INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2192","807","2239","IGU-CMR0025","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.70","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-03-15 12:10:08","2019-03-15 12:31:08","2019-03-15 12:14:08","2019-03-15 12:26:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2193","809","2565","08-9014","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","44.50","Distribuição com carga","46.00","329","42.00","6","9","","2019-02-27 12:32:40","2019-02-27 15:01:40","2019-02-27 12:50:40","2019-02-27 14:50:40","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA(1).jpg","<p>38 frascos em 2 estantes.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:46.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2194","810","2565","08-43876","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","329","2.00","5","11","","2018-12-17 14:23:07","2018-12-18 14:55:07","2018-12-17 14:43:00","2018-12-18 14:43:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO EM VAZIO(1).jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2195","794","2572","205-479","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","40.50","242","33.50","5","10","","2019-02-26 16:10:53","2019-02-27 08:25:57","2019-02-26 17:00:56","2019-02-26 19:01:04","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:40.5 / Crit.Min.:33.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	38,0	36,8	0,2	39,3	35,1	1,01	0,85	1,23","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2196","794","2572","205-479","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","40.50","242","33.50","2","10","","2019-02-27 08:31:35","2019-02-27 11:57:47","2019-02-27 09:20:37","2019-02-27 11:57:47","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","COM CARGA(1).jpg","<p>Béquer.</p>","2 Horas (s) 37 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:40.5 / Crit.Min.:33.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	38,2	37,1	-0,1	39,9	35,4	1,04	0,86	1,26","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2197","811","291","FPS 9463","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","256","-40.00","2","12","","2019-03-15 11:28:37","2019-03-16 13:05:22","2019-03-15 12:28:41","2019-03-16 12:28:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","distribuicao.jpeg","<p>Plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","11","CT-R 2018-0356 GQ","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2198","812","2627","TIHS0069P","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-12.00","281","-42.00","2","12","","2019-03-15 14:06:33","2019-03-15 15:54:00","2019-03-15 14:22:00","2019-03-15 15:52:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0069P.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","1 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-12.0 / Crit.Min.:-42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2199","813","2627","TIHS0035P","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-30.00","281","-40.00","6","12","","2019-03-19 17:30:21","2019-03-20 08:35:21","2019-03-20 02:30:21","2019-03-20 08:30:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 0035P.jpg","<p>Amostras.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-30.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2200","814","2627","TIHS0070P","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","281","-85.00","2","12","","2019-03-20 09:40:20","2019-03-20 20:10:20","2019-03-20 14:00:20","2019-03-20 20:00:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 0070P.jpg","<p>Amostras.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-85.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2201","815","2627","TIHS0091P","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","12","","2019-03-20 15:15:00","2019-03-20 23:40:00","2019-03-20 17:30:00","2019-03-20 23:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 0091P.jpg","<p>Reagentes.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2202","816","2627","TIHS100P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-40.00","2","11","","2019-03-14 09:40:21","2019-03-14 22:35:11","2019-03-14 16:30:42","2019-03-14 22:30:11","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS100P.jpg","<p>Amostras e contra prova.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2204","817","176","253142","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","298","2.00","5","12","","2019-03-14 09:01:00","2019-03-14 11:31:00","2019-03-14 09:30:00","2019-03-14 11:31:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao dos sensores Indrel 253142.jpg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","5,0	5,0	3,3	3,8	1,2	6,7	-0,7	1,12	2,19	1,36","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2205","818","176","253144","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","298","2.00","5","12","","2019-03-14 14:40:00","2019-03-14 16:59:00","2019-03-14 14:58:00","2019-03-14 16:59:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao dos sensores Indrel 253144.jpg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","5,0	5,5	3,3	3,9	1,1	6,4	-1,0	1,00	2,22	1,24","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2206","819","176","171032","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","298","35.00","2","12","","2019-03-14 04:50:55","2019-03-14 07:00:00","2019-03-14 05:00:56","2019-03-14 07:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","36,0	36,0	35,0	35,2	0,8	35,6	35,0	0,17	0,06	0,43","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2207","820","176","257590","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","42.00","Distribuição sem carga","42.20","298","41.80","5","12","","2019-03-12 12:20:00","2019-03-12 14:30:00","2019-03-12 12:30:00","2019-03-12 14:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Banho Visomes 257590Posicao dos sensore.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 42.0 / Crit.Máx.:42.2 / Crit.Min.:41.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","42,0	42,1	42,0	42,2	-0,2	42,4	41,9	0,14	0,05	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2208","821","176","207893","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","36.00","335","34.00","5","12","","2019-03-19 16:00:18","2019-03-19 18:05:26","2019-03-19 16:05:19","2019-03-19 18:05:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao dos sensores Estufa 207893.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","35,0	35,1	36,4	35,7	-0,7	36,1	34,8	0,28	0,13	0,88","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2222","830","176","234658","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","45.20","335","44.80","5","11","","2019-03-26 11:05:00","2019-03-26 13:20:00","2019-03-26 11:20:00","2019-03-26 13:20:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","posicao do sensores.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","45,0	44,9	44,9	45,0	0,0	45,3	44,6	0,19	0,06	0,60","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2221","829","2565","01-26771","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","329","-25.00","6","11","","2019-03-12 09:38:00","2019-03-12 21:00:00","2019-03-12 12:00:00","2019-03-12 20:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores.jpg","<p>50 placas de gelo, 20 estantes com frascos de amostras.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","2","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2209","822","176","160647","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","335","28.00","5","11","","2019-03-20 10:05:00","2019-03-20 12:10:00","2019-03-20 10:10:00","2019-03-20 12:10:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","posicao do sensores Da estufa.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","30,0	30,0	30,6	30,7	-0,7	31,5	30,2	0,36	0,23	0,67","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2210","823","2239","IGU-FRE0021","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-03-19 16:13:43","2019-03-20 10:53:56","2019-03-20 02:53:26","2019-03-20 10:53:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,8	-27,9	-27,1	-2,9	-23,2	-28,5	1,56	0,52	1,96","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2211","823","2239","IGU-FRE0021","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","6","12","","2019-03-20 11:05:23","2019-03-20 11:16:24","2019-03-20 11:06:23","2019-03-20 11:13:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2212","823","2239","IGU-FRE0021","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-03-20 16:44:38","2019-03-20 17:37:41","2019-03-20 16:45:38","2019-03-20 17:33:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 48 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2213","824","176","184084","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","75.00","Distribuição sem carga","77.00","335","73.00","6","12","","2019-03-21 11:40:00","2019-03-21 14:01:00","2019-03-21 12:01:00","2019-03-21 14:01:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","posicao do sensores.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:77.0 / Crit.Min.:73.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","75,0	75,0	72,7	73,1	1,9	74,5	72,3	0,55	0,51	1,33","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2214","825","176","184083","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","56.00","Distribuição sem carga","57.00","335","55.00","5","12","","2019-03-21 15:20:00","2019-03-21 17:39:00","2019-03-21 15:39:00","2019-03-21 17:39:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","posicao do sensores.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 56.0 / Crit.Máx.:57.0 / Crit.Min.:55.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","56,0	56,0	54,7	55,2	0,8	56,1	54,6	0,25	0,30	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2215","826","3258","EB.176","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-69.00","Distribuição sem carga","-20.00","262","-72.00","2","12","","2019-03-14 16:43:27","2019-03-15 17:00:27","2019-03-14 17:00:27","2019-03-15 17:00:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","sensores.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-72.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","2","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","-69,0	-69,0	-69,7	-68,2	-0,8	-65,0	-71,2	2,35	0,13	2,75","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2216","789","204","0701001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","115.00","Distribuição sem carga","130.00","296","100.00","6","11","","2019-03-18 15:17:00","2019-03-19 15:54:00","2019-03-18 15:50:00","2019-03-19 15:50:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 115.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","TMB01004.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2217","808","2565","08-433883","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","44.50","Distribuição com carga","47.50","329","41.50","2","10","","2019-02-01 09:37:15","2019-02-01 12:04:15","2019-02-01 09:40:15","2019-02-01 11:40:15","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>38 Frascos em 2 estantes.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.5 / Crit.Máx.:47.5 / Crit.Min.:41.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2218","810","2565","08-43876","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","329","2.00","6","12","","2018-12-18 15:02:19","2018-12-19 15:44:19","2018-12-18 15:32:19","2018-12-19 15:32:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>50 placas, 6 kits colilerth e 20 frascos 350 mL.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2219","810","2565","08-43876","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","329","2.00","6","12","","2018-12-17 11:09:10","2018-12-17 14:20:10","2018-12-17 12:30:10","2018-12-17 14:00:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2220","828","2565","08-43875","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","38.00","329","34.00","2","11","","2019-03-12 10:30:00","2019-03-12 14:16:00","2019-03-12 11:00:00","2019-03-12 13:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>22 bandejas com frascos de amostras.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:38.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2223","831","2565","08-37931","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","329","-25.00","6","10","","2019-03-14 13:04:00","2019-03-14 22:00:00","2019-03-14 13:30:00","2019-03-14 21:30:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>30 estantes com frascos com reagentes e 15 kits de reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","4","1","","","2","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2224","827","1565","301487","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","30.50","311","29.50","5","12","","2019-03-20 12:00:48","2019-03-21 12:00:48","2019-03-20 12:00:48","2019-03-21 12:00:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DistribuiCAO em Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:30.5 / Crit.Min.:29.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","30,0	30,0	29,7	29,6	0,4	29,9	29,4	0,16	0,12	0,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2225","827","1565","301487","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","30.50","311","29.50","2","12","","2019-03-21 12:30:08","2019-03-22 12:38:02","2019-03-21 12:38:02","2019-03-22 16:56:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DistribuiCAO com Carga.jpg","<p>Frascos de plástico contendo líquido para pesquisa/cultivo de bactérias.</p>","28 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:30.5 / Crit.Min.:29.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","30,0	30,0	29,7	29,7	0,3	30,2	29,4	0,22	0,05	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2226","827","1565","301487","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","37.50","311","36.50","5","12","","2019-03-18 10:30:42","2019-03-19 11:00:42","2019-03-18 10:30:42","2019-03-19 10:30:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DistribuiCAO em Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:36.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","37,0	37,0	36,9	36,7	0,3	37,2	36,5	0,23	0,05	0,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2227","827","1565","301487","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","37.50","311","36.50","6","12","","2019-03-19 11:47:01","2019-03-20 11:48:01","2019-03-19 11:47:01","2019-03-20 11:48:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DistribuiCAO com Carga.jpg","<p>Frascos de pl&aacute;stico contendo l&iacute;quido para pesquisa/cultivo de bact&eacute;rias.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:37.5 / Crit.Min.:36.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","37,0	37,0	36,8	36,7	0,3	37,3	36,3	0,32	0,07	0,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2228","832","176","234634","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","41.50","Distribuição sem carga","42.00","298","41.00","5","12","","2019-03-26 07:30:00","2019-03-26 10:00:00","2019-03-26 07:50:00","2019-03-26 09:51:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","posicao do sensores.jpg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","41,5	41,4	41,4	41,5	0,0	42,7	40,7	0,65	0,13	0,92","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2229","833","1535","EQ 001 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.50","Distribuição com carga","37.00","189","35.00","6","12","","2019-03-27 13:53:31","2019-03-27 16:11:31","2019-03-27 14:00:31","2019-03-27 16:00:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada 1.jpg","<p>Frascos com &aacute;gua microbiol&oacute;gica.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.5 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,5	36,5	36,5	35,8	0,7	37,1	34,7	0,63	0,38	0,82","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2230","789","204","0701001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","115.00","Distribuição com carga","130.00","296","100.00","2","11","","2019-03-19 16:00:00","2019-03-20 16:19:00","2019-03-19 16:19:00","2019-03-20 16:19:20","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>3 béqueres com bicarbonato.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 115.0 / Crit.Máx.:130.