-09 10:52:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("998","342","752","100.002","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-18 17:05:00","2018-11-18 17:38:00","2018-11-18 17:28:00","2018-11-18 17:32:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	134,2	135,0	-0,3	136,4	132,6	0,9	0,7	1,2","1","1","Sheetnov-21-2018 - 09-27 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("872","357","2239","APU-CMR001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-05 17:06:03","2018-11-06 09:06:03","2018-11-06 01:06:03","2018-11-06 09:06:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","4,0	4,1	5,1	6,2	-2,2	8,1	1,7	1,84	1,36	2,16","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("997","342","752","100.002","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","12","","2018-11-18 16:02:00","2018-11-18 16:52:00","2018-11-18 16:28:00","2018-11-18 16:33:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada -Carga- Tecidos.jpg","<p>Campo e Instrumental Cirúrgico</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	134,1	134,6	-0,3	135,7	133,8	0,5	0,2	0,7","1","1","Sheetnov-21-2018 - 07-52 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("874","357","2239","APU-CMR001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-06 09:19:17","2018-11-06 09:34:17","2018-11-06 09:20:17","2018-11-06 09:31:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("875","357","2239","APU-CMR001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-06 09:40:08","2018-11-06 10:03:08","2018-11-06 09:40:08","2018-11-06 09:56:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("996","342","752","100.002","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","12","","2018-11-18 14:49:00","2018-11-18 15:45:00","2018-11-18 15:20:00","2018-11-18 15:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada -Carga- Tecidos.jpg","<p>Campo e Instrumental Cirúrgico.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	134,2	135,7	-0,1	138,6	134,2	1,6	0,2	1,8","1","1","Sheetnov-21-2018 - 07-44 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("878","358","2239","APU-FRE0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-19 18:18:18","2018-11-20 09:26:18","2018-11-20 01:26:18","2018-11-20 09:26:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma e gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -82.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("879","358","2239","APU-FRE0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-20 09:35:12","2018-11-20 09:48:12","2018-11-20 09:36:12","2018-11-20 09:45:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("994","342","752","100.002","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","11","","2018-11-18 12:28:00","2018-11-18 13:15:00","2018-11-18 12:51:00","2018-11-18 12:56:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	134,4	135,7	-0,1	137,0	134,9	0,7	0,6	0,9","1","1","Sheetnov-21-2018 - 07-30 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("993","342","752","100.002","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-18 11:48:00","2018-11-18 12:22:00","2018-11-18 12:12:00","2018-11-18 12:16:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	134,3	135,4	-0,2	136,9	133,7	0,7	0,6	1,0","1","1","Sheetnov-21-2018 - 07-24 P.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("881","358","2239","APU-FRE0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-20 10:47:51","2018-11-20 11:50:51","2018-11-20 10:48:51","2018-11-20 11:48:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("999","342","752","100.002","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","11","","2018-11-18 17:45:00","2018-11-18 18:57:00","2018-11-18 18:03:00","2018-11-18 18:32:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,6	121,1	123,4	-0,5	126,4	121,0	2,0	0,7	2,3","1","1","Sheetnov-21-2018 - 09-35 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("883","359","2239","APU-FRE0014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-07 15:52:11","2018-11-08 09:09:11","2018-11-08 01:09:11","2018-11-08 09:09:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","-31,0	-26,3	-26,1	-26,1	-4,9	-25,0	-28,2	0,76	0,21	0,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("884","359","2239","APU-FRE0014","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-08 09:13:20","2018-11-08 09:23:20","2018-11-08 09:14:20","2018-11-08 09:21:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("885","359","2239","APU-FRE0014","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-08 10:41:37","2018-11-08 11:27:37","2018-11-08 10:41:37","2018-11-08 11:07:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("886","360","2239","APU-FRE0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-19 18:24:22","2018-11-20 09:19:22","2018-11-20 01:19:22","2018-11-20 09:19:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-30,0	-29,5	-30,4	-29,6	-0,4	-26,0	-33,2	1,29	1,86	1,54","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("887","360","2239","APU-FRE0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-20 09:36:12","2018-11-20 09:50:12","2018-11-20 09:39:12","2018-11-20 09:48:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("888","360","2239","APU-FRE0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-20 10:25:18","2018-11-20 11:30:18","2018-11-20 10:26:18","2018-11-20 11:26:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("889","361","2239","APU-FRE0013","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-09 16:52:55","2018-11-10 09:02:55","2018-11-10 01:02:55","2018-11-10 09:02:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","-31,0	-30,1	-31,6	-29,6	-1,4	-25,0	-34,7	2,27	2,49	2,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("890","361","2239","APU-FRE0013","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-10 09:15:01","2018-11-10 09:34:01","2018-11-10 09:16:01","2018-11-10 09:28:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("891","361","2239","APU-FRE0013","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-10 10:07:55","2018-11-10 10:56:55","2018-11-10 10:08:55","2018-11-10 10:49:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("892","362","2239","APU-FRE0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-11 18:00:21","2018-11-12 09:47:21","2018-11-12 01:47:21","2018-11-12 09:47:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","-31,0	-30,0	-32,5	-31,3	0,3	-29,9	-32,7	0,84	0,14	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("893","362","2239","APU-FRE0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-12 10:05:20","2018-11-12 10:16:20","2018-11-12 10:06:20","2018-11-12 10:13:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("894","362","2239","APU-FRE0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-11-12 10:24:30","2018-11-12 11:18:30","2018-11-12 10:25:30","2018-11-12 11:13:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 48 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("895","363","2239","APU-FRE0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-11 22:05:19","2018-11-12 09:47:19","2018-11-12 01:47:19","2018-11-12 09:47:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-31,0	-29,0	-24,2	-24,8	-6,2	-23,8	-26,5	0,69	0,23	0,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("896","363","2239","APU-FRE0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-12 10:05:29","2018-11-12 10:36:29","2018-11-12 10:06:29","2018-11-12 10:16:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("897","363","2239","APU-FRE0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2018-11-12 12:51:12","2018-11-12 13:33:12","2018-11-12 12:52:12","2018-11-12 13:16:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("898","365","2239","APU-CMR0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","11","","2018-11-09 15:24:46","2018-11-10 09:03:46","2018-11-10 01:03:46","2018-11-10 09:03:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	3,9	4,0	4,1	-0,1	5,8	1,6	0,65	1,32	0,86","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("899","365","2239","APU-CMR0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-10 09:15:39","2018-11-10 09:24:39","2018-11-10 09:16:39","2018-11-10 09:23:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("900","365","2239","APU-CMR0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-10 09:28:35","2018-11-10 10:03:35","2018-11-10 09:29:35","2018-11-10 09:53:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("986","364","752","140.377","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-11-02 15:55:00","2018-11-02 16:57:00","2018-11-02 16:08:00","2018-11-02 16:38:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada jarras latex.jpg","<p>Jarras latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,8	121,4	121,6	-0,4	122,8	118,0	0,4	0,7	0,7","1","1","Sheetnov-3-2018 - 12-36 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("902","366","2239","APU-CAM0013","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-10 11:40:05","2018-11-10 20:27:05","2018-11-10 12:27:05","2018-11-10 20:27:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","22,0	22,2	22,2	21,9	0,1	22,8	20,9	0,45	0,30	0,65","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("903","366","2239","APU-CAM0013","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-10 20:40:16","2018-11-10 20:53:16","2018-11-10 20:41:16","2018-11-10 20:52:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("904","366","2239","APU-CAM0013","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","0","12","","2018-11-10 21:00:36","2018-11-10 21:17:36","2018-11-10 21:01:36","2018-11-10 21:08:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("905","367","2239","APU-CAM005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2018-11-12 16:07:37","2018-11-13 09:21:37","2018-11-13 01:21:37","2018-11-13 09:21:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","22,0	22,2	21,9	22,2	-0,2	25,6	21,3	1,03	0,59	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("906","367","2239","APU-CAM005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-13 09:48:50","2018-11-13 09:55:50","2018-11-13 09:49:50","2018-11-13 