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2231","834","59","ETF-C00-224","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","24.50","Distribuição sem carga","30.00","241","20.00","5","12","","2019-03-12 11:10:00","2019-03-13 12:56:00","2019-03-12 12:56:00","2019-03-13 12:56:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 24.5 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","24,5	24,5	21,8	21,8	2,7	21,9	21,8	0,05	0,05	0,37","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2232","834","59","ETF-C00-224","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","24.30","Distribuição com carga","30.00","241","20.00","2","12","","2019-03-13 13:15:00","2019-03-14 13:27:00","2019-03-13 13:27:00","2019-03-14 13:27:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>2 vidros de relógio, 1 becker de 500mL 1 becker de 250mL e 4 pesa filtro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 24.3 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","24,3	24,3	21,7	21,7	2,6	21,8	21,6	0,08	0,05	0,38","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2233","834","59","ETF-C00-224","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","47.00","241","43.00","5","12","","2019-03-07 10:40:00","2019-03-07 13:34:00","2019-03-07 12:34:00","2019-03-07 13:34:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:47.0 / Crit.Min.:43.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","45,0	45,0	45,3	45,0	0,0	45,6	44,6	0,31	0,10	0,52","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2234","834","59","ETF-C00-224","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","45.00","Distribuição com carga","47.00","241","43.00","2","12","","2019-03-14 13:40:00","2019-03-15 04:03:00","2019-03-15 03:03:00","2019-03-15 04:03:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>2 vidros de relógio, 1 becker de 500mL 1 becker de 250mL e 4 pesa filtro.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:47.0 / Crit.Min.:43.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","45,0	45,0	44,3	44,4	0,6	44,9	44,0	0,28	0,05	0,49","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2235","834","59","ETF-C00-224","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","82.00","241","78.00","5","12","","2019-03-09 18:00:00","2019-03-10 04:00:00","2019-03-10 03:00:00","2019-03-10 04:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.0 / Crit.Min.:78.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","80,0	80,0	79,7	79,5	0,5	80,5	78,6	0,56	0,05	0,75","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2236","834","59","ETF-C00-224","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","80.00","Distribuição com carga","82.00","241","78.00","2","12","","2019-03-15 07:50:00","2019-03-15 13:49:00","2019-03-15 12:49:00","2019-03-15 13:49:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>2 vidros de rel&oacute;gio, 1 becker de 500mL 1 becker de 250mL e 4 pesa filtro.</p>","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.0 / Crit.Min.:78.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","80,0	80,0	79,1	78,9	1,1	80,5	78,0	0,74	0,06	0,93","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2237","834","59","ETF-C00-224","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","105.00","Distribuição sem carga","110.00","241","100.00","5","12","","2019-03-10 07:00:00","2019-03-11 08:45:00","2019-03-10 08:45:00","2019-03-11 08:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","105,0	105,0	104,0	103,6	1,4	105,4	102,1	1,03	0,05	1,25","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2238","834","59","ETF-C00-224","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","105.00","Distribuição com carga","110.00","241","100.00","2","12","","2019-03-19 13:10:00","2019-03-20 13:10:00","2019-03-19 13:10:00","2019-03-20 13:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>2 vidros de relógio, 1 becker de 500mL 1 becker de 250mL e 4 pesa filtro.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 105.0 / Crit.Máx.:110.0 / Crit.Min.:100.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","105,0	105,0	105,4	104,6	0,4	107,2	103,0	1,02	0,31	1,24","1","1","Estudo(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2243","838","1535","EQ 005 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","202","160.00","1","12","","2019-03-25 14:00:00","2019-03-25 18:10:00","2019-03-25 15:55:00","2019-03-25 17:55:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Material para Esteriliza&ccedil;&atilde;o.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","2","121.10","10.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2239","835","204","0701002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.50","Distribuição sem carga","25.00","296","20.00","2","12","","2019-05-16 14:51:00","2019-05-17 16:00:00","2019-05-16 16:00:00","2019-05-17 16:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto numerada(1).jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS5(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2240","835","204","0701002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","25.00","296","20.00","2","12","","2019-05-19 08:00:00","2019-05-20 16:16:00","2019-05-19 16:00:00","2019-05-20 16:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto carga numerada(1).jpg","<p>40 placas de petri e 10 frascos Schott de 250ml com, aproximadamente, 100ml de água potável em cada.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","DADOS5(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2241","836","176","207896","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","335","2.00","5","12","","2019-03-28 08:00:41","2019-03-28 14:10:41","2019-03-28 12:10:41","2019-03-28 14:00:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Posicao dos sensores Refrigerador 207896.jpg","","1 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","5,0	7,5	8,2	8,9	-3,9	10,4	7,3	0,94	0,24	1,14","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2242","837","176","178430","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-20.00","Distribuição sem carga","-17.00","298","-23.00","6","12","","2019-03-26 16:00:00","2019-03-27 09:30:00","2019-03-27 07:30:00","2019-03-27 09:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","posicao do sensores.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-17.0 / Crit.Min.:-23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","-20,0	-17,0	-17,8	-17,1	-2,9	-15,5	-18,7	0,63	0,55	0,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2244","839","497","CR 0615","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","6","","2019-03-27 13:06:00","2019-03-27 14:00:00","2019-03-27 13:28:00","2019-03-27 13:48:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","<p>120 frascos de amostras.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","6","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","121,0	122,8	122,6	122,5	-0,2	122,8	122,2	0,1	0,2	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2245","839","497","CR 0615","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","6","","2019-03-27 15:37:00","2019-03-27 19:40:00","2019-03-27 16:02:00","2019-03-27 16:22:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 frascos de amostras.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","121,0	122,5	122,4	122,3	0,0	122,4	121,2	0,5	0,3	1,0","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2246","839","497","CR 0615","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","6","","2019-03-27 16:47:00","2019-03-27 17:37:00","2019-03-27 17:02:00","2019-03-27 17:22:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 frascos de amostras.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","121,0	122,7	122,3	122,3	-0,3	122,4	121,3	0,2	0,3	1,0","1","1","2Âº CARGA(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2247","839","497","CR 0615","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","6","","2019-03-27 17:44:00","2019-03-27 18:40:00","2019-03-27 17:57:00","2019-03-27 18:17:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 fracos de amostras.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2018-0140 TS","2019-06-01","121,0	122,7	122,3	122,3	-0,4	122,4	121,1	0,2	0,3	1,0","1","1","3Âº CARGA(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2248","840","2239","IGU-CMR0010","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-20 20:15:24","2019-03-21 08:38:24","2019-03-21 00:38:24","2019-03-21 08:38:24","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,1	3,2	4,7	-0,7	6,3	2,2	0,71	1,07	0,92","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2249","840","2239","IGU-CMR0010","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-21 08:47:50","2019-03-21 09:02:50","2019-03-21 08:48:50","2019-03-21 08:59:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2250","840","2239","IGU-CMR0010","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-03-21 09:16:37","2019-03-21 09:24:37","2019-03-21 09:17:37","2019-03-21 09:19:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2251","841","2239","IGU-BLF003","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-86.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","6","12","","2019-03-21 10:04:03","2019-03-21 12:40:03","2019-03-21 11:10:03","2019-03-21 12:40:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","1 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: -86.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2252","842","2572","176.897","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.00","Distribuição sem carga","39.00","242","35.00","5","12","","2019-03-07 14:35:01","2019-03-07 18:10:15","2019-03-07 15:44:05","2019-03-07 17:45:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,3	36,3	0,7	37,3	35,6	0,71	0,05	0,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2253","842","2572","176.897","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","242","35.00","2","12","","2019-03-07 18:14:31","2019-03-07 22:00:45","2019-03-07 19:30:36","2019-03-07 21:31:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Béqueres.</p>","2 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","37,0	37,0	37,2	36,3	0,7	37,2	35,5	0,68	0,05	0,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2254","843","2239","IGU-CMR0011","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-19 15:50:05","2019-03-20 10:54:05","2019-03-20 02:54:05","2019-03-20 10:54:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","3,0	3,1	2,8	4,1	-1,1	5,2	2,0	0,73	0,99	0,93","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2255","843","2239","IGU-CMR0011","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-20 11:04:46","2019-03-20 11:16:46","2019-03-20 11:05:46","2019-03-20 11:13:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2256","843","2239","IGU-CMR0011","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-03-20 11:26:58","2019-03-20 11:35:58","2019-03-20 11:27:58","2019-03-20 11:34:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2257","844","2239","IGU-FRE0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-03-20 10:04:17","2019-03-20 18:11:17","2019-03-20 10:11:17","2019-03-20 18:11:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(2).jpg","<p>Soroteca, amostras de doadores e gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-30,2	-28,8	-27,2	-2,8	-24,7	-30,3	1,90	0,20	2,24","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2258","845","4461","7128A4410","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","40.00","Distribuição com carga","41.00","311","39.00","2","3","","2019-03-27 12:00:58","2019-03-27 16:15:58","2019-03-27 12:13:58","2019-03-27 16:13:58","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","DISTRIBUICAO DE SENSORES(1).jpg","<p>Amostras de lubrificantes.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 40.0 / Crit.Máx.:41.0 / Crit.Min.:39.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","40,0	40,0	39,7	39,5	0,5	39,7	39,4	0,17	0,04	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2259","846","4461","7129A4410","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","100.00","Distribuição sem carga","101.00","311","99.00","2","3","","2019-03-28 08:49:46","2019-03-28 12:49:46","2019-03-28 08:49:46","2019-03-28 12:49:46","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao com carga(1).jpg","<p>Amostra de óleo lubrificante.</p>","4 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 100.0 / Crit.Máx.:101.0 / Crit.Min.:99.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","100,0	100,0	99,9	100,0	0,0	100,2	99,9	0,17	0,04	0,42","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2260","844","2239","IGU-FRE0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-03-20 18:15:21","2019-03-20 18:26:21","2019-03-20 18:16:21","2019-03-20 18:26:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2261","844","2239","IGU-FRE0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-03-20 18:28:17","2019-03-20 19:31:17","2019-03-20 18:29:17","2019-03-20 19:29:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2262","847","517","0177","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","36.00","241","34.00","6","11","","2019-03-25 09:55:00","2019-03-26 10:55:00","2019-03-25 10:55:00","2019-03-26 10:55:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-04-01","36,0	36,2	36,6	36,2	-0,2	36,4	35,9	0,18	0,05	0,79","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2263","848","2239","PTG-CMR0025","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","1.20","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-01 23:00:49","2019-04-02 07:17:49","2019-04-02 01:14:49","2019-04-02 09:14:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga(1).jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","1","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,0	5,0	4,8	5,0	0,0	7,0	1,5	0,77	1,52	0,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2264","848","2239","PTG-CMR0025","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-02 09:20:59","2019-04-02 09:34:59","2019-04-02 09:23:59","2019-04-02 09:33:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","1","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2265","848","2239","PTG-CMR0025","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-04-02 09:37:42","2019-04-02 09:59:42","2019-04-02 09:40:42","2019-04-02 09:56:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","1","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2266","847","517","0177","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","36.00","241","34.00","6","12","","2019-04-01 11:41:00","2019-04-02 11:41:00","2019-04-01 11:41:00","2019-04-02 11:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Frascos e amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","36,0	36,6	36,4	35,9	0,1	36,2	35,7	0,18	0,05	0,43","2","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2267","852","2239","PTG-FRE0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-03-28 20:22:42","2019-03-29 09:09:32","2019-03-29 01:09:57","2019-03-29 09:09:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-32,0	-30,8	-30,0	-32,2	0,2	-30,4	-34,0	0,80	1,07	1,02","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2268","852","2239","PTG-FRE0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-03-29 09:24:16","2019-03-29 09:34:16","2019-03-29 09:25:16","2019-03-29 09:32:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2269","852","2239","PTG-FRE0013","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-03-29 09:41:06","2019-03-29 10:48:10","2019-03-29 09:42:06","2019-03-29 10:42:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2270","853","2239","PTG-FRE0016","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-01 16:27:58","2019-04-02 09:06:58","2019-04-02 01:06:58","2019-04-02 09:06:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-32,0	-31,1	-31,3	-31,8	-0,2	-30,4	-35,4	1,05	1,18	1,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2271","854","2239","PTG-CMR0024","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-02 23:00:56","2019-04-03 09:04:56","2019-04-03 01:03:56","2019-04-03 09:03:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga(1).jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,8	4,9	5,4	-1,4	7,6	0,9	1,17	1,99	1,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2272","854","2239","PTG-CMR0024","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-03 09:10:21","2019-04-03 09:29:21","2019-04-03 09:12:21","2019-04-03 09:26:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 14 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2273","853","2239","PTG-FRE0016","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-02 09:11:42","2019-04-02 09:21:42","2019-04-02 09:12:42","2019-04-02 09:20:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2274","854","2239","PTG-CMR0024","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-03 09:32:07","2019-04-03 09:46:07","2019-04-03 09:34:07","2019-04-03 09:46:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2275","853","2239","PTG-FRE0016","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-02 09:26:53","2019-04-02 10:16:53","2019-04-02 09:27:53","2019-04-02 10:05:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2276","855","2239","PTG-CMR005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-26 17:11:26","2019-03-27 09:00:26","2019-03-27 01:00:26","2019-03-27 09:00:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	3,9	3,2	4,2	-0,2	5,3	1,9	1,13	0,76	1,36","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2277","855","2239","PTG-CMR005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-27 09:08:33","2019-03-27 09:19:33","2019-03-27 09:09:33","2019-03-27 09:17:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2278","855","2239","PTG-CMR005","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","0","12","","2019-03-27 09:33:14","2019-03-27 09:52:14","2019-03-27 09:34:14","2019-03-27 09:38:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2279","856","2239","PTG-CMR0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-03-25 23:00:28","2019-03-26 09:12:28","2019-03-26 01:12:28","2019-03-26 09:12:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>1 Agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	21,9	22,6	21,7	0,3	23,5	20,4	0,51	0,84	0,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2280","856","2239","PTG-CMR0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2019-03-26 09:22:32","2019-03-26 09:32:32","2019-03-26 09:23:32","2019-03-26 09:30:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2281","856","2239","PTG-CMR0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-03-26 09:37:52","2019-03-26 09:46:52","2019-03-26 09:38:52","2019-03-26 09:46:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2282","849","2565","110253","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-17.00","329","-23.00","6","10","","2019-03-14 10:03:00","2019-03-15 08:18:00","2019-03-14 12:00:00","2019-03-15 08:18:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM SENSORES.jpg","<p>56 estantes com frascos de amostras.</p>","20 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-17.0 / Crit.Min.:-23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2283","857","2239","PTG-CMR0019","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-25 23:00:51","2019-03-26 09:12:28","2019-03-26 01:12:58","2019-03-26 09:12:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,1	3,9	4,2	-0,2	6,0	2,4	0,54	0,86	0,74","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2284","857","2239","PTG-CMR0019","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-26 09:24:30","2019-03-26 09:34:30","2019-03-26 09:25:30","2019-03-26 09:32:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2285","857","2239","PTG-CMR0019","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-03-26 09:54:51","2019-03-26 10:13:52","2019-03-26 09:55:51","2019-03-26 10:06:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2286","858","2239","IGU-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-03-20 19:09:26","2019-03-21 10:55:26","2019-03-21 02:52:26","2019-03-21 10:55:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Bolsas de Hemácias.</p>","8 Horas (s) 3 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,8	5,3	4,3	-0,3	6,9	-0,5	1,49	1,85	1,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2287","858","2239","IGU-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-03-21 11:03:29","2019-03-21 11:48:29","2019-03-21 11:08:29","2019-03-21 11:33:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 25 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2288","858","2239","IGU-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","2","12","","2019-03-21 11:51:28","2019-03-21 12:02:28","2019-03-21 11:52:28","2019-03-21 11:56:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2289","859","2239","PTG-CMR0023","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-04-03 22:00:57","2019-04-04 09:00:57","2019-04-04 00:58:57","2019-04-04 08:58:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","6","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,5	5,5	5,3	5,8	-0,3	7,6	3,6	0,64	1,45	0,84","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2290","859","2239","PTG-CMR0023","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-04 09:04:10","2019-04-04 09:19:10","2019-04-04 09:06:10","2019-04-04 09:16:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2291","859","2239","PTG-CMR0023","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-04-04 09:22:51","2019-04-04 09:32:51","2019-04-04 09:25:51","2019-04-04 09:29:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","6","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2292","860","2239","PTG-CMR0018","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termoresistência","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-03 23:00:22","2019-04-04 08:54:01","2019-04-04 00:54:00","2019-04-04 08:54:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	3,9	3,7	4,1	-0,1	6,2	1,5	0,77	1,26	0,97","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2293","860","2239","PTG-CMR0018","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-04 09:03:00","2019-04-04 09:12:01","2019-04-04 09:04:00","2019-04-04 09:11:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2294","860","2239","PTG-CMR0018","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-04-04 09:17:24","2019-04-04 09:32:26","2019-04-04 09:18:24","2019-04-04 09:21:25","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2295","861","2239","PTG-CMR0026","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-02 23:00:52","2019-04-03 08:52:52","2019-04-03 00:52:52","2019-04-03 08:52:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,0	4,1	3,6	4,1	-0,1	5,2	1,9	0,92	0,95	1,13","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2296","861","2239","PTG-CMR0026","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-03 09:00:13","2019-04-03 09:11:13","2019-04-03 09:01:13","2019-04-03 09:08:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2297","861","2239","PTG-CMR0026","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-04-03 09:21:45","2019-04-03 09:50:45","2019-04-03 09:22:45","2019-04-03 09:40:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2298","862","2239","PTG-BLF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-70.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-75.00","6","12","","2019-04-02 11:33:34","2019-04-02 13:40:34","2019-04-02 11:39:34","2019-04-02 13:39:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -70.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-75.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2299","863","517","0182","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","31.00","241","29.00","6","12","","2019-03-25 09:55:00","2019-03-26 10:55:00","2019-03-25 10:55:00","2019-03-26 10:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","17","CT-R 2018-0141 TS","2019-04-01","30,0	29,5	29,8	30,5	-0,5	30,7	30,2	0,13	0,07	0,40","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2300","863","517","0182","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","31.00","241","29.00","2","12","","2019-04-01 11:41:00","2019-04-02 11:41:00","2019-04-01 11:41:00","2019-04-02 11:41:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","30,0	29,4	29,4	29,4	0,6	29,7	29,1	0,18	0,04	0,42","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2301","864","2239","PTG-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.60","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-04 23:08:09","2019-04-05 09:29:09","2019-04-05 01:27:09","2019-04-05 09:27:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga(1).jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.6 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","6,6	6,5	7,1	5,2	1,4	8,1	1,3	1,02	2,00	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2302","864","2239","PTG-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.60","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-05 09:33:54","2019-04-05 09:54:54","2019-04-05 09:40:54","2019-04-05 09:52:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2303","864","2239","PTG-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.60","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-04-05 10:09:56","2019-04-05 10:50:56","2019-04-05 10:31:56","2019-04-05 10:42:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2304","865","2239","PTG-CMR006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-04-04 23:27:41","2019-04-05 09:29:41","2019-04-05 01:27:41","2019-04-05 09:27:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga(1).jpg","<p>Fatores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,8	5,5	5,3	5,3	0,5	7,1	2,5	1,02	1,40	1,25","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2305","865","2239","PTG-CMR006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-05 09:34:20","2019-04-05 09:55:20","2019-04-05 09:40:20","2019-04-05 09:52:20","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2306","865","2239","PTG-CMR006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.80","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-04-05 10:10:40","2019-04-05 10:38:40","2019-04-05 10:25:40","2019-04-05 10:35:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2307","866","2239","PTG-FRE008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-33.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","5","12","","2019-03-26 23:00:08","2019-03-27 09:00:44","2019-03-27 01:00:15","2019-03-27 09:00:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -33.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-33,0	-30,3	-27,7	-27,5	-5,5	-24,2	-29,9	1,29	1,76	1,55","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2308","866","2239","PTG-FRE008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-33.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-03-27 09:10:11","2019-03-27 09:24:11","2019-03-27 09:12:11","2019-03-27 09:19:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2309","866","2239","PTG-FRE008","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-33.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-03-27 09:34:33","2019-03-27 10:08:35","2019-03-27 09:35:33","2019-03-27 10:02:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 27 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2310","868","497","CR-0026","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","281","121.00","6","6","","2019-04-03 11:04:00","2019-04-03 12:07:00","2019-04-03 11:17:00","2019-04-03 11:37:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	123,6	123,7	123,6	0,1	124,8	120,8	0,1	0,8	1,4","1","1","Sheetabr-4-2019 - 12-22 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2311","867","2239","PTG-CMR004","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-04-04 15:48:11","2019-04-05 09:19:17","2019-04-05 01:19:47","2019-04-05 09:19:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Fatores (Medicamentos).</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,5	5,5	4,3	5,3	0,2	7,7	2,3	1,22	1,13	1,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2312","869","24","2150/18","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-55.00","Distribuição sem carga","-53.00","241","-57.00","5","12","","2019-04-03 18:45:00","2019-04-03 23:10:00","2019-04-03 22:10:00","2019-04-03 23:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores(1).jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -55.0 / Crit.Máx.:-53.0 / Crit.Min.:-57.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","-55,0	-55,0	-54,5	-54,6	-0,4	-52,0	-59,1	2,12	0,23	2,48","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2313","867","2239","PTG-CMR004","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-04-05 09:23:31","2019-04-05 09:44:32","2019-04-05 09:26:31","2019-04-05 09:39:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2314","869","24","2150/18","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","241","23.00","5","12","","2019-04-03 23:45:00","2019-04-04 01:44:00","2019-04-04 00:44:00","2019-04-04 01:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","25,0	25,0	24,9	24,9	0,1	26,0	24,2	0,47	0,23	0,66","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2315","867","2239","PTG-CMR004","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-04-05 09:54:42","2019-04-05 10:20:43","2019-04-05 09:57:42","2019-04-05 10:05:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2316","869","24","2150/18","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","50.00","Distribuição sem carga","52.00","241","48.00","5","12","","2019-04-04 02:01:00","2019-04-04 03:55:00","2019-04-04 02:55:00","2019-04-04 03:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 50.0 / Crit.Máx.:52.0 / Crit.Min.:48.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","50,0	50,0	49,8	49,8	0,2	53,9	47,2	1,40	1,21	1,69","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2317","869","24","2150/18","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","82.00","241","78.00","5","12","","2019-04-04 08:07:00","2019-04-04 09:40:00","2019-04-04 08:40:00","2019-04-04 09:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.0 / Crit.Min.:78.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","80,0	80,2	79,6	80,0	0,0	87,9	75,6	2,65	1,95	3,12","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2318","870","419","IM-106","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","45.00","235","41.00","2","12","","2019-04-07 10:00:31","2019-04-08 10:22:31","2019-04-07 10:22:31","2019-04-08 10:22:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>11 frascos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:45.0 / Crit.Min.:41.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","43,0	43,0	42,7	43,2	-0,2	43,6	42,5	0,38	0,08	0,57","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2319","870","419","IM-106","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","45.00","235","41.00","6","12","","2019-04-08 10:51:22","2019-04-08 11:20:22","2019-04-08 10:54:22","2019-04-08 11:12:22","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2320","870","419","IM-106","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","45.00","235","41.00","2","12","","2019-04-08 11:29:00","2019-04-08 11:40:00","2019-04-08 11:32:00","2019-04-08 11:36:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2321","871","2239","PTG-CMR0022","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-27 23:00:49","2019-03-28 08:26:49","2019-03-28 00:26:00","2019-03-28 08:26:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.3 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,3	4,4	4,2	4,3	0,0	5,4	2,1	0,71	1,08	0,91","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2322","322","2239","PRV-REF0017","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição com carga","-10.00","294","-30.00","2","2","","2018-10-26 22:13:20","2018-10-27 09:05:20","2018-10-27 01:05:20","2018-10-27 09:05:20","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Montada.jpg","<p>Alimentos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -15.0 / Crit.Máx.:-10.