09:54:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("907","367","2239","APU-CAM005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-13 10:29:47","2018-11-13 10:54:47","2018-11-13 10:33:47","2018-11-13 10:40:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("908","368","2239","APU-CAM0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-10 11:40:31","2018-11-10 20:27:31","2018-11-10 12:27:31","2018-11-10 20:27:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","22,0	22,0	21,6	22,2	-0,2	24,8	19,5	1,17	1,09	1,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("909","368","2239","APU-CAM0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-10 20:40:32","2018-11-10 20:57:32","2018-11-10 20:44:32","2018-11-10 20:56:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("910","368","2239","APU-CAM0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-10 21:02:13","2018-11-10 21:08:13","2018-11-10 21:02:13","2018-11-10 21:04:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("911","369","2239","APU-CAM003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-20 18:37:12","2018-11-21 08:44:12","2018-11-21 00:44:17","2018-11-21 08:44:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 agitador com bolsas de plaquetas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","22,0	22,2	22,2	22,5	-0,5	23,6	20,3	0,85	0,97	1,05","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("912","369","2239","APU-CAM003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-21 09:25:16","2018-11-21 09:36:16","2018-11-21 09:26:16","2018-11-21 09:33:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("913","369","2239","APU-CAM003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","5","12","","2018-11-21 09:43:23","2018-11-21 09:57:23","2018-11-21 09:44:23","2018-11-21 09:50:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("914","370","2239","APU-CMR0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-11-21 18:11:17","2018-11-22 08:58:17","2018-11-22 00:58:17","2018-11-22 08:58:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","3,0	3,0	4,5	2,6	1,4	5,7	-4,2	2,24	2,60	2,62","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("915","371","2239","APU-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-21 18:11:16","2018-11-22 10:26:16","2018-11-22 02:26:16","2018-11-22 10:26:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","4,0	4,0	5,0	2,5	1,5	7,6	-3,0	2,56	2,18	2,99","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("916","372","2239","APU-BLF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-20 14:42:18","2018-11-20 16:44:18","2018-11-20 14:44:18","2018-11-20 16:44:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("917","373","2239","APU-FRE0017","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-20 18:38:28","2018-11-21 09:02:28","2018-11-21 01:02:28","2018-11-21 09:02:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma e gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("918","373","2239","APU-FRE0017","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-21 09:26:25","2018-11-21 10:00:25","2018-11-21 09:27:25","2018-11-21 09:31:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("919","373","2239","APU-FRE0017","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-21 11:02:42","2018-11-21 11:37:42","2018-11-21 11:02:42","2018-11-21 11:26:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("920","374","2239","APU-FRE0018","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","2","12","","2018-11-22 16:32:38","2018-11-23 13:17:38","2018-11-23 05:17:38","2018-11-23 13:17:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","MONTADA.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","-40,0	-38,9	-31,9	-28,5	-11,5	-26,2	-31,3	2,09	0,29	2,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("921","374","2239","APU-FRE0018","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-11-23 13:21:20","2018-11-23 13:30:20","2018-11-23 13:22:20","2018-11-23 13:27:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("922","374","2239","APU-FRE0018","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-50.00","5","12","","2018-11-23 13:39:19","2018-11-23 14:51:19","2018-11-23 13:40:19","2018-11-23 14:40:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("923","375","2239","APU-CMR0022","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-22 12:41:57","2018-11-23 09:11:57","2018-11-23 01:11:57","2018-11-23 09:11:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","4,0	4,3	5,6	5,2	-1,2	8,5	1,7	0,97	1,53	1,20","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("924","375","2239","APU-CMR0022","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-23 09:19:10","2018-11-23 09:48:10","2018-11-23 09:20:10","2018-11-23 09:38:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("925","375","2239","APU-CMR0022","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2018-11-23 09:50:15","2018-11-23 10:14:15","2018-11-23 09:50:15","2018-11-23 09:56:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("926","334","2239","PRV-CMR0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-10-22 18:50:39","2018-10-22 19:01:39","2018-10-22 18:51:19","2018-10-22 18:58:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("927","334","2239","PRV-CMR0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-10-22 19:04:33","2018-10-22 19:13:34","2018-10-22 19:04:33","2018-10-22 19:08:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("928","306","2239","JRO-REF004","4","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-10-17 11:09:45","2018-10-18 08:13:07","2018-10-18 00:13:36","2018-10-18 08:49:28","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Aliquotas de bolsas e amostras de receptor.</p>","8 Horas (s) 35 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("929","306","2239","JRO-REF004","5","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-10-18 08:48:27","2018-10-18 10:19:33","2018-10-18 08:49:28","2018-10-18 09:12:29","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("930","306","2239","JRO-REF004","6","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-10-18 10:28:11","2018-10-18 11:08:14","2018-10-18 10:28:11","2018-10-18 10:58:13","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("931","376","752","403.076","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-20 10:29:00","2018-11-20 10:59:00","2018-11-20 10:51:00","2018-11-20 10:54:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - Bowie Dick CORRETA.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,2	134,1	135,1	-0,1	136,6	133,4	0,6	0,9	0,8","1","1","Sheetnov-21-2018 - 10-44 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("932","376","752","403.076","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-20 11:11:42","2018-11-20 11:57:07","2018-11-20 11:33:35","2018-11-20 11:38:35","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada -Bioindicadores CORRETA.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	134,7	135,5	0,3	137,2	134,8	0,7	0,4	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("933","376","752","403.076","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","4","11","","2018-11-20 13:23:41","2018-11-20 14:20:46","2018-11-20 13:55:23","2018-11-20 14:00:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada 1 e 2 ciclo CORRETA.jpg","<p>Tecidos, vidraria e instrumental.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	134,6	135,0	0,3	136,2	134,4	0,4	0,3	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("934","376","752","403.076","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","4","11","","2018-11-20 15:03:00","2018-11-20 15:56:58","2018-11-20 15:32:00","2018-11-20 15:37:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada - 1 e 2 Ciclo.jpg","<p>Tecidos, vidraria e instrumental.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	134,9	135,1	0,5	136,3	134,3	0,4	0,2	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("935","376","752","403.076","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","4","11","","2018-11-20 16:53:30","2018-11-20 17:53:54","2018-11-20 17:23:54","2018-11-20 17:28:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada 3 ciclo CORRETA.jpg","<p>Tecidos, vidraria e instrumental.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	134,8	135,0	0,4	136,3	134,3	0,4	0,2	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("936","378","752","211.144","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-09 10:30:00","2018-11-09 10:56:00","2018-11-09 10:47:00","2018-11-09 10:52:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada Vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,8	135,9	1,4	137,5	133,9	0,4	0,9	0,8","1","1","Sheetnov-14-2018 - 08-20 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("937","378","752","211.144","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","10","","2018-11-09 11:13:09","2018-11-09 12:07:35","2018-11-09 11:27:47","2018-11-09 11:32:41","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada Vazio-Bioindicadores + Integrador quimico.jpg","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	136,0	136,2	1,4	136,7	135,5	0,2	0,3	3,1","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("938","378","752","211.144","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-09 13:55:00","2018-11-09 14:51:00","2018-11-09 14:11:00","2018-11-09 14:17:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga 12Sensores.jpg","<p>Instrumental cirúrgico.</p>","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	136,1	136,0	1,5	137,4	134,0	0,4	0,8	0,7","1","1","Sheetnov-14-2018 - 08-38 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("939","378","752","211.144","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-09 15:14:00","2018-11-09 16:10:00","2018-11-09 15:30:00","2018-11-09 15:35:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga 12Sensores.jpg","<p>Caixas com ferramentas.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,6	135,6	1,2	137,6	131,6	0,4	1,7	0,7","1","1","Sheetnov-14-2018 - 08-54 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("940","378","752","211.144","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-09 16:40:00","2018-11-09 17:37:00","2018-11-09 16:57:00","2018-11-09 17:02:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga 12Sensores.jpg","<p>Caixas com ferramentas.