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2323","322","2239","PRV-REF0017","5","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição sem carga","-10.00","294","-30.00","2","2","","2018-10-27 09:09:57","2018-10-27 09:58:57","2018-10-27 09:11:57","2018-10-27 09:45:57","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2324","322","2239","PRV-REF0017","6","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-15.00","Distribuição com carga","-10.00","294","-30.00","2","2","","2018-10-27 10:02:19","2018-10-27 11:04:19","2018-10-27 10:04:19","2018-10-27 11:04:19","2 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2325","868","497","CR-0026","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","6","","2019-04-03 13:57:30","2019-04-03 15:05:30","2019-04-03 14:19:30","2019-04-03 14:39:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>50 frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	123,3	123,4	123,5	0,1	124,4	121,1	0,3	0,6	0,8","1","1","Sheetabr-9-2019 - 02-15 PM(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2326","868","497","CR-0026","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","6","","2019-04-03 15:13:30","2019-04-03 16:15:30","2019-04-03 15:28:30","2019-04-03 15:48:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>50 frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	123,1	123,5	123,6	0,3	124,8	121,1	0,3	0,7	1,8","1","1","Sheetabr-4-2019 - 12-06 AM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2327","868","497","CR-0026","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","281","121.00","3","6","","2019-04-03 16:34:00","2019-04-03 17:37:00","2019-04-03 16:50:00","2019-04-03 17:10:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>50 frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 20 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	123,1	123,4	123,2	0,3	124,5	118,5	1,2	1,3	1,7","1","1","Sheetabr-3-2019 - 11-51 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2328","871","2239","PTG-CMR0022","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-03-28 08:33:42","2019-03-28 08:46:42","2019-03-28 08:35:42","2019-03-28 08:43:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2329","871","2239","PTG-CMR0022","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.30","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-03-28 08:54:18","2019-03-28 09:10:18","2019-03-28 08:55:18","2019-03-28 09:03:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2330","872","2239","PTG-FRE0011","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-03-27 14:55:40","2019-03-28 08:26:45","2019-03-28 00:26:15","2019-03-28 08:26:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-29,0	-29,2	-29,6	-0,4	-27,8	-32,3	1,02	0,98	1,26","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2331","872","2239","PTG-FRE0011","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-03-28 08:34:50","2019-03-28 08:46:51","2019-03-28 08:37:50","2019-03-28 08:44:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2332","872","2239","PTG-FRE0011","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-03-28 08:51:45","2019-03-28 09:45:48","2019-03-28 08:52:45","2019-03-28 09:42:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2333","873","2239","PTG-CMR0020","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2019-03-28 10:10:10","2019-03-28 19:07:45","2019-03-28 11:07:13","2019-03-28 19:07:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>1 agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 21.5 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","21,5	21,6	21,3	22,6	-1,1	24,1	20,7	0,88	0,44	1,09","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2334","873","2239","PTG-CMR0020","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-03-28 19:10:05","2019-03-28 19:19:05","2019-03-28 19:12:05","2019-03-28 19:17:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2335","873","2239","PTG-CMR0020","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","21.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-03-28 19:25:07","2019-03-28 19:36:07","2019-03-28 19:26:07","2019-03-28 19:29:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2336","874","1535","EQ 086 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","82.50","Distribuição com carga","85.00","189","80.00","6","12","","2019-04-01 10:30:27","2019-04-01 18:47:27","2019-04-01 15:40:27","2019-04-01 17:40:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada(1).jpg","<p>Frascos de meios de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 82.5 / Crit.Máx.:85.0 / Crit.Min.:80.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","5","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2337","875","2239","PTG-CMR0021","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-03-28 10:12:35","2019-03-28 19:01:35","2019-03-28 11:01:35","2019-03-28 19:01:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Amostras e reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,8	4,6	5,0	5,3	-0,5	7,1	3,2	0,58	1,19	0,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2338","875","2239","PTG-CMR0021","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-03-28 19:11:29","2019-03-28 19:19:29","2019-03-28 19:12:29","2019-03-28 19:18:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2339","875","2239","PTG-CMR0021","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-03-28 19:21:59","2019-03-28 19:56:59","2019-03-28 19:22:59","2019-03-28 19:53:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2340","876","2239","PTG-FRE009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-03-28 20:33:28","2019-03-29 09:09:28","2019-03-29 01:09:28","2019-03-29 09:09:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox e bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -35.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-35,0	-33,2	-33,8	-33,8	-1,2	-29,3	-37,4	1,46	2,30	1,78","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2341","876","2239","PTG-FRE009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-03-29 09:22:27","2019-03-29 09:32:27","2019-03-29 09:23:27","2019-03-29 09:30:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2342","876","2239","PTG-FRE009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-35.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-03-29 09:38:05","2019-03-29 10:43:05","2019-03-29 09:39:05","2019-03-29 10:39:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2343","877","2239","IRT-CMR008","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.20","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-09 12:29:00","2019-04-10 09:09:00","2019-04-10 01:06:00","2019-04-10 09:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Hemoderivados, Hemocomponentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.2 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","5,2	5,2	5,4	5,6	-0,4	9,5	1,5	1,09	1,92	1,33","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2344","878","2239","PTG-CMR0029","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-04-01 04:00:04","2019-04-01 15:31:51","2019-04-01 07:31:19","2019-04-01 15:31:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>1 agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 23.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","23,0	23,1	23,3	22,8	0,2	24,0	20,8	0,81	0,77	1,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2345","877","2239","IRT-CMR008","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","52.00","Distribuição sem carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-04-10 09:17:30","2019-04-10 09:39:30","2019-04-10 09:25:30","2019-04-10 09:36:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2346","878","2239","PTG-CMR0029","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-04-01 15:43:26","2019-04-01 15:53:26","2019-04-01 15:44:26","2019-04-01 15:50:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2347","877","2239","IRT-CMR008","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","52.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","2","12","","2019-04-10 09:42:37","2019-04-10 10:03:37","2019-04-10 09:50:37","2019-04-10 10:00:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2348","878","2239","PTG-CMR0029","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","23.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-04-01 15:56:54","2019-04-01 16:03:54","2019-04-01 15:57:54","2019-04-01 15:59:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2349","879","2239","PTG-FRE006","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-04-01 03:00:55","2019-04-01 14:27:55","2019-04-01 06:27:55","2019-04-01 14:27:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -82.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2350","879","2239","PTG-FRE006","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-04-01 14:39:56","2019-04-01 14:49:56","2019-04-01 14:40:56","2019-04-01 14:47:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2351","879","2239","PTG-FRE006","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-82.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-04-01 14:55:41","2019-04-01 16:00:41","2019-04-01 14:56:41","2019-04-01 15:56:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","capa(1).jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2352","881","1535","EQ 005 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","170.00","Distribuição com carga","180.00","202","160.00","1","10","","2019-07-01 14:02:58","2019-07-01 17:04:58","2019-07-01 15:00:58","2019-07-01 17:00:58","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES(1).jpg","<p>Material para esterilização.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 170.0 / Crit.Máx.:180.0 / Crit.Min.:160.0 ºC)","2","170.00","20.00","1","12","1","","","6","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","","0","1","TMB01001(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2353","882","2239","IRT-CMR007","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-04-10 10:27:39","2019-04-11 09:06:39","2019-04-11 01:03:39","2019-04-11 09:03:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada com Carga.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	3,9	3,8	4,2	-0,2	6,0	1,0	0,77	1,39	0,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2354","882","2239","IRT-CMR007","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-04-11 09:09:40","2019-04-11 09:32:40","2019-04-11 09:17:40","2019-04-11 09:28:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2355","882","2239","IRT-CMR007","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","234","2.00","6","12","","2019-04-11 09:35:05","2019-04-11 09:52:05","2019-04-11 09:42:05","2019-04-11 09:47:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2356","884","2239","IRT-CMR009","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-09 13:50:43","2019-04-10 09:09:43","2019-04-10 01:09:43","2019-04-10 09:09:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","4,5	5,1	5,3	4,8	-0,3	7,0	0,9	1,06	2,21	1,33","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2357","884","2239","IRT-CMR009","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","11","","2019-04-10 09:42:14","2019-04-10 09:56:14","2019-04-10 09:45:14","2019-04-10 09:54:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2387","897","1535","EQ 125 MICRA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","55.00","Distribuição com carga","55.00","202","53.00","6","12","","2019-04-11 09:00:49","2019-04-11 14:15:49","2019-04-11 11:45:49","2019-04-11 13:50:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Frascos de &aacute;gua para an&aacute;lise microbiol&oacute;gica.</p>","2 Horas (s) 5 minuto(s) exp. (SetPoint: 55.0 / Crit.Máx.:55.0 / Crit.Min.:53.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","54,0	54,0	53,7	52,0	2,0	55,5	48,2	2,31	0,37	2,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2358","884","2239","IRT-CMR009","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","11","","2019-04-10 10:15:17","2019-04-10 11:19:17","2019-04-10 10:18:17","2019-04-10 11:00:17","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 42 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2359","883","2627","TIHS0011P","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","12","","2019-04-09 19:00:52","2019-04-10 04:10:52","2019-04-09 22:00:52","2019-04-10 04:00:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2360","885","2239","IRT-FRE005","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-04-09 12:41:34","2019-04-10 09:09:50","2019-04-10 01:09:21","2019-04-10 09:09:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-32,0	-29,9	-29,4	-29,5	-2,5	-26,9	-32,0	1,19	1,10	1,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2361","885","2239","IRT-FRE005","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-35.00","6","12","","2019-04-10 09:29:16","2019-04-10 09:56:18","2019-04-10 09:33:17","2019-04-10 09:45:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2362","885","2239","IRT-FRE005","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-04-10 11:08:07","2019-04-10 12:19:11","2019-04-10 11:10:07","2019-04-10 12:10:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2363","886","2239","IRT-FRE001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-30.00","2","12","","2019-04-10 14:33:53","2019-04-11 08:55:02","2019-04-11 00:55:32","2019-04-11 08:55:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -25.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-25,0	-24,4	-20,0	-20,5	-4,5	-18,6	-22,7	1,07	1,20	1,45","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2364","886","2239","IRT-FRE001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-30.00","6","12","","2019-04-11 09:22:08","2019-04-11 09:42:09","2019-04-11 09:27:09","2019-04-11 09:36:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2365","886","2239","IRT-FRE001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-25.00","Distribuição com carga","-15.00","235","-30.00","2","12","","2019-04-11 10:04:21","2019-04-11 11:05:25","2019-04-11 10:08:21","2019-04-11 10:30:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2366","887","2627","TIHS0031P","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-30.00","6","12","","2019-04-11 23:00:53","2019-04-12 01:35:53","2019-04-11 19:30:53","2019-04-12 01:30:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Amostras.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2367","888","2239","IRT-CMR004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-10 17:41:47","2019-04-11 08:55:47","2019-04-11 00:55:47","2019-04-11 08:55:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","5,0	5,5	5,0	3,8	1,2	6,6	0,3	1,42	1,76	1,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2368","888","2239","IRT-CMR004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-11 09:11:29","2019-04-11 09:44:29","2019-04-11 09:14:29","2019-04-11 09:42:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2369","888","2239","IRT-CMR004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-04-11 09:54:50","2019-04-11 10:15:50","2019-04-11 09:59:50","2019-04-11 10:03:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2370","889","497","CR-1856","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termoresistência","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","2","24","","2019-03-28 11:18:00","2019-03-29 11:18:00","2019-03-28 11:18:00","2019-03-29 11:19:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO(1).jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,5	4,0	4,1	0,9	5,2	2,2	0,52  0,88	0,71","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2371","889","497","CR-1856","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","24","","2019-03-29 12:30:00","2019-03-30 12:39:00","2019-03-29 12:39:00","2019-03-30 12:40:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 1 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,2	4,3	4,4	0,6	5,2	2,4	0,58  0,81	0,77","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2372","889","497","CR-1856","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","24","","2019-04-01 09:00:00","2019-04-02 08:59:00","2019-04-01 09:00:00","2019-04-02 09:00:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,2	4,3	4,4	0,6	5,2	2,3	0,62  0,76	0,78","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2373","889","497","CR-1856","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","6","24","","2019-04-02 09:10:00","2019-04-02 09:19:00","2019-04-02 09:13:00","2019-04-02 09:18:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2374","889","497","CR-1856","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","24","","2019-04-02 09:23:00","2019-04-02 10:25:00","2019-04-02 09:25:00","2019-04-02 10:25:25","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2375","890","2627","TIHS0004P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","12","","2019-04-12 10:20:43","2019-04-12 18:40:27","2019-04-12 12:30:54","2019-04-12 18:30:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA(1).jpg","<p>Reagentes.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2376","891","2627","TIHS0016P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","2","11","","2019-04-11 19:00:25","2019-04-12 04:10:14","2019-04-11 22:00:41","2019-04-12 04:00:14","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Reagentes.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2377","892","2627","TIHS0073P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","12","","2019-04-12 08:40:30","2019-04-12 17:10:36","2019-04-12 11:00:48","2019-04-12 17:00:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Reagentes.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2378","893","2627","TIHS0075P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","10","","2019-04-11 09:10:00","2019-04-11 18:10:10","2019-04-11 12:00:22","2019-04-11 18:00:08","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Reagentes.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2379","894","2239","IRT-CMR002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-11 11:57:41","2019-04-12 09:15:03","2019-04-12 01:15:31","2019-04-12 09:15:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,5	3,7	3,3	4,5	-1,0	6,7	1,9	1,28	1,13	1,53","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2380","894","2239","IRT-CMR002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-12 09:52:14","2019-04-12 10:34:16","2019-04-12 09:55:14","2019-04-12 10:19:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 24 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2381","894","2239","IRT-CMR002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-04-12 10:54:37","2019-04-12 11:11:39","2019-04-12 10:57:38","2019-04-12 11:02:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2382","895","2627","TIHS0088P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","10","","2019-04-09 11:00:16","2019-04-09 19:10:24","2019-04-09 13:00:37","2019-04-09 19:00:23","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Reagentes.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2383","880","2627","TIHS0028P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-20.00","281","-25.00","6","12","","2019-04-09 23:00:46","2019-04-10 08:10:36","2019-04-10 02:00:02","2019-04-10 08:00:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2384","896","2239","IRT-REF001","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-04-11 17:25:06","2019-04-12 09:16:06","2019-04-12 01:16:06","2019-04-12 09:16:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de doadores.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2385","896","2239","IRT-REF001","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-04-12 09:51:11","2019-04-12 10:28:11","2019-04-12 09:56:11","2019-04-12 10:12:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2386","896","2239","IRT-REF001","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-04-12 10:51:36","2019-04-12 11:59:36","2019-04-12 10:55:36","2019-04-12 11:55:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2447","918","517","0348","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-18 13:07:00","2019-04-18 14:10:00","2019-04-18 13:30:00","2019-04-18 13:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>11-Frascos Schott de 250ml com 200ml de água, 2-Frascos de Schott de 1000ml com 500ml de água, 8-Frascos Erlenmeyer de 500ml com 400ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	123,0	120,2	-1,0	122,7	111,9	1,6	3,1	1,9","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2388","898","2565","08-37936","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O5","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-20.00","Distribuição com carga","-15.00","329","-25.00","1","10","","2019-03-20 12:27:21","2019-03-20 23:00:21","2019-03-20 14:00:21","2019-03-20 22:00:21","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","FOTO COM CARGA.jpg","<p>25 kits de reagentes e 10 estantes com frascos.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -20.0 / Crit.Máx.:-15.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","16","CT-R 2018-0149 JM","2019-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2389","899","1535","EQ 034 MICAL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","10","","2019-04-15 16:36:02","2019-04-15 17:50:02","2019-04-15 17:10:02","2019-04-15 17:40:02","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 034 MICAL_Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2390","899","1535","EQ 034 MICAL","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","2","10","","2019-04-16 08:21:50","2019-04-16 09:09:50","2019-04-16 08:33:50","2019-04-16 09:03:50","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 034 MICAL_Carga.jpg","<p>Frasco com 600mL de água.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","TMB01001(7).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2391","899","1535","EQ 034 MICAL","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","125.00","233","121.00","2","10","","2019-04-16 09:50:23","2019-04-16 11:00:23","2019-04-16 10:15:23","2019-04-16 10:45:23","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 034 MICAL_Carga.jpg","<p>Frasco com 600mL de água.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:125.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2392","899","1535","EQ 034 MICAL","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","2","10","","2019-04-16 11:10:20","2019-04-16 12:19:20","2019-04-16 11:39:20","2019-04-16 12:09:20","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 034 MICAL_Carga.jpg","<p>Frasco com 600mL de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2393","900","2239","GPB-CMR0029","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-04-15 15:01:14","2019-04-16 09:10:24","2019-04-16 01:08:53","2019-04-16 09:08:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,0	5,2	5,7	5,3	-0,3	6,8	3,7	0,55	0,81	0,74","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2394","900","2239","GPB-CMR0029","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-04-16 09:19:27","2019-04-16 09:34:28","2019-04-16 09:24:27","2019-04-16 09:32:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2395","900","2239","GPB-CMR0029","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-04-16 11:02:40","2019-04-16 11:50:43","2019-04-16 11:11:41","2019-04-16 11:46:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2396","901","1535","EQ 083 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","233","121.00","2","11","","2019-04-16 15:51:53","2019-04-16 16:45:54","2019-04-16 16:16:54","2019-04-16 16:31:54","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","121,0	123,9	123,1	122,8	-0,8	123,8	121,9	0,4	0,2	0,8","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2397","901","1535","EQ 083 MEIOS","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","11","","2019-04-16 17:32:37","2019-04-16 19:09:37","2019-04-16 18:12:37","2019-04-16 18:52:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Cesto Inferior: 1 bal&atilde;o de 2 litros com 1 litro de &aacute;gua, 1 Erlenmeyer de 4 litros com 2 litros de &aacute;gua, 1 Erlenmeyer de 2 litros com 1 litro de &aacute;gua. <br />Cesto Superior: 1 bal&atilde;o de 1 litros com 500mL de &aacute;gua, 1 bal&atilde;o de 500ml com 250ml de &aacute;gua, 1 frasco de 500ml com 500ml de &aacute;gua, 1 frascos de 500ml com 250ml de &aacute;gua, 3 frascos de 250ml com 100ml de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","121,0	124,0	123,4	122,1	-0,6	123,0	116,8	1,8	1,7	3,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2398","901","1535","EQ 083 MEIOS","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","11","","2019-04-16 19:28:52","2019-04-16 20:29:52","2019-04-16 19:37:52","2019-04-16 20:17:52","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Cesto Inferior: 1 balão de 2 litros com 1 litro de água, 1 Erlenmeyer de 4 litros com 2 litros de água, 1 Erlenmeyer de 2 litros com 1 litro de água.<br />Cesto Superior: 1 balão de 1 litros com 500mL de água, 1 balão de 500ml com 250ml de água, 1 frasco de 500ml com 500ml de água, 1 frascos de 500ml com 250ml de água, 3 frascos de 250ml com 100ml de água.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","121,0	124,0	123,6	122,1	-0,4	123,1	117,8	1,6	1,4	2,0","0","1","TMB01001(5).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2572","941","497","CR-1549","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","24","","2019-04-05 14:51:00","2019-04-06 14:53:00","2019-04-05 14:53:00","2019-04-06 14:53:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,2	4,8	5,0	0,0	6,0	2,9	0,54	0,96	0,73","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2399","901","1535","EQ 083 MEIOS","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","233","121.00","3","10","","2019-04-16 20:39:10","2019-04-16 21:55:10","2019-04-16 21:03:10","2019-04-16 21:43:10","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Cesto Inferior: 1 bal&atilde;o de 2 litros com 1 litro de &aacute;gua, 1 Erlenmeyer de 4 litros com 2 litros de &aacute;gua, 1 Erlenmeyer de 2 litros com 1 litro de &aacute;gua.<br />Cesto Superior: 1 bal&atilde;o de 1 litros com 500mL de &aacute;gua, 1 bal&atilde;o de 500ml com 250ml de &aacute;gua, 1 frasco de 500ml com 500ml de &aacute;gua, 1 frascos de 500ml com 250ml de &aacute;gua, 3 frascos de 250ml com 100ml de &aacute;gua.</p>","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","121,0	124,0	123,4	122,3	-0,6	123,1	118,3	1,6	1,3	2,0","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2400","902","1535","EQ 053 AGUAM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","189","35.00","6","12","","2019-03-26 10:05:08","2019-03-26 15:30:08","2019-03-26 13:24:08","2019-03-26 15:24:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Meios de cultura.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","36,0	36,0	36,6	36,6	-0,6	37,5	35,5	0,68	0,12	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2401","903","1535","EQ 014 TUBER","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-04-16 13:53:51","2019-04-16 15:12:51","2019-04-16 14:17:51","2019-04-16 14:47:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	121,9	121,9	-2,1	122,4	121,4	0,3	0,2	0,4","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2404","903","1535","EQ 014 TUBER","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-16 18:48:30","2019-04-16 20:14:30","2019-04-16 19:12:30","2019-04-16 19:42:30","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Com Carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	122,6	122,3	-1,4	123,8	117,9	1,5	1,4	1,7","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2402","903","1535","EQ 014 TUBER","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-16 15:28:40","2019-04-16 16:52:40","2019-04-16 15:48:40","2019-04-16 16:18:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Com Carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	122,8	122,2	-1,2	123,8	114,9	2,3	1,9	2,7","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2403","903","1535","EQ 014 TUBER","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-16 17:04:33","2019-04-16 18:29:33","2019-04-16 17:27:33","2019-04-16 17:57:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Com Carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	122,8	122,4	-1,2	123,8	119,2	0,9	1,1	1,1","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2405","904","2239","GPB-CMR0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-04-16 13:42:12","2019-04-17 08:57:29","2019-04-17 00:57:57","2019-04-17 08:57:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","5,0	5,0	5,2	5,7	-0,7	7,4	2,7	0,70	1,19	0,91","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2406","904","2239","GPB-CMR0016","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-04-17 09:00:42","2019-04-17 09:12:43","2019-04-17 09:03:42","2019-04-17 09:10:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2407","904","2239","GPB-CMR0016","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-04-17 09:26:07","2019-04-17 09:49:09","2019-04-17 09:29:08","2019-04-17 09:41:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2408","905","2627","TIHS0009P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","2","10","","2019-04-10 17:00:36","2019-04-11 01:10:19","2019-04-10 19:00:46","2019-04-11 01:00:18","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0009P.jpg","<p>Reagentes.</p>","5 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","1","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2409","906","2627","TIHS0083P","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.50","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","12","","2019-04-10 09:30:23","2019-04-10 21:10:23","2019-04-10 15:00:23","2019-04-10 21:00:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0083P.jpg","<p>Reagentes.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2410","907","2627","TIHS0084P","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","6","11","","2019-04-10 10:53:44","2019-04-10 20:10:00","2019-04-10 14:00:08","2019-04-10 20:00:59","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - TIHS0084P.jpg","<p>Reagentes.</p>","6 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2411","908","2239","GPB-FRE0026","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-04-17 17:10:44","2019-04-18 09:13:48","2019-04-18 01:08:43","2019-04-18 09:08:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-29,6	-30,9	-30,2	0,2	-27,4	-32,2	0,84	1,50	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2412","908","2239","GPB-FRE0026","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-04-18 09:17:30","2019-04-18 09:31:32","2019-04-18 09:21:31","2019-04-18 09:28:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2413","908","2239","GPB-FRE0026","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-35.00","2","12","","2019-04-18 09:41:48","2019-04-18 10:21:53","2019-04-18 09:45:48","2019-04-18 10:14:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2414","909","2239","GPB-CMR0011","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-17 11:05:01","2019-04-18 09:08:27","2019-04-18 01:07:56","2019-04-18 09:07:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,0	4,2	5,6	-1,6	8,0	0,3	2,60	1,56	3,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2415","909","2239","GPB-CMR0011","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-18 09:17:36","2019-04-18 10:35:40","2019-04-18 09:24:36","2019-04-18 10:12:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 48 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2416","909","2239","GPB-CMR0011","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-18 10:58:38","2019-04-18 11:11:39","2019-04-18 11:02:38","2019-04-18 11:06:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2417","911","2239","GPB-FRE008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-34.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-22 03:00:07","2019-04-22 14:40:52","2019-04-22 06:37:21","2019-04-22 14:37:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -34.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-34,0	-32,0	-30,6	-30,2	-3,8	-26,2	-34,4	1,99	2,22	2,40","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2418","911","2239","GPB-FRE008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-34.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-22 15:02:22","2019-04-22 15:24:23","2019-04-22 15:09:23","2019-04-22 15:17:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2419","911","2239","GPB-FRE008","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-34.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-22 15:33:42","2019-04-22 16:23:46","2019-04-22 15:41:43","2019-04-22 16:07:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2420","910","1535","EQ 088 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","1","8","","2019-09-02 11:56:00","2019-09-02 13:40:15","2019-09-02 12:40:15","2019-09-02 13:10:15","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada VAZIO(1).jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(16).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2421","910","1535","EQ 088 LACJO","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","9","","2019-09-02 13:58:00","2019-09-02 15:22:05","2019-09-02 14:20:05","2019-09-02 14:50:05","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Com Carga.jpg","<p>Vidrarias (36 frascos de 250ml).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(8).