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,9	136,2	1,4	137,6	135,3	0,4	0,3	0,7","1","1","ESSE(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("941","378","752","211.144","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-12 10:07:00","2018-11-12 10:24:00","2018-11-12 10:16:00","2018-11-12 10:19:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada Vazio.jpg","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	135,8	136,7	1,5	138,0	135,9	0,6	0,9	0,9","1","1","Sheetnov-14-2018 - 09-10.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("942","378","752","211.144","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-12 10:45:00","2018-11-12 11:39:00","2018-11-12 10:55:00","2018-11-12 11:05:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada Vazio-Bioindicadores + Integrador quimico.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	135,9	136,5	1,3	137,4	135,5	0,5	0,4	3,2","1","1","Sheetnov-14-2018 - 09-14 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("943","378","752","211.144","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-12 12:35:00","2018-11-12 13:30:55","2018-11-12 12:45:00","2018-11-12 12:55:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga 12Sensores.jpg","<p>Caixas com ferramentas.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,9	135,4	1,4	137,4	127,1	0,4	2,5	3,2","1","1","Sheetnov-14-2018 - 09-20 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("945","378","752","211.144","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-12 16:10:00","2018-11-12 17:12:00","2018-11-12 16:27:00","2018-11-12 16:38:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga 12Sensores.jpg","<p>Caixas com ferramentas.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	134,6	135,9	0,1	137,5	133,1	0,5	0,8	3,2","1","1","Sheetnov-14-2018 - 09-41 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("944","378","752","211.144","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-12 14:50:00","2018-11-12 15:53:03","2018-11-12 15:07:00","2018-11-12 15:17:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga 12Sensores.jpg","<p>Caixas com Ferramentas.</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,8	135,4	1,3	137,5	127,0	0,6	2,6	3,2","1","1","Sheetnov-14-2018 - 09-33 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("985","364","752","140.377","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-11-02 14:22:00","2018-11-02 15:27:00","2018-11-02 14:39:00","2018-11-02 15:09:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada jarras latex.jpg","<p>Jarras latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,6	121,4	121,6	-0,2	122,9	120,7	0,4	0,2	0,7","1","1","Sheetnov-3-2018 - 12-22 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("984","364","752","140.377","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2018-11-02 12:56:00","2018-11-02 14:01:00","2018-11-02 13:12:00","2018-11-02 13:42:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto montada jarras latex.jpg","<p>Jarras latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,7	121,6	121,7	0,0	123,1	118,9	0,4	0,5	0,6","1","1","Sheetnov-3-2018 - 12-12 PM(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("983","364","752","140.377","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","11","","2018-11-02 11:09:00","2018-11-02 12:11:00","2018-11-02 11:23:00","2018-11-02 11:53:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada  sem carga Bioindicador+integrador quimico.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,7	121,7	122,1	0,1	123,1	121,2	0,4	0,2	0,6","1","1","Sheetnov-3-2018 - 12-02 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("982","364","752","140.377","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","11","","2018-11-02 10:37:30","2018-11-02 10:59:30","2018-11-02 10:51:30","2018-11-02 10:54:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada sem carga -Bowie-Dick.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,0	135,6	0,5	136,6	134,8	0,4	0,3	0,7","1","1","Sheetnov-3-2018 - 11-51 AM(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("981","364","752","140.377","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","4","11","","2018-11-01 17:42:00","2018-11-01 18:22:00","2018-11-01 17:59:00","2018-11-01 18:03:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada -  1 Ciclo - tecidos.jpg","<p>Campo e Instrumental Cirúrgico</p>","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,7	135,2	135,4	0,5	136,5	134,7	0,4	0,2	0,7","1","1","Sheetnov-3-2018 - 11-39 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("980","364","752","140.377","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-01 16:19:00","2018-11-01 17:07:00","2018-11-01 16:42:00","2018-11-01 16:47:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada -  1 Ciclo - tecidos.jpg","<p>Campo e Instrumental Cirúrgico</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,7	135,1	134,9	0,4	136,0	133,1	0,4	0,8	0,7","1","1","Sheetnov-1-2018 - 11-55 PMm.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("979","364","752","140.377","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","4","11","","2018-11-01 14:50:30","2018-11-01 15:38:30","2018-11-01 15:13:30","2018-11-01 15:18:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada -  1 Ciclo - tecidos(1).jpg","<p>Campo e Instrumental Cirúrgico</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	135,3	135,4	0,7	136,6	134,5	0,4	0,5	0,6","1","1","Sheetnov-1-2018 - 11-48 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("977","364","752","140.377","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-01 11:32:00","2018-11-01 11:54:00","2018-11-01 11:45:00","2018-11-01 11:50:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	134,9	135,1	0,5	136,4	131,7	1,1	1,5	1,4","1","1","Sheetnov-1-2018 - 11-28 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("978","364","752","140.377","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","11","","2018-11-01 12:18:00","2018-11-01 12:56:00","2018-11-01 12:33:00","2018-11-01 12:37:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada  sem carga Bioindicador+integrador quimico.jpg","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,7	134,8	135,3	0,1	136,3	134,4	0,5	0,4	0,8","1","1","Sheetnov-1-2018 - 11-38 PM(7).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("955","379","752","202.905","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","10","","2018-11-06 14:44:00","2018-11-06 15:06:52","2018-11-06 14:59:00","2018-11-06 15:03:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","ESTUDO  Bowie Dick.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","11","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	129,7	135,7	-4,5	137,7	133,2	0,5	1,3	0,8","1","1","Sheetnov-13-2018 - 07-06 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("956","379","752","202.905","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","10","","2018-11-06 15:27:00","2018-11-06 16:20:00","2018-11-06 15:42:00","2018-11-06 15:47:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Estudo vazio.jpg","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	135,5	136,2	1,2	136,7	135,0	0,5	0,3	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("957","379","752","202.905","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-06 17:17:00","2018-11-06 18:13:00","2018-11-06 17:35:00","2018-11-06 17:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Instrumental cirúrgico.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	135,4	135,2	1,1	137,0	131,8	0,4	1,4	1,0","1","1","Sheetnov-13-2018 - 07-20 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("958","379","752","202.905","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","12","","2018-11-07 09:21:00","2018-11-07 10:13:49","2018-11-07 09:35:00","2018-11-07 09:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Instrumental cirúrgico</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,1	129,8	135,4	-4,4	137,2	132,8	0,4	1,1	1,0","1","1","Sheetnov-13-2018 - 07-28 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("959","379","752","202.905","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","12","","2018-11-07 11:06:00","2018-11-07 11:54:00","2018-11-07 11:16:00","2018-11-07 11:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Instrumental Cirúrgico</p>","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	135,4	135,6	0,9	137,2	134,0	0,4	0,5	1,0","1","1","Sheetnov-13-2018 - 07-34 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("960","379","752","202.905","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-07 12:36:53","2018-11-07 12:59:06","2018-11-07 12:51:00","2018-11-07 12:56:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Estudo - Bowie Dick.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	136,2	136,0	1,7	137,3	134,2	0,7	0,7	0,9","1","1","Sheetnov-13-2018 - 07-54 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("962","379","752","202.905","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-08 10:02:00","2018-11-08 10:59:00","2018-11-08 10:15:00","2018-11-08 10:26:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Instrumental cirúrgico</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	135,5	135,4	1,1	137,1	132,7	0,5	0,8	0,7","1","1","Sheetnov-13-2018 - 08-12 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("961","379","752","202.905","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-07 14:46:00","2018-11-07 15:40:00","2018-11-07 14:56:00","2018-11-07 15:08:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto motada -Bioindicador+Integrador quimico.jpg","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	136,2	136,1	1,8	138,0	132,2	0,7	1,2	1,0","1","1","Sheetnov-13-2018 - 08-01 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1549","544","4178","025.793","1","1","OMEGA","RDXL125D","LBC-301-O1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","175.00","Distribuição sem carga","180.00","281","170.00","1","12","","2019-01-07 09:42:06","2019-01-07 12:55:06","2019-01-07 10:50:06","2019-01-07 12:50:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 175.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:170.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","14","CT-R 2018-0271 TS","2019-07-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("963","379","752","202.905","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","12","","2018-11-08 11:30:00","2018-11-08 12:29:00","2018-11-08 11:45:00","2018-11-08 11:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Instrumental cirúrgico</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	135,5	135,5	0,9	137,1	132,5	0,4	0,9	0,7","1","1","Sheetnov-13-2018 - 08-24 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("964","379","752","202.905","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-08 12:50:00","2018-11-08 13:49:00","2018-11-08 13:06:00","2018-11-08 13:16:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","<p>Instrumental cirúrgico</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	135,5	135,6	1,1	137,0	133,8	0,5	0,5	0,7","1","1","Sheetnov-13-2018 - 08-32 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("968","380","752","207.624","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-13 11:05:00","2018-11-13 12:06:00","2018-11-13 11:23:00","2018-11-13 11:28:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada Ciclo vazio - Bioindicadores CORRETA.jpg","<p>Bioindicadores e integrador químico</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	134,6	134,9	0,0	136,2	133,4	0,4	0,7	0,8","1","1","Sheetnov-19-2018 - 07-28 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("967","380","752","207.624","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","12","","2018-11-13 10:19:00","2018-11-13 10:49:00","2018-11-13 10:37:00","2018-11-13 10:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio Bowie Dick Correta.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,9	135,1	135,1	0,2	136,7	132,4	0,5	1,5	1,1","1","1","Sheetnov-19-2018 - 07-18 PM(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("969","380","752","207.624","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-13 13:26:00","2018-11-13 14:31:00","2018-11-13 13:47:00","2018-11-13 13:53:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto carga Correta.jpg","<p>Instrumental cirúrgico.</p>","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	133,4	134,5	-1,2	136,3	131,5	0,7	1,3	1,0","1","1","Sheetnov-19-2018 - 07-35 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("970","380","752","207.624","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-13 16:09:00","2018-11-13 17:01:00","2018-11-13 16:20:00","2018-11-13 16:26:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto carga Correta(1).jpg","<p>Instrumental Cirúrgico</p>","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,7	134,4	134,5	-0,3	136,3	131,8	0,5	1,2	0,9","1","1","Sheetnov-19-2018 - 07-47 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("972","380","752","207.624","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-14 11:24:00","2018-11-14 11:48:00","2018-11-14 11:38:00","2018-11-14 11:43:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio Bowie Dick Correta.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,9	133,8	135,0	-1,0	136,7	131,8	0,5	2,1	1,0","1","1","Sheetnov-19-2018 - 11-20 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("971","380","752","207.624","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-14 09:45:00","2018-11-14 10:48:00","2018-11-14 10:05:00","2018-11-14 10:11:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto carga Correta(2).jpg","<p>Instrumental cirúrgico</p>","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,5	134,5	134,1	0,0	136,3	129,5	0,4	2,0	0,8","1","1","Sheetnov-19-2018 - 07-57 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("973","380","752","207.624","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","6","11","","2018-11-14 12:01:00","2018-11-14 13:01:00","2018-11-14 12:15:00","2018-11-14 12:26:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada Ciclo vazio - Bioindicadores CORRETA.jpg","<p>Indicador biológico e integrador químico.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,7	134,9	135,1	0,2	136,6	132,2	0,4	1,0	0,6","1","1","Sheetnov-19-2018 - 11-27 PM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("974","380","752","207.624","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-14 14:04:00","2018-11-14 15:11:00","2018-11-14 14:24:00","2018-11-14 14:34:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto carga Correta.jpg","<p>Instrumental cirúrgico</p>","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	134,7	134,8	0,1	136,3	131,5	0,4	1,0	0,6","1","1","Sheetnov-19-2018 - 11-34 PM2.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("975","380","752","207.624","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-14 15:27:00","2018-11-14 16:33:00","2018-11-14 15:45:00","2018-11-14 15:56:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto carga Correta(1).jpg","<p>Instrumental cirúrgico.</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,8	134,8	134,6	0,0	136,3	129,8	0,4	1,4	0,8","1","1","Sheetnov-19-2018 - 11-41 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("976","380","752","207.624","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-14 16:50:00","2018-11-14 17:56:00","2018-11-14 17:09:00","2018-11-14 17:20:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo oequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto carga Correta.jpg","<p>Instrumental cirúrgico</p>","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,7	134,7	134,8	0,0	136,3	133,5	0,4	0,4	0,6","1","1","Sheetnov-19-2018 - 11-49 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1008","344","752","100.003","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","3","11","","2018-11-17 13:49:22","2018-11-17 14:53:14","2018-11-17 14:27:17","2018-11-17 14:32:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada carga-Latex.jpg","<p>Latex.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,6	135,3	135,7	0,8	138,3	134,5	0,9	0,4	1,2","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1009","344","752","100.003","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","234","134.00","4","11","","2018-11-17 15:12:38","2018-11-17 16:09:42","2018-11-17 15:44:19","2018-11-17 15:49:21","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada carga-Instrumental.jpg","<p>Instrumental.</p>","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,3	135,2	135,3	0,8	136,4	134,3	0,4	0,3	0,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1010","344","752","100.003","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","234","134.00","2","12","","2018-11-17 16:31:12","2018-11-17 17:06:55","2018-11-17 16:58:02","2018-11-17 17:01:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada-vazio.jpg","<p>Bowie-Dick.</p>","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","134,0	134,4	135,2	135,4	0,8	136,4	134,7	0,4	0,1	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1011","344","752","100.003","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","11","","2018-11-17 17:19:07","2018-11-17 18:20:41","2018-11-17 17:37:40","2018-11-17 18:06:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada-Bioindicador+Integrador Quimico.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,5	122,2	122,8	0,8	123,8	121,8	0,4	0,3	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1012","344","752","100.003","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","4","12","","2018-11-17 18:36:01","2018-11-17 19:42:55","2018-11-17 18:57:57","2018-11-17 19:27:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada carga-Latex.jpg","<p>Jarras latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,4	122,1	122,4	0,6	123,7	120,8	0,5	0,3	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1013","344","752","100.003","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","4","12","","2018-11-17 19:56:02","2018-11-17 21:02:21","2018-11-17 20:17:33","2018-11-17 20:47:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada carga-Latex.jpg","<p>Jarras latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,4	121,8	122,3	0,3	123,7	120,4	0,5	0,3	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1014","344","752","100.003","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","4","12","","2018-11-17 21:13:29","2018-11-17 22:20:00","2018-11-17 21:35:06","2018-11-17 22:05:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada carga-Latex.jpg","<p>Jarras latex.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","121,0	121,5	121,8	122,4	0,3	123,6	121,3	0,5	0,2	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1071","250","1158","100001823559","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-27 14:56:09","2018-08-28 15:40:09","2018-08-27 15:00:09","2018-08-28 15:00:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES.jpg","<p>5 caixas contendo 320 ampolas de 100mL cada.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","4,0	4,0	3,7	5,1	-1,1	7,5	2,3	0,98	1,16	1,27","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1016","309","2239","JRO-REF003","5","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-10-21 10:42:22","2018-10-21 11:01:23","2018-10-21 10:43:22","2018-10-21 10:51:22","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1017","309","2239","JRO-REF003","6","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-10-21 11:09:18","2018-10-21 12:02:21","2018-10-21 11:09:18","2018-10-21 11:48:20","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 39 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2018-0026 TS","2019-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1018","382","3258","EM.002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-23 09:20:25","2018-10-23 10:56:25","2018-10-23 10:09:25","2018-10-23 10:29:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6   121,6	121,4	120,5	122,2	121,0	0,1	0,2	1,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1019","382","3258","EM.002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-23 11:12:49","2018-10-23 13:19:49","2018-10-23 11:41:49","2018-10-23 12:01:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6	122,2	122,0	121,1	122,5	121,3	0,2	0,2	1,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1020","382","3258","EM.002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-23 13:24:12","2018-10-23 14:45:12","2018-10-23 13:50:12","2018-10-23 14:10:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada(1).jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6	122,2	122,0	121,1	122,3	121,7	0,2	0,1	1,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1021","382","3258","EM.002","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-23 15:11:52","2018-10-23 17:02:52","2018-10-23 15:48:52","2018-10-23 16:09:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meios de Cultura.