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2422","912","2239","GPB-FRE0022","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","2","12","","2019-04-22 03:00:56","2019-04-22 14:48:41","2019-04-22 06:38:25","2019-04-22 14:38:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-40,0	-40,0	-40,4	-35,0	-5,0	-33,0	-37,9	2,04	0,05	2,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2423","912","2239","GPB-FRE0022","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","2","12","","2019-04-22 14:52:03","2019-04-22 15:12:06","2019-04-22 15:01:04","2019-04-22 15:10:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2424","910","1535","EQ 088 LACJO","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-09-02 15:42:18","2019-09-02 16:40:18","2019-09-02 16:10:18","2019-09-02 17:28:18","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Com Carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","1 Horas (s) 18 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(11).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2432","915","1535","EQ 077 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-04-23 11:00:34","2019-04-23 12:09:34","2019-04-23 11:17:34","2019-04-23 11:47:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2425","912","2239","GPB-FRE0022","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-45.00","2","12","","2019-04-22 15:14:48","2019-04-22 16:31:59","2019-04-22 15:18:48","2019-04-22 16:18:57","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2426","910","1535","EQ 088 LACJO","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-09-03 08:19:05","2019-09-03 10:29:05","2019-09-03 09:04:05","2019-09-03 09:34:05","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Com Carga.jpg","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(14).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2427","913","1535","EQ 002 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","12","","2019-04-17 09:28:01","2019-04-17 10:47:01","2019-04-17 09:52:01","2019-04-17 10:22:01","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio(1).png","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	123,0	123,0	-1,1	123,8	119,6	0,3	0,7	0,5","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2428","913","1535","EQ 002 LESEM","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-17 11:01:34","2019-04-17 13:25:34","2019-04-17 11:30:34","2019-04-17 12:20:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.png","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	122,8	118,5	-1,2	124,0	99,8	4,8	6,7	5,5","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2429","913","1535","EQ 002 LESEM","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-17 13:37:48","2019-04-17 15:43:48","2019-04-17 14:10:48","2019-04-17 15:00:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.png","<p>Vidrarias.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	122,1	123,5	-1,9	123,8	122,6	0,3	0,1	0,5","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2436","916","497","CR-1549","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","5","12","","2019-04-04 11:25:00","2019-04-05 11:26:00","2019-04-04 11:26:00","2019-04-05 11:26:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,1	4,8	5,0	0,0	6,0	2,8	0,49	0,81	0,71","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2430","913","1535","EQ 002 LESEM","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-04-17 16:10:42","2019-04-17 18:17:42","2019-04-17 16:42:42","2019-04-17 17:32:42","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.png","<p>Vidraria.</p>","0 Horas (s) 50 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","121,0	124,0	122,0	123,2	-2,0	123,6	121,8	0,5	0,3	0,7","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2431","914","1535","EQ 017 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","35.00","Distribuição com carga","35.50","202","34.50","6","12","","2019-04-22 08:00:00","2019-04-22 14:30:00","2019-04-22 11:47:00","2019-04-22 13:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","SENSORES.jpg","<p>Amostras de água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:35.5 / Crit.Min.:34.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","35,0	35,0	35,7	35,5	-0,5	35,8	35,3	0,13	0,06	0,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2433","915","1535","EQ 077 LACJO","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-23 12:46:11","2019-04-23 14:14:11","2019-04-23 13:18:11","2019-04-23 13:48:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com carga+Bioindicadores.jpg","<p>Vidrarias, papel, plástico, luvas descartáveis, flanelas, meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2434","915","1535","EQ 077 LACJO","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-23 14:23:00","2019-04-23 16:00:00","2019-04-23 15:04:00","2019-04-23 15:34:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com carga+Bioindicadores.jpg","<p>Vidrarias, papel, plástico, luvas descartáveis, flanelas, meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2435","915","1535","EQ 077 LACJO","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-04-23 16:25:39","2019-04-23 17:55:39","2019-04-23 17:00:39","2019-04-23 17:30:39","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com carga+Bioindicadores.jpg","<p>Vidrarias, papel, plástico, luvas descartáveis, flanelas, meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2437","916","497","CR-1549","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","12","","2019-04-05 14:51:00","2019-04-06 14:53:00","2019-04-05 14:53:00","2019-04-06 14:53:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,2	4,8	5,0	0,0	6,0	2,9	0,63	0,96	0,85","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2438","916","497","CR-1549","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","6","12","","2019-04-08 11:09:00","2019-04-09 11:10:00","2019-04-08 11:10:00","2019-04-09 11:10:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,9	4,6	4,7	0,3	6,1	2,6	0,83	0,99	1,06","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2439","916","497","CR-1549","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","6","12","","2019-04-09 14:24:00","2019-09-04 14:52:00","2019-04-09 14:30:00","2019-04-10 14:39:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","24 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2440","916","497","CR-1549","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","12","","2019-04-09 14:43:00","2019-04-09 15:00:00","2019-04-09 14:45:00","2019-04-09 15:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2441","917","2239","GPB-CMR0028","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-04-23 15:58:07","2019-04-24 08:53:07","2019-04-24 00:53:07","2019-04-24 08:53:07","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	22,0	23,1	22,3	-0,3	23,8	20,7	0,80	0,52	1,00","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2442","917","2239","GPB-CMR0028","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-04-24 09:03:58","2019-04-24 09:21:58","2019-04-24 09:07:58","2019-04-24 09:19:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2443","917","2239","GPB-CMR0028","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","11","","2019-04-24 09:34:53","2019-04-24 09:52:53","2019-04-24 09:41:53","2019-04-24 09:43:53","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2444","918","517","0348","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2019-04-18 08:47:00","2019-04-18 10:00:00","2019-04-18 09:33:00","2019-04-18 09:48:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.png","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	123,0	122,5	-1,0	123,0	121,2	0,2	0,4	0,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2445","918","517","0348","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-18 10:25:00","2019-04-18 11:35:00","2019-04-18 11:04:00","2019-04-18 11:19:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>11-Frascos Schott de 250ml com 200ml de água, 2-Frascos de Schott de 1000ml com 500ml de água, 8-Frascos Erlenmeyer de 500ml com 400ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	123,0	120,2	-1,0	122,8	111,5	2,0	3,2	2,3","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2446","918","517","0348","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","12","","2019-04-18 11:52:00","2019-04-18 12:50:00","2019-04-18 12:16:00","2019-04-18 12:31:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>11-Frascos Schott de 250ml com 200ml de água, 2-Frascos de Schott de 1000ml com 500ml de água, 8-Frascos Erlenmeyer de 500ml com 400ml de água.</p>","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	124,0	123,1	120,4	-0,9	122,8	112,2	1,6	3,0	1,9","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2448","920","2239","GPB-FRE0010","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-22 17:38:57","2019-04-23 09:15:13","2019-04-23 01:14:42","2019-04-23 09:14:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-28,1	-29,8	-29,2	-0,8	-27,6	-31,5	0,85	0,67	1,23","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2449","920","2239","GPB-FRE0010","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-23 09:42:37","2019-04-23 09:58:38","2019-04-23 09:48:37","2019-04-23 09:56:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2450","920","2239","GPB-FRE0010","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-23 11:06:41","2019-04-23 12:02:45","2019-04-23 11:09:41","2019-04-23 11:49:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2451","921","2239","GPB-FRE0030","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-22 17:52:44","2019-04-23 09:15:59","2019-04-23 01:14:53","2019-04-23 09:14:58","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada(1).jpg","<p>Bolsa de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-30,3	-28,4	-28,9	-1,1	-24,0	-31,0	1,63	1,74	2,01","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2452","921","2239","GPB-FRE0030","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-23 09:32:49","2019-04-23 09:50:51","2019-04-23 09:37:50","2019-04-23 09:47:51","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2453","921","2239","GPB-FRE0030","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-23 10:02:11","2019-04-23 11:15:24","2019-04-23 10:07:11","2019-04-23 11:03:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 56 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2454","919","497","CR-0501","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","1","24","","2019-04-10 09:35:00","2019-04-11 10:30:00","2019-04-10 10:30:00","2019-04-11 10:30:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,9	5,5	5,7	-0,7	6,4	4,3	0,32	0,57	0,49","1","1","Estudo(13).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2455","919","497","CR-0501","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","24","","2019-04-11 10:53:00","2019-04-12 13:49:00","2019-04-11 13:49:00","2019-04-12 13:49:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,8	5,5	5,7	-0,7	6,5	4,2	0,32	0,55	0,49","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2456","919","497","CR-0501","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","2","24","","2019-04-12 13:53:00","2019-04-13 14:00:00","2019-04-12 14:00:00","2019-04-13 14:00:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,9	5,6	5,7	-0,7	6,6	4,3	0,32	0,57	0,49","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2769","919","497","CR-0501","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","1","24","","2019-04-15 08:25:00","2019-04-15 08:40:00","2019-04-15 08:27:00","2019-04-15 08:37:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(15).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2935","922","291","FPS 1186","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","8","","2019-04-17 13:16:00","2019-04-18 14:30:00","2019-04-17 14:16:00","2019-04-18 14:16:00","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","foto.jpg","<p>Gelox.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 1186(11).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2464","925","1535","182.585","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","11","","2019-04-25 10:06:00","2019-04-25 12:15:00","2019-04-25 10:38:00","2019-04-25 11:23:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Vazio.jpg","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2463","924","1535","EQ 089 LACJO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","12","","2019-04-24 09:08:27","2019-04-24 10:31:27","2019-04-24 09:47:27","2019-04-24 10:17:27","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2461","922","291","FPS 1186","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-19.00","Distribuição com carga","-14.00","256","-25.00","1","3","","2019-04-17 13:16:00","2019-04-18 14:30:00","2019-04-17 14:16:00","2019-04-18 14:16:00","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","WhatsApp Image 2019-04-26 at 15.02.46.jpeg","<p>Gelox.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -19.0 / Crit.Máx.:-14.0 / Crit.Min.:-25.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 1186(9).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2465","925","1535","182.585","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-25 12:23:04","2019-04-25 14:06:04","2019-04-25 13:00:04","2019-04-25 13:45:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Com Carga.jpg","<p>Amostras de an&aacute;lise para descarte.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2466","925","1535","182.585","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-25 14:16:28","2019-04-25 15:48:28","2019-04-25 14:45:28","2019-04-25 15:30:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Com Carga.jpg","<p>Amostras de an&aacute;lise para descarte.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2467","925","1535","182.585","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-25 16:09:17","2019-04-25 17:55:17","2019-04-25 16:38:17","2019-04-25 17:23:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Com Carga.jpg","<p>Amostras de an&aacute;lise para descarte.</p>","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2468","924","1535","EQ 089 LACJO","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-04-24 10:55:16","2019-04-24 12:38:16","2019-04-24 11:20:16","2019-04-24 11:50:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Vidrarias, papel, plástico, luvas descartáveis, flanelas, meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2469","926","2239","GPB-FRE006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-23 15:51:51","2019-04-24 08:56:54","2019-04-24 00:53:22","2019-04-24 08:53:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-30,0	-26,1	-28,0	-28,7	-1,3	-17,3	-32,5	3,81	3,51	5,59","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2470","924","1535","EQ 089 LACJO","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-04-24 12:42:51","2019-04-24 14:05:51","2019-04-24 13:15:51","2019-04-24 13:45:51","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Com Carga - todos os sensores.jpg","<p>Vidrarias, papel, plástico, luvas descartáveis, flanelas, meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2494","936","2239","GPB-FRE0123","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-04-22 17:52:44","2019-04-23 09:15:59","2019-04-23 01:14:53","2019-04-23 09:14:58","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2471","924","1535","EQ 089 LACJO","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-04-24 14:51:04","2019-04-24 16:18:04","2019-04-24 15:22:04","2019-04-24 15:51:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Com Carga - todos os sensores.jpg","<p>Vidrarias, papel, pl&aacute;stico, luvas descart&aacute;veis, flanelas, meio de cultura.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","2","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2472","926","2239","GPB-FRE006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-24 09:05:46","2019-04-24 09:25:48","2019-04-24 09:10:47","2019-04-24 09:21:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2473","926","2239","GPB-FRE006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-24 09:43:48","2019-04-24 10:35:51","2019-04-24 09:49:48","2019-04-24 10:17:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2474","927","4490","133","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","41.00","Distribuição sem carga","42.00","281","40.00","2","12","","2019-04-23 09:00:00","2019-04-23 11:30:00","2019-04-23 09:30:00","2019-04-23 11:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","133 - Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","4","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","41,0	40,6	41,3	41,2	-0,2	41,4	41,0	0,06	0,10	0,38","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2475","927","4490","133","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.00","Distribuição com carga","42.00","281","40.00","2","12","","2019-04-23 11:40:00","2019-04-23 14:12:00","2019-04-23 12:12:00","2019-04-23 14:12:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","133 - Carga.