</p>","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6	122,3	121,6	121,2	122,7	115,3	1,5	1,9	2,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1022","382","3258","EM.002","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","11","","2018-10-24 08:27:43","2018-10-24 10:28:43","2018-10-24 09:16:43","2018-10-24 09:36:43","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meios de Cultura.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,6	122,9	122,0	121,7	123,2	113,6	1,7	2,6	2,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1023","382","3258","EM.002","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-24 10:58:15","2018-10-24 13:48:15","2018-10-24 11:41:15","2018-10-24 12:01:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Meios de Cultura.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,6	122,9	122,0	121,7	123,2	115,6	1,0	2,1	2,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1024","382","3258","EM.002","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-24 15:24:21","2018-10-24 16:49:21","2018-10-24 16:03:21","2018-10-24 16:23:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada (2).jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,2	122,1	121,0	122,7	120,6	0,6	0,4	1,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1025","382","3258","EM.002","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-24 16:52:01","2018-10-24 18:19:01","2018-10-24 17:26:01","2018-10-24 17:46:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada (2)(1).jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6	122,4	122,0	121,3	122,9	118,5	0,8	1,0	2,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1026","382","3258","EM.002","9","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-25 09:08:16","2018-10-25 10:57:16","2018-10-25 09:53:16","2018-10-25 10:13:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada (2).jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6	122,2	121,8	121,1	122,4	118,1	1,0	0,9	2,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1027","382","3258","EM.002","10","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-25 11:31:59","2018-10-25 13:22:59","2018-10-25 12:03:59","2018-10-25 12:24:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada (2).jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,6	122,5	121,5	123,8	120,9	0,8	0,7	2,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1028","382","3258","EM.002","11","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","5","12","","2018-10-25 13:25:54","2018-10-25 15:01:54","2018-10-25 13:53:54","2018-10-25 14:14:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada.jpg","<p>Tecidos.</p>","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6	122,1	121,8	121,0	122,3	120,3	0,4	0,4	1,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1029","383","3258","EM.003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-26 14:00:19","2018-10-26 16:20:19","2018-10-26 15:02:19","2018-10-26 15:31:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	120,6 121,8	121,7	120,7	122,4	120,8	0,3	0,4	1,8","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1030","384","2239","APU-CMR0023","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2018-11-23 15:14:55","2018-11-24 12:01:55","2018-11-24 04:01:55","2018-11-24 12:01:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","3,0	3,0	6,4	4,8	-0,8	7,4	-1,6	1,87	2,63	2,20","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1031","384","2239","APU-CMR0023","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-24 12:13:55","2018-11-24 13:00:55","2018-11-24 12:14:55","2018-11-24 12:41:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1032","384","2239","APU-CMR0023","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","5","12","","2018-11-24 13:01:46","2018-11-24 13:23:46","2018-11-24 13:01:46","2018-11-24 13:18:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1033","383","3258","EM.003","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-26 16:49:32","2018-10-26 18:25:32","2018-10-26 17:24:32","2018-10-26 17:53:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1 122,7	122,6	121,5	123,6	120,9	0,3	0,8	1,8","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1034","383","3258","EM.003","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-29 09:02:47","2018-10-29 11:04:47","2018-10-29 10:03:47","2018-10-29 10:32:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,0	121,9	120,8	123,0	121,0	0,2	0,5	1,8","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1035","383","3258","EM.003","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-29 13:08:11","2018-10-29 15:12:11","2018-10-29 13:58:11","2018-10-29 14:27:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada meios de cultura.jpg","<p>Meios de Cultura.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,6	122,2	121,3	123,4	116,9	1,2	1,6	2,2","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1036","383","3258","EM.003","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-29 15:44:48","2018-10-29 17:46:47","2018-10-29 16:25:48","2018-10-29 16:54:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada meios de cultura.jpg","<p>Meios de Cultura.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,2	122,9	121,9	124,5	117,4	1,2	1,7	2,2","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1037","383","3258","EM.003","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-30 10:34:50","2018-10-30 13:17:50","2018-10-30 11:33:50","2018-10-30 12:02:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada meios de cultura.jpg","<p>Meios de Cultura.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,8	122,5	121,6	124,5	118,3	1,0	1,3	2,1","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1038","383","3258","EM.003","7","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-30 14:38:50","2018-10-30 16:26:50","2018-10-30 15:28:50","2018-10-30 15:57:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada vidrarias.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,5	122,0	121,3	122,8	120,3	0,5	0,7	1,8","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1039","383","3258","EM.003","8","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-30 16:38:10","2018-10-30 18:15:10","2018-10-30 17:11:10","2018-10-30 17:40:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada vidrarias.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,2	122,9	121,9	124,5	119,4	0,6	1,2	1,9","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1040","383","3258","EM.003","9","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-31 10:19:14","2018-10-31 12:13:14","2018-10-31 11:16:14","2018-10-31 11:45:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada vidrarias.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,8	121,9	121,6	124,0	113,6	2,1	2,7	3,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1041","383","3258","EM.003","10","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-31 14:06:51","2018-10-31 15:51:51","2018-10-31 14:54:51","2018-10-31 15:23:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada tecidos.jpg","<p>Tecidos.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,0	122,9	121,8	125,2	121,1	0,5	1,2	1,8","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1042","383","3258","EM.003","11","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-10-31 16:08:54","2018-10-31 17:43:54","2018-10-31 16:46:54","2018-10-31 17:15:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada tecidos.jpg","<p>Tecidos.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,2	123,1	122,0	125,6	120,0	0,7	1,6	1,9","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1043","383","3258","EM.003","12","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","262","121.00","5","12","","2018-11-01 09:53:02","2018-11-01 11:50:02","2018-11-01 10:52:02","2018-11-01 11:21:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada tecidos.jpg","<p>Tecidos.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","121,0	122,1	122,8	122,7	121,6	124,4	121,2	0,3	0,9	1,8","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1044","147","2239","IVA-CMR007","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","10","","2018-09-28 18:42:43","2018-09-29 09:23:43","2018-09-29 01:23:43","2018-09-29 09:23:43","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras com receptores, reagentes, conectores de bolsas e painel de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1045","147","2239","IVA-CMR007","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-09-29 09:36:00","2018-09-29 10:12:00","2018-09-29 09:37:00","2018-09-29 10:03:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1046","385","299","002.240","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-07-02 14:09:30","2018-07-02 15:30:30","2018-07-02 14:56:55","2018-07-02 15:16:56","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,2	122,5	122,1	1,3	122,4	121,6	0,1	0,2	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1047","147","2239","IVA-CMR007","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","5","10","","2018-09-29 10:16:08","2018-09-29 10:35:08","2018-09-29 10:17:08","2018-09-29 10:28:08","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1048","385","299","002.240","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-07-03 10:11:28","2018-07-03 11:10:25","2018-07-03 10:29:00","2018-07-03 10:48:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>21 Frascos de 500 ml e placas de petri.