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","4","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","41,0	40,6	41,2	41,1	-0,1	41,4	40,9	0,08	0,13	0,38","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2476","928","2239","GPB-CMR008","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-23 11:46:21","2019-04-24 08:58:00","2019-04-24 00:53:59","2019-04-24 08:53:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,6	4,9	3,8	0,7	6,2	-1,1	1,89	2,20	2,23","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2477","928","2239","GPB-CMR008","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-24 09:06:03","2019-04-24 10:06:14","2019-04-24 09:13:04","2019-04-24 09:48:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2478","928","2239","GPB-CMR008","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-04-24 10:43:03","2019-04-24 11:03:08","2019-04-24 10:49:04","2019-04-24 10:58:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2479","929","4490","133","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","41.00","Distribuição sem carga","42.00","281","40.00","2","12","","2019-04-23 09:00:00","2019-04-23 11:30:00","2019-04-23 09:30:00","2019-04-23 11:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","133 - Vazio.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.0 / Crit.Máx.:42.0 / Crit.Min.:40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","41,0	40,6	41,3	41,2	-0,2	41,4	41,0	0,06	0,10	0,38","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3129","1162","2239","CAC-FRE0032","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","11","","2019-06-30 23:00:47","2019-07-01 08:54:47","2019-07-01 00:54:47","2019-07-01 08:54:47","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","-30,0	-28,2	-29,0	-29,0	-1,0	-27,5	-30,4	0,68	0,86	1,08","0","1","TMB01001.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2481","930","4490","122","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","281","35.00","1","12","","2019-04-23 14:26:00","2019-04-23 16:50:00","2019-04-23 14:45:00","2019-04-23 16:45:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 122.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","36,0	36,0	36,3	36,3	-0,3	36,6	35,9	0,20	0,09	0,44","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3150","1171","2239","CAC-FRE0033","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-02 17:54:39","2019-07-03 11:07:39","2019-07-03 03:07:39","2019-07-03 11:07:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-28,3	-28,8	-28,2	-1,8	-25,0	-31,2	1,15	1,83	1,55","0","1","0033.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2483","931","4490","12","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","44.00","Distribuição sem carga","45.00","281","43.00","2","11","","2019-04-23 08:30:00","2019-04-23 11:02:00","2019-04-23 09:00:00","2019-04-23 11:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 12.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.0 / Crit.Máx.:45.0 / Crit.Min.:43.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","44,0	44,0	43,7	43,9	0,1	45,0	43,2	0,44	0,32	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3123","1160","2239","CAC-FRE0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-06-30 23:00:52","2019-07-01 08:57:07","2019-07-01 00:54:06","2019-07-01 08:54:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-29,2	-29,9	-30,6	0,6	-27,5	-31,3	0,94	0,89	1,18","0","1","8.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2485","932","4490","13","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","46.00","Distribuição sem carga","47.00","281","45.00","1","11","","2019-04-24 07:40:00","2019-04-24 11:02:00","2019-04-24 09:00:00","2019-04-24 11:00:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 13.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 46.0 / Crit.Máx.:47.0 / Crit.Min.:45.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","46,0	46,0	45,7	46,3	-0,3	47,9	45,2	0,50	0,48	0,69","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3122","1159","2239","CAC-FRE0012","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-01 15:45:46","2019-07-01 16:38:46","2019-07-01 15:50:46","2019-07-01 16:23:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 33 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0012(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3121","1159","2239","CAC-FRE0012","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","12","","2019-07-01 15:13:29","2019-07-01 15:35:29","2019-07-01 15:19:29","2019-07-01 15:28:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0012.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2488","933","4490","14","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","35.00","Distribuição sem carga","36.00","281","34.00","2","10","","2019-04-23 14:00:00","2019-04-23 17:00:00","2019-04-23 15:00:00","2019-04-23 17:00:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 14.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 35.0 / Crit.Máx.:36.0 / Crit.Min.:34.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","35,0	35,0	34,8	34,9	0,1	35,7	34,1	0,30	0,35	0,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3120","1159","2239","CAC-FRE0012","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-01 05:00:23","2019-07-01 15:07:23","2019-07-01 07:07:23","2019-07-01 15:07:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Plasma, Hemocomponentes e Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-32,0	-30,3	-28,9	-27,3	-4,7	-23,2	-30,1	1,54	1,84	1,94","0","1","012.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2490","934","4490","15","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","281","35.00","2","11","","2019-04-24 13:35:00","2019-04-24 16:32:00","2019-04-24 14:30:00","2019-04-24 16:30:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 15.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","36,0	36,0	35,8	35,9	0,1	36,9	35,5	0,27	0,28	0,49","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3152","1171","2239","CAC-FRE0033","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-03 12:54:23","2019-07-03 14:22:23","2019-07-03 13:00:23","2019-07-03 14:00:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0033(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3153","1172","2239","CAC-CMR0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-01 14:01:16","2019-07-02 08:57:46","2019-07-02 00:56:41","2019-07-02 08:56:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Amostras de doadores e hemocomponentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,7	6,0	5,1	-0,6	7,6	2,5	1,21	1,10	1,46","0","1","0013.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2492","935","4490","20","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","45.00","Distribuição sem carga","45.20","281","44.80","2","12","","2019-04-24 12:45:00","2019-04-24 14:50:00","2019-04-24 12:50:00","2019-04-24 14:50:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 20.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.0 / Crit.Máx.:45.2 / Crit.Min.:44.8 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","45,0	45,0	45,1	45,0	0,0	45,2	44,8	0,11	0,05	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3047","1125","291","FPS 8288","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","256","2.00","1","12","","2019-06-21 08:32:17","2019-06-22 10:00:57","2019-06-21 09:32:21","2019-06-22 09:32:55","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","8288.jpg","<p>Reagentes e amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","10","1","CT-R 2018-0713 GQ","2019-09-01","","0","1","FPS 8288(3).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3046","1124","291","FPS 8282","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","10","","2019-06-18 13:20:29","2019-06-19 14:01:01","2019-06-18 13:40:30","2019-06-19 13:41:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","8282(1).jpg","<p>Hemácias.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8282.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2495","937","4490","19","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","41.50","Distribuição sem carga","42.50","281","40.50","2","12","","2019-04-25 07:50:00","2019-04-25 10:22:00","2019-04-25 08:20:00","2019-04-25 10:20:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazia - 19.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","41,5	41,6	41,4	41,3	0,2	41,4	41,1	0,09	0,05	0,38","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3130","1162","2239","CAC-FRE0032","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","11","","2019-07-01 09:02:50","2019-07-01 09:20:50","2019-07-01 09:07:50","2019-07-01 09:14:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","TMB01001(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2497","938","4490","16","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","281","35.00","2","11","","2019-04-25 08:15:00","2019-04-25 10:42:00","2019-04-25 08:40:00","2019-04-25 10:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 16.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","36,0	36,1	36,0	36,0	0,0	36,4	35,6	0,16	0,17	0,41","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3151","1171","2239","CAC-FRE0033","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-03 11:21:13","2019-07-03 11:37:13","2019-07-03 11:26:13","2019-07-03 11:35:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","0033(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2770","919","497","CR-0501","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","23","","2019-11-26 09:57:50","2019-11-26 11:02:14","2019-11-26 10:02:00","2019-11-26 11:02:14","23 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(18).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2500","939","1116","N/D","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","233","134.00","2","6","","2019-04-23 10:58:00","2019-04-23 11:51:00","2019-04-23 11:27:00","2019-04-23 11:34:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","6","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,0	135,2	135,1	1,2	135,4	134,9	0,1	0,1	0,3","1","1","Sheetabr-23-2019 - 11-59 AM(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2501","939","1116","N/D","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","233","134.00","2","6","","2019-04-23 12:05:00","2019-04-23 12:53:00","2019-04-23 12:29:00","2019-04-23 12:36:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","6","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,0	135,3	135,1	1,3	135,3	134,7	0,2	0,1	0,4","1","1","Sheetabr-23-2019 - 01-00 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2502","939","1116","N/D","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","134.00","Distribuição sem carga","137.00","233","134.00","2","6","","2019-04-23 13:05:00","2019-04-23 13:51:00","2019-04-23 13:27:00","2019-04-23 13:34:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","0.00","0.00","0","6","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,0	135,2	135,1	1,2	135,3	134,7	0,1	0,2	0,4","1","1","Sheetabr-23-2019 - 01-56 PM(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2503","939","1116","N/D","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","233","134.00","4","6","","2019-04-23 14:18:00","2019-04-23 15:08:00","2019-04-23 14:43:00","2019-04-23 14:50:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 0448.png","<p>5 bandejas de inox.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","6","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,0	135,3	135,0	1,3	135,3	134,5	0,2	0,2	0,4","1","1","Sheetabr-23-2019 - 03-25 PM(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2504","939","1116","N/D","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","233","134.00","4","6","","2019-04-23 15:21:00","2019-04-23 16:08:00","2019-04-23 15:43:00","2019-04-23 15:50:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 0448.png","<p>5 Bandejas de inox.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","6","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,0	135,3	135,0	1,3	135,3	134,5	0,2	0,2	0,4","1","1","Sheetabr-23-2019 - 04-23 PM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2505","939","1116","N/D","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","134.00","Distribuição com carga","137.00","233","134.00","4","6","","2019-04-23 17:18:00","2019-04-23 18:07:00","2019-04-23 17:43:00","2019-04-23 17:50:00","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o
\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga 0448.png","<p>5 Bandejas de inox.</p>","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp. (SetPoint: 134.0 / Crit.Máx.:137.0 / Crit.Min.:134.0 ºC)","9","121.10","10.00","1","6","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","134,0	134,0	135,4	135,2	1,4	135,4	134,8	0,2	0,2	0,5","1","1","Sheetabr-24-2019 - 09-31 AM(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2670","989","1535","EQ 003 LACCH","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","12","","2019-05-08 08:44:14","2019-05-08 10:29:14","2019-05-08 09:35:14","2019-05-08 10:05:14","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2506","940","419","EQ - 072","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","50.00","Distribuição sem carga","54.00","233","50.00","2","3","","2019-04-24 09:51:22","2019-04-24 10:03:57","2019-04-24 09:53:57","2019-04-24 10:03:57","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 072.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 50.0 / Crit.Máx.:54.0 / Crit.Min.:50.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","50,0	49,9	52,4	51,8	-1,8	52,7	50,7	1,06	0,22	1,32","1","1","Sheetabr-24-2019 - 10-15 AM(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2507","940","419","EQ - 072","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","119.00","Distribuição sem carga","120.00","233","113.00","2","3","","2019-04-24 10:28:21","2019-04-24 11:11:36","2019-04-24 11:01:36","2019-04-24 11:11:36","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 072.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 119.0 / Crit.Máx.:120.0 / Crit.Min.:113.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","119,0	119,5	118,0	116,2	2,8	118,4	114,2	2,62	0,21	3,16","1","1","Sheetabr-24-2019 - 11-18 AM(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2508","940","419","EQ - 072","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","136.00","Distribuição sem carga","136.00","233","130.00","2","3","","2019-04-24 11:17:12","2019-04-24 11:34:47","2019-04-24 11:24:47","2019-04-24 11:34:47","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 072.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 136.0 / Crit.Máx.:136.0 / Crit.Min.:130.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","136,0	136,5	134,2	132,3	3,7	134,7	130,0	2,76	0,26	3,33","1","1","Sheetabr-24-2019 - 11-40 AM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2509","940","419","EQ - 072","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","201.00","Distribuição sem carga","201.00","233","190.00","2","3","","2019-04-24 11:44:42","2019-04-24 12:04:48","2019-04-24 11:54:48","2019-04-24 12:04:48","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 072.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 201.0 / Crit.Máx.:201.0 / Crit.Min.:190.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","201,0	200,9	195,7	193,0	8,0	195,9	190,1	3,89	0,14	4,67","1","1","Sheetabr-24-2019 - 01-06 PM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2510","940","419","EQ - 072","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","212.00","Distribuição sem carga","212.00","233","200.00","2","3","","2019-04-24 13:04:09","2019-04-24 13:22:23","2019-04-24 13:12:23","2019-04-24 13:22:23","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 072.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 212.0 / Crit.Máx.:212.0 / Crit.Min.:200.