</p>","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,2	121,6	121,8	0,4	122,5	119,1	0,5	0,4	0,7","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1049","385","299","002.240","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-07-03 12:15:45","2018-07-03 13:20:30","2018-07-03 12:41:33","2018-07-03 13:01:33","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>21 Frascos de 500 ml e placas de petri.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,2	121,8	121,7	0,6	122,2	120,4	0,2	0,3	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1050","385","299","002.240","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","10","","2018-07-03 13:41:30","2018-07-03 14:50:30","2018-07-03 14:08:30","2018-07-03 14:28:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>21 frascos de 500 ml e placas de petri.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,1	121,5	121,8	0,4	122,3	119,9	0,2	0,5	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1051","386","299","001.709","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","5","10","","2018-07-04 08:27:43","2018-07-04 10:09:22","2018-07-04 09:17:35","2018-07-04 09:57:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	1,3	122,4	122,4	121,1	123,0	121,7	0,1	0,4	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1052","386","299","001.709","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","10","","2018-07-04 10:30:00","2018-07-04 21:20:30","2018-07-04 11:18:00","2018-07-04 11:47:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>11 frascos de 250ml com água, placas de petri e tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	1,3	122,3	122,2	121,0	122,9	121,5	0,2	0,4	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1053","386","299","001.709","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","10","","2018-07-04 12:45:34","2018-07-04 14:07:58","2018-07-04 13:24:00","2018-07-04 13:53:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>Fracos de 250ml com água</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	1,3	121,7	121,8	120,4	122,3	121,4	0,2	0,2	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1054","386","299","001.709","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","10","","2018-07-04 14:21:00","2018-07-04 16:00:30","2018-07-04 15:06:00","2018-07-04 15:35:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA.jpg","<p>11 frascos de 250 ml com água, placas de petri e tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	1,3	121,6	121,6	120,3	122,0	121,4	0,2	0,1	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1055","387","299","002.241","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","5","10","","2018-07-05 09:18:00","2018-07-05 10:34:26","2018-07-05 10:05:00","2018-07-05 10:19:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,1	122,6	122,5	1,5	123,0	122,1	0,1	0,2	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1056","387","299","002.241","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","11","","2018-07-05 12:35:00","2018-07-05 13:45:30","2018-07-05 13:16:00","2018-07-05 13:30:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA 121C.jpg","<p>7 frascos Shott de 500ml com água, 5 frascos de 250ml, com 150ml de água, 8 frascos erlenmeyer de 250ml com 150ml de água.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,0	122,3	120,7	1,3	122,2	115,8	1,4	1,9	1,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1057","387","299","002.241","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-07-05 14:06:40","2018-07-05 15:07:30","2018-07-05 14:36:00","2018-07-05 14:52:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA 121C.jpg","<p>7 frascos shott de 500ml com 400ml de água, 5 frascos de 250ml com 150ml de água, 8 frascos erlenmeyer de 250ml com 150ml de água.</p>","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,1	122,6	121,0	1,4	122,4	116,0	1,4	1,9	1,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1058","387","299","002.241","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","5","11","","2018-07-05 15:18:57","2018-07-05 16:14:45","2018-07-05 15:45:00","2018-07-05 16:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA 121C.jpg","<p>7 frascos shott de 500ml com 400ml de água, 5 frascos de 250ml com 150ml de água, 8 frascos erlenmeyer de 250ml com 150ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","121,0	121,2	122,7	120,9	1,6	122,5	115,4	1,3	2,2	1,6","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1059","387","299","002.241","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","115.00","Distribuição sem carga","118.00","241","115.00","5","10","","2018-07-05 10:41:30","2018-07-05 11:16:53","2018-07-05 10:53:30","2018-07-05 11:07:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 115.0 / Crit.Máx.:118.0 / Crit.Min.:115.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","115,0	115,1	116,4	116,5	1,3	121,5	116,1	1,6	1,3	1,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1060","387","299","002.241","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","115.00","Distribuição com carga","118.00","241","115.00","5","10","","2018-07-06 08:49:00","2018-07-06 09:56:19","2018-07-06 09:31:00","2018-07-06 09:46:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA 115C.jpg","<p>2 grades com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 115.0 / Crit.Máx.:118.0 / Crit.Min.:115.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","115,0	115,1	116,4	116,1	1,2	116,5	115,5	0,1	0,2	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1061","387","299","002.241","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","115.00","Distribuição com carga","118.00","241","115.00","5","11","","2018-07-06 10:03:00","2018-07-06 10:42:55","2018-07-06 10:16:00","2018-07-06 10:31:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA 115C.jpg","<p>Grades com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 115.0 / Crit.Máx.:118.0 / Crit.Min.:115.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","115,0	115,2	116,5	116,2	1,3	116,8	112,8	0,8	0,6	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1062","387","299","002.241","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","115.00","Distribuição com carga","118.00","241","115.00","5","11","","2018-07-06 10:46:35","2018-07-06 11:26:35","2018-07-06 11:00:00","2018-07-06 11:14:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA CARGA 115C.jpg","<p>2 grades com tubos de ensaio.</p>","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp. (SetPoint: 115.0 / Crit.Máx.:118.0 / Crit.Min.:115.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","115,0	115,2	116,5	116,2	1,3	116,7	113,6	0,6	0,4	0,8","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1072","250","1158","100001823559","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-28 15:54:05","2018-08-28 16:12:05","2018-08-28 15:56:05","2018-08-28 16:09:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1073","250","1158","100001823559","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","5","12","","2018-08-28 16:14:50","2018-08-28 16:25:50","2018-08-28 16:17:50","2018-08-28 16:25:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1074","388","497","CR 1577","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.70","Distribuição sem carga","25.00","241","20.00","2","12","","2018-11-12 10:12:00","2018-11-13 10:31:00","2018-11-12 10:31:00","2018-11-13 10:31:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.7 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","22,7	22,7	22,5	22,5	0,2	23,2	22,0	0,30	0,05	0,51","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1075","388","497","CR 1577","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.70","Distribuição com carga","25.00","241","20.00","2","12","","2018-11-13 11:03:00","2018-11-14 11:30:00","2018-11-13 11:30:00","2018-11-14 11:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.7 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","22,7	22,7	22,5	22,5	0,2	23,4	22,0	0,34	0,05	0,54","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1076","388","497","CR 1577","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.70","Distribuição com carga","25.00","241","20.00","2","12","","2018-11-14 11:34:00","2018-11-15 11:35:00","2018-11-14 11:35:00","2018-11-15 11:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO SENSORES CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.7 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","22,7	22,6	22,3	22,4	0,3	23,0	22,2	0,22	0,05	0,45","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1077","388","497","CR 1577","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.70","Distribuição com carga","25.00","241","20.00","5","12","","2018-11-19 09:35:30","2018-11-19 09:42:30","2018-11-19 09:37:30","2018-11-19 09:42:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1078","389","497","CR-1900","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","241","30.00","2","12","","2018-11-19 11:00:00","2018-11-20 11:25:00","2018-11-19 11:25:00","2018-11-20 11:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","32,5	33,0	32,8	32,9	0,1	33,4	32,6	0,17	0,14	0,42","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1079","389","497","CR-1900","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","241","30.00","2","12","","2018-11-21 09:42:00","2018-11-22 10:22:00","2018-11-21 10:22:00","2018-11-22 10:22:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO CARGA.jpg","<p>Frascos com amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","32,5	33,0	31,9	32,3	0,7	32,8	31,9	0,25	0,05	0,47","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1080","389","497","CR-1900","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","241","30.00","2","12","","2018-11-22 10:25:00","2018-11-23 10:35:00","2018-11-22 10:35:00","2018-11-23 10:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO CARGA.jpg","<p>Frascos com amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-03-01","32,5	33,0	32,0	32,2	0,8	32,7	31,9	0,25	0,05	0,47","1","1","Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1081","390","1565","EQUI-090","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","44.50","Distribuição sem carga","44.70","281","44.30","5","10","","2018-10-17 13:38:40","2018-10-18 16:05:12","2018-10-17 16:04:17","2018-10-18 16:04:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI 090 - VAZIO.jpg","","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:44.7 / Crit.Min.:44.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","44,5	44,5	44,5	44,5	0,0	44,7	44,3	0,10	0,08	0,39","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1082","390","1565","EQUI-090","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","44.70","281","44.30","5","10","","2018-10-17 08:09:56","2018-10-18 08:26:21","2018-10-17 08:25:15","2018-10-18 08:25:15","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI-090 CARGA.jpg","<p>4 frascos de vidro (shott) de 400ml com água.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:44.7 / Crit.Min.:44.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","44,5	44,5	44,4	44,4	0,1	44,6	44,2	0,12	0,07	0,40","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1083","391","1158","109912","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-40.00","233","-90.00","5","12","","2018-10-29 15:30:25","2018-10-30 16:00:25","2018-10-29 16:00:25","2018-10-30 16:00:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Venenos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-40.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","-80,0	-79,1	-69,9	-63,3	-16,7	-55,1	-71,0	5,04	0,17	5,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1084","391","1158","109912","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-40.00","233","-90.00","5","12","","2018-10-30 16:05:25","2018-10-30 17:15:25","2018-10-30 16:09:25","2018-10-30 16:11:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1085","391","1158","109912","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-40.00","233","-90.00","5","12","","2018-10-31 08:10:25","2018-10-31 09:20:25","2018-10-31 08:16:25","2018-10-31 09:16:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1086","392","1158","309050","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-86.00","Distribuição com carga","-70.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-27 08:00:54","2018-11-28 09:53:54","2018-11-27 09:53:54","2018-11-28 09:53:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Amostras de soro e gelox.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -86.0 / Crit.Máx.:-70.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1087","392","1158","309050","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-86.00","Distribuição com carga","-70.00","235","-90.00","5","12","","2017-11-28 10:00:01","2018-11-28 11:12:01","2018-11-28 10:01:01","2018-11-28 10:03:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1088","392","1158","309050","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-86.00","Distribuição sem carga","-70.00","235","-90.00","5","12","","2018-11-29 09:58:34","2018-11-29 10:51:34","2018-11-29 09:59:34","2018-11-29 10:33:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","6","CTR-2017-0133 CP","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1089","393","1158","350154","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-10-24 12:57:28","2018-10-25 15:43:28","2018-10-24 14:48:28","2018-10-25 14:48:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","350154_Carga.jpg","<p>Caixas de kits de micro-organismos de refer&ecirc;ncia.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","4,5	4,9	5,4	3,9	0,6	10,3	-1,6	1,46	2,96	1,75","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1090","393","1158","350154","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-10-25 14:50:28","2018-10-25 15:22:28","2018-10-25 14:56:28","2018-10-25 15:17:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1091","393","1158","350154","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-10-25 15:24:28","2018-10-25 15:42:28","2018-10-25 15:27:28","2018-10-25 15:42:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1092","394","1158","349708","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-09-16 06:16:00","2018-09-17 09:51:00","2018-09-16 09:51:00","2018-09-17 09:51:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","349708_Carga.jpg","<p>Frascos com âmpolas de soro atiloxoscelico.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","4,0	4,2	7,0	5,6	-1,6	7,4	2,1	1,29	1,43	1,54","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1093","394","1158","349708","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-09-17 10:30:00","2018-09-17 10:55:09","2018-09-17 10:33:00","2018-09-17 10:49:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1094","394","1158","349708","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-09-17 11:12:00","2018-09-17 11:23:00","2018-09-17 11:14:00","2018-09-17 11:23:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1095","395","1565","EQUI-1108","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","41.50","Distribuição sem carga","42.50","281","40.50","5","11","","2018-10-15 14:50:24","2018-10-16 16:50:24","2018-10-15 16:50:24","2018-10-16 16:50:24","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI-1108 - VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","41,5	41,5	41,0	41,3	0,2	42,1	40,4	0,42	0,14	0,61","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1096","395","1565","EQUI-1108","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","42.50","281","40.50","5","12","","2018-10-17 08:22:56","2018-10-18 10:26:56","2018-10-17 10:25:56","2018-10-18 10:25:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQUI-1108 - CARGA.jpg","<p>Placas de petri e frascos de plásticos com amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2018-0018 JM","2019-01-01","41,5	41,5	41,2	41,6	-0,1	42,3	40,9	0,31	0,15	0,52","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1097","396","1158","350153","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","57.50","Distribuição sem carga","60.00","233","55.00","5","12","","2018-10-10 10:26:00","2018-10-11 10:35:00","2018-10-10 10:35:00","2018-10-11 10:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","350153_Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 57.5 / Crit.Máx.:60.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","57,5	57,5	57,2	57,1	0,4	57,5	56,6	0,29	0,06	0,50","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1098","396","1158","350153","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","57.50","Distribuição com carga","60.00","233","55.00","5","12","","2018-10-11 10:39:00","2018-10-12 10:05:00","2018-10-11 11:05:00","2018-10-12 11:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","350153_Carga.jpg","<p>Bioindicadores.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 57.5 / Crit.Máx.:60.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","57,5	57,5	57,2	57,0	0,5	57,5	55,9	0,52	0,07	0,71","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1099","396","1158","350153","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","57.50","Distribuição sem carga","60.00","233","55.00","5","12","","2018-10-15 10:19:00","2018-10-15 10:38:00","2018-10-15 10:22:00","2018-10-15 10:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1100","396","1158","350153","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","57.50","Distribuição sem carga","60.00","233","55.00","5","12","","2018-10-15 10:45:00","2018-10-15 10:58:00","2018-10-15 10:51:00","2018-10-15 10:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1101","397","1158","100001813668","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-45.00","233","-80.00","5","12","","2018-09-17 12:38:00","2018-09-18 09:07:00","2018-09-17 09:07:00","2018-09-18 09:07:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Material de pesquisa.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-45.0 / Crit.Min.:-80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","-70,0	-69,1	-70,4	-64,2	-5,8	-50,0	-77,4	8,47	1,30	9,85","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1102","397","1158","100001813668","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição sem carga","-45.00","233","-80.00","5","12","","2018-09-19 10:23:00","2018-09-19 11:50:00","2018-09-19 10:26:00","2018-09-19 11:18:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1103","397","1158","100001813668","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-45.00","233","-80.00","5","12","","2018-09-19 12:57:00","2018-09-19 13:59:00","2018-09-19 12:59:00","2018-09-19 13:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1104","398","1158","100001817512","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","233","24.00","5","12","","2018-11-20 14:23:00","2018-11-20 16:36:00","2018-11-20 14:36:00","2018-11-20 16:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,1	24,9	25,1	-0,1	25,4	25,0	0,10	0,09	0,39","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1105","398","1158","100001817512","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","5","12","","2018-11-20 16:41:00","2018-11-20 20:43:00","2018-11-20 16:43:00","2018-11-20 20:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 frascos-âmpolas de 10 mL e 2 frascos-âmpolas de 50 mL.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,1	32,4	25,1	-0,1	25,4	25,0	0,10	0,09	0,39","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1106","398","1158","100001817512","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","5","12","","2018-11-21 03:31:00","2018-11-21 07:33:00","2018-11-21 03:33:00","2018-11-21 07:33:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 frascos-âmpolas de 10 mL e 2 frascos-âmpolas de 50 mL.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,1	24,9	25,1	-0,1	25,4	25,0	0,10	0,09	0,39","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1107","398","1158","100001817512","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","5","12","","2018-11-21 07:46:00","2018-11-21 11:50:00","2018-11-21 07:50:00","2018-11-21 11:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 frascos-âmpolas de 10 mL e 2 frascos-âmpolas de 50 mL.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,1	32,4	25,1	-0,1	25,4	25,0	0,10	0,09	0,39","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1108","398","1158","100001817512","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","233","36.00","5","12","","2018-11-21 14:17:00","2018-11-21 16:20:00","2018-11-21 14:20:00","2018-11-21 16:20:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	37,1	36,8	37,1	-0,1	37,6	36,7	0,24	0,14	0,46","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1109","398","1158","100001817512","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","5","12","","2018-11-21 16:31:00","2018-11-21 20:35:00","2018-11-21 16:35:00","2018-11-21 20:35:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 frascos-&acirc;mpolas de 10 mL e 2 frascos-&acirc;mpolas de 50 mL.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	37,1	36,8	37,1	-0,1	37,6	36,9	0,22	0,15	0,45","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1110","398","1158","100001817512","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","5","12","","2018-11-22 02:20:00","2018-11-22 06:25:00","2018-11-22 02:25:00","2018-11-22 06:25:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 frascos-&acirc;mpola de 10 mL e 2 frascos-&acirc;mpola de 50 mL.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	37,1	36,8	37,1	-0,1	37,6	36,9	0,22	0,15	0,45","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1111","398","1158","100001817512","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","5","12","","2018-11-22 06:33:00","2018-11-22 10:36:00","2018-11-22 06:36:00","2018-11-22 10:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817512_Carga.jpg","<p>16 frascos-&acirc;mpolas de 10 mL e 2 frascos-&acirc;mpolas de 50 mL.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	37,1	36,8	37,1	-0,1	37,6	36,9	0,21	0,14	0,44","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1112","399","601","MIC/ALI 123","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","41.50","Distribuição sem carga","42.50","298","40.50","5","12","","2018-11-20 05:30:56","2018-11-20 08:00:06","2018-11-20 06:00:58","2018-11-20 08:00:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO MONTADA.jpg","","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","41,5	41,5	41,8	41,5	0,0	42,4	40,5	0,60	0,05	0,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1113","400","1158","100001817513","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","233","24.00","5","11","","2018-11-14 11:17:00","2018-11-14 14:41:00","2018-11-14 12:41:00","2018-11-14 14:41:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,7	25,5	25,6	-0,6	25,7	25,5	0,08	0,04	0,38","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1114","400","1158","100001817513","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","5","11","","2018-11-14 14:48:00","2018-11-14 18:50:00","2018-11-14 14:50:00","2018-11-14 18:50:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>Tubos de ensaio, um balão volumétrico de 10ml e um balão volumétrico de 50 ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,5	25,3	25,4	-0,4	25,5	25,3	0,08	0,05	0,38","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1115","400","1158","100001817513","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","5","11","","2018-11-16 03:55:00","2018-11-16 08:00:00","2018-11-16 04:00:00","2018-11-16 08:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>Tubos de ensaio, um balão volumétrico de 10ml e um balão volumétrico de 50 ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	24,2	24,9	25,0	0,0	25,2	24,9	0,11	0,05	1,65","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1116","401","1158","100001823558","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-10-23 09:32:07","2018-10-24 11:34:07","2018-10-23 11:31:07","2018-10-24 11:31:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001823558_CargaB.jpg","<p>Caixas de Kits de micro-organismos de referência.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,0	3,1	4,9	-0,9	7,1	2,0	0,97	1,38	1,19","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1117","401","1158","100001823558","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-10-24 11:42:21","2018-11-24 12:02:21","2018-10-24 11:43:21","2018-10-24 11:58:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1118","401","1158","100001823558","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","233","2.00","5","12","","2018-10-24 12:03:21","2018-10-24 12:13:21","2018-10-24 12:07:21","2018-10-24 12:12:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0234 GQ","2018-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1119","400","1158","100001817513","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","26.00","233","24.00","5","11","","2018-11-16 08:13:00","2018-11-16 12:30:00","2018-11-16 08:30:00","2018-11-16 12:30:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>Tubos de ensaio, um balão volumétrico de 10ml e um balão volumétrico de 50 ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,1	24,9	25,0	0,0	25,2	24,8	0,10	0,05	0,39","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1120","400","1158","100001817513","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","38.00","233","36.00","5","12","","2018-11-19 10:03:00","2018-11-19 12:09:00","2018-11-19 10:09:00","2018-11-19 12:09:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	37,0	36,3	36,7	0,3	37,4	36,2	0,33	0,17	0,54","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1121","400","1158","100001817513","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","5","12","","2018-11-19 12:24:00","2018-11-19 16:30:00","2018-11-19 12:30:00","2018-11-19 16:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>Tubos de ensaio, um balão volumétrico de 10ml e um balão volumétrico de 50 ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	37,0	36,3	36,7	0,3	37,4	36,2	0,31	0,14	0,52","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1122","400","1158","100001817513","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","5","12","","2018-11-20 03:55:00","2018-11-20 08:00:00","2018-11-20 04:00:00","2018-11-20 08:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>Tubos de ensaio, um balão volumétrico de 10ml e um balão volumétrico de 50 ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	37,0	36,4	36,8	0,2	37,6	36,2	0,36	0,24	0,56","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1359","485","4172","586233","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","262","2.00","5","12","","2018-12-06 11:55:31","2018-12-07 13:12:31","2018-12-06 13:12:31","2018-12-07 13:12:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","POISICAO DOS SENSORES.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1123","400","1158","100001817513","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","38.00","233","36.00","5","12","","2018-11-20 09:06:00","2018-11-20 12:10:00","2018-11-20 08:10:00","2018-11-20 12:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","100001817513_Carga.jpg","<p>Tubos de ensaio, um bal&atilde;o volum&eacute;trico de 10ml e um bal&atilde;o volum&eacute;trico de 50 ml.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:36.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	37,1	36,4	36,8	0,2	37,6	36,3	0,36	0,21	0,56","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1124","402","1158","15020","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-20 08:25:30","2018-09-20 10:14:30","2018-09-20 09:03:30","2018-09-20 10:03:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,3	123,4	122,1	123,6	123,1	0,1	0,1	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1125","402","1158","15020","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","11","","2018-09-20 10:18:00","2018-09-20 11:48:00","2018-09-20 10:36:00","2018-09-20 11:36:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,3	123,3	122,1	123,6	123,1	0,1	0,1	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1126","402","1158","15020","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","11","","2018-09-20 11:54:30","2018-09-20 13:23:30","2018-09-20 12:15:30","2018-09-20 13:15:30","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,3	123,3	122,1	123,6	123,1	0,1	0,1	0,5","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1127","402","1158","15020","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-20 14:00:30","2018-09-20 15:43:30","2018-09-20 14:26:00","2018-09-20 15:26:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Material contaminado: tubos, placas e frascos.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,4	122,5	122,1	123,5	119,6	1,2	0,8	1,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1128","402","1158","15020","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-21 08:44:30","2018-09-21 10:47:30","2018-09-21 09:34:30","2018-09-21 10:34:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Material contaminado: tubos, placas e frascos.</p>","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,2	122,9	122,0	123,6	120,0	1,1	0,7	1,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1129","402","1158","15020","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-09-21 12:14:30","2018-09-21 14:15:30","2018-09-21 12:55:30","2018-09-21 13:55:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Material contaminado: tubos , placas e frascos.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	122,1	123,2	123,0	122,0	123,5	120,7	0,9	0,5	1,1","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1130","403","1158","16188","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-09 08:45:00","2018-11-09 10:25:00","2018-11-09 09:44:00","2018-11-09 10:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,2	123,2	121,9	123,5	121,8	0,1	0,4	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1131","403","1158","16188","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-09 10:28:00","2018-11-09 11:28:00","2018-11-09 10:50:00","2018-11-09 11:19:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,3	123,3	122,0	123,7	121,8	0,1	0,4	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("1132","403","1158","16188","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","5","12","","2018-11-09 11:32:00","2018-11-09 12:30:00","2018-11-09 11:54:00","2018-11-09 12:23:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","121,0	123,5	123,3	123,2	122,0	123,6	122,1	0,2	0,3	0,5","1","1","","1");