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","212,0	212,0	206,5	203,9	8,1	206,7	200,8	3,82	0,26	4,58","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2511","940","419","EQ - 072","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","250.00","Distribuição sem carga","250.00","233","236.00","2","3","","2019-04-24 13:29:27","2019-04-24 13:45:11","2019-04-24 13:35:11","2019-04-24 13:45:11","3 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 072.jpg","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp. (SetPoint: 250.0 / Crit.Máx.:250.0 / Crit.Min.:236.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","3","1","","","6","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","250,0	250,1	243,0	240,2	9,8	243,3	236,8	4,17	0,31	5,00","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2512","941","497","CR-1549","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","2","24","","2019-04-04 11:25:00","2019-04-05 11:26:00","2019-04-04 11:26:00","2019-04-05 11:26:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","24","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	5,1	4,8	4,9	0,1	6,0	2,8	0,47	0,80	0,65","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2513","942","1266","CFES-0854","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","30.00","334","20.00","5","12","","2019-03-28 09:18:15","2019-03-29 11:30:15","2019-03-28 10:20:15","2019-03-29 10:20:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores a vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","12","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","25,0	25,0	25,2	24,0	1,0	25,6	23,1	0,67	0,33	0,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2514","942","1266","CFES-0854","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","30.00","334","20.00","2","12","","2019-03-29 12:00:15","2019-03-30 13:40:15","2019-03-29 13:00:15","2019-03-30 13:00:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Sensores.jpg","<p>12 unidades de Polydrat.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:30.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","12","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","25,0	25,0	25,0	23,8	1,2	25,1	22,8	0,71	0,11	0,91","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2515","942","1266","CFES-0854","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","30.00","334","20.00","2","12","","2019-04-01 12:55:08","2019-04-01 13:30:08","2019-04-01 12:58:08","2019-04-01 13:26:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","12","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2516","942","1266","CFES-0854","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","25.00","Distribuição com carga","30.00","334","20.00","2","12","","2019-04-01 11:40:08","2019-04-01 12:50:08","2019-04-01 11:50:08","2019-04-01 12:50:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","12","4","CT-R 2018-0238 JM","2019-06-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2531","943","593","20181129","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","6.00","311","2.00","6","10","","2019-04-15 14:20:00","2019-04-16 14:51:21","2019-04-15 14:50:50","2019-04-16 14:50:50","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao em vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","4,0	3,3	3,5	3,4	0,6	4,6	2,3	0,45	0,64	0,64","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2517","944","4490","128","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","41.50","Distribuição sem carga","42.50","281","40.50","2","10","","2019-04-26 14:35:42","2019-04-26 17:20:42","2019-04-26 15:15:42","2019-04-26 17:15:42","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 128.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","41,5	41,5	42,0	41,8	-0,3	42,1	41,7	0,09	0,05	0,39","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3149","1170","2239","CAC-CMR0045","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-07-03 11:43:36","2019-07-03 12:12:38","2019-07-03 11:47:36","2019-07-03 12:02:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0045(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2519","945","4490","90","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","281","35.00","2","12","","2019-04-26 10:25:56","2019-04-26 12:50:05","2019-04-26 10:45:57","2019-04-26 12:45:05","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio 90.jpg","","1 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","36,0	36,0	35,9	36,1	-0,1	36,8	35,7	0,23	0,16	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3124","1160","2239","CAC-FRE0016","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-01 09:03:55","2019-07-01 09:20:57","2019-07-01 09:08:56","2019-07-01 09:15:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","abert.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2521","946","4490","18","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","281","24.00","5","12","","2019-04-25 13:50:22","2019-04-25 18:10:38","2019-04-25 16:05:30","2019-04-25 18:05:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 18.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","25,0	25,1	24,8	24,6	0,4	27,1	22,1	0,58	1,60	0,80","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2522","946","4490","18","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","281","24.00","6","12","","2019-04-26 07:19:44","2019-04-26 10:02:54","2019-04-26 08:00:47","2019-04-26 10:00:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga -  18.jpg","<p>Placas de petri, 1 grade com tubos de ensaio e diversos petri film.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","25,0	25,3	25,0	24,7	0,3	27,2	22,3	0,64	1,65	0,85","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2523","947","2239","GPB-CMR002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-24 13:54:23","2019-04-25 09:04:21","2019-04-25 00:56:01","2019-04-25 08:56:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	4,6	6,5	4,7	-0,2	7,8	-0,3	2,60	1,95	3,03","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2524","947","2239","GPB-CMR002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-25 09:08:14","2019-04-25 09:59:25","2019-04-25 09:13:15","2019-04-25 09:44:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2525","947","2239","GPB-CMR002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-25 10:10:33","2019-04-25 10:36:37","2019-04-25 10:13:34","2019-04-25 10:17:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2526","948","2239","GPB-CMR004","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2019-04-25 08:19:33","2019-04-25 16:35:05","2019-04-25 08:32:33","2019-04-25 16:32:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 Agitadores com bolsas de plaquetas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,0	22,4	21,9	22,3	-0,3	25,7	20,4	1,26	1,25	1,51","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2527","949","4490","18","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","26.00","281","24.00","1","12","","2019-04-25 13:50:22","2019-04-25 18:10:38","2019-04-25 16:05:30","2019-04-25 18:05:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 18.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:26.0 / Crit.Min.:24.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","25,0	25,1	24,8	24,6	0,4	27,1	22,1	0,58	1,60	0,80","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2715","1003","2239","FRB-FRE0019","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-10 17:26:09","2019-05-11 08:44:04","2019-05-11 00:35:02","2019-05-11 08:35:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-31,0	-30,4	-30,2	-31,2	0,2	-27,6	-33,9	0,84	2,03	1,06","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2528","948","2239","GPB-CMR004","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","6","12","","2019-04-25 16:38:02","2019-04-25 17:06:03","2019-04-25 16:41:02","2019-04-25 16:56:03","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3125","1160","2239","CAC-FRE0016","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-01 09:31:54","2019-07-01 10:42:05","2019-07-01 09:35:55","2019-07-01 10:35:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 59 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","q.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3126","1161","2239","CAC-FRE0022","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-01 05:00:38","2019-07-01 15:08:17","2019-07-01 07:07:46","2019-07-01 15:07:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -31.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-31,0	-30,6	-30,7	-30,6	-0,4	-27,5	-31,3	0,94	0,89	1,16","0","1","0022.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2530","948","2239","GPB-CMR004","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2019-04-25 17:18:10","2019-04-25 17:42:11","2019-04-25 17:22:10","2019-04-25 17:41:11","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2532","943","593","20181129","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","6.00","311","2.00","2","10","","2019-04-16 15:24:24","2019-04-17 15:39:51","2019-04-16 15:39:24","2019-04-17 15:39:51","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao com carga.jpg","<p>Gelox.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","4,0	3,1	3,5	3,5	0,5	4,4	2,5	0,44	0,62	0,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2533","950","4490","17","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","31.00","281","29.00","2","10","","2019-04-26 10:55:37","2019-04-26 13:21:46","2019-04-26 11:20:42","2019-04-26 13:20:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 17.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:31.0 / Crit.Min.:29.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","30,0	30,0	30,5	30,1	-0,1	30,8	29,6	0,24	0,22	0,46","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3127","1161","2239","CAC-FRE0022","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-01 15:15:10","2019-07-01 16:10:13","2019-07-01 15:20:10","2019-07-01 15:27:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0022(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2561","961","4490","28","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2019-04-26 08:01:13","2019-04-26 09:05:13","2019-04-26 08:31:13","2019-04-26 09:01:13","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,2	122,1	1,1	123,1	121,3	0,3	0,5	0,5","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2535","951","2239","GPB-CMR0031","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-04-25 18:00:57","2019-04-26 08:00:46","2019-04-25 23:57:43","2019-04-26 07:57:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,3	3,5	4,3	-0,3	6,0	2,1	0,65	1,25	0,84","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2536","951","2239","GPB-CMR0031","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-04-26 08:04:24","2019-04-26 08:26:28","2019-04-26 08:09:25","2019-04-26 08:22:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2537","951","2239","GPB-CMR0031","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-04-26 08:33:03","2019-04-26 08:41:04","2019-04-26 08:36:03","2019-04-26 08:39:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2538","952","4490","127","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","59.50","Distribuição sem carga","61.00","281","59.00","1","11","","2019-04-25 14:10:29","2019-04-25 18:10:45","2019-04-25 16:00:36","2019-04-25 18:00:45","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - 127.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 59.5 / Crit.Máx.:61.0 / Crit.Min.:59.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","12","CT-R 2018-1239 GQ","2019-06-01","59,5	59,5	60,7	59,4	0,6	60,7	58,0	0,71	0,11	0,90","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3128","1161","2239","CAC-FRE0022","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-07-01 16:14:14","2019-07-01 17:22:19","2019-07-01 16:20:15","2019-07-01 17:20:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0022(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2542","953","4490","28","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","6","11","","2019-04-26 10:43:06","2019-04-26 11:41:06","2019-04-26 11:02:06","2019-04-26 11:32:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,8	122,2	1,7	123,2	119,5	0,6	0,6	0,8","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2540","953","4490","28","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2019-04-26 08:01:13","2019-04-26 09:05:13","2019-04-26 08:31:13","2019-04-26 09:01:13","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,2	122,1	1,1	123,1	121,3	0,3	0,5	0,5","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2541","953","4490","28","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","6","11","","2019-04-26 09:14:12","2019-04-26 10:38:12","2019-04-26 09:56:12","2019-04-26 10:26:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,8	122,0	1,7	123,6	117,6	1,5	1,1	1,7","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2543","953","4490","28","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","6","11","","2019-04-26 12:55:28","2019-04-26 14:14:28","2019-04-26 13:32:28","2019-04-26 14:02:28","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>1 pacote com materiais para descarte.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	121,1	121,0	0,0	121,5	119,7	0,4	0,3	0,6","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2544","954","2239","GPB-FRE0017","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-21.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-25 18:01:32","2019-04-26 09:29:29","2019-04-26 01:29:00","2019-04-26 09:29:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -21.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2598","971","1535","EQ 006 LACSMO","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","11","","2019-05-03 09:57:40","2019-05-03 11:13:40","2019-05-03 10:24:40","2019-05-03 10:54:40","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada - Vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2545","955","4490","29","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2019-04-25 07:55:40","2019-04-25 09:14:40","2019-04-25 08:36:40","2019-04-25 09:06:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","8","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,9	122,7	0,3	123,8	122,0	0,3	0,4	0,4","0","1","TMB01001(4).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2546","954","2239","GPB-FRE0017","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-21.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-26 09:32:30","2019-04-26 09:52:31","2019-04-26 09:43:30","2019-04-26 09:50:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2548","954","2239","GPB-FRE0017","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-21.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-26 09:56:30","2019-04-26 11:11:35","2019-04-26 09:59:30","2019-04-26 10:59:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3139","1166","1535","EQ 078 MICOL","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.50","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","1","12","","2019-07-03 17:19:26","2019-07-04 09:06:26","2019-07-04 01:00:26","2019-07-04 09:00:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Meio de cultura, reagentes e diluentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-1020 GQ","2019-11-01","5,5	5,3	5,7	6,0	-0,5	7,9	0,7	1,48	2,13	1,76","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3140","1167","1535","EQ 034 MEIOS","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","189","2.00","1","11","","2019-07-02 17:23:04","2019-07-03 08:54:04","2019-07-03 00:50:04","2019-07-03 08:50:04","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada.jpg","<p>Suplementos e Agate.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","7","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","4,0	4,1	4,7	5,1	-1,1	7,3	1,7	1,16	2,04	1,41","0","1","ESTUDO 08 HORAS.XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2551","956","2239","GPB-FRE0020","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-04-28 06:00:30","2019-04-28 14:16:30","2019-04-28 06:16:30","2019-04-28 14:16:30","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Gelox.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-40,0	-35,9	-29,1	-28,8	-11,2	-24,4	-35,9	4,19	0,56	7,08","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2552","956","2239","GPB-FRE0020","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-04-29 14:45:04","2019-04-29 15:03:04","2019-04-29 14:50:04","2019-04-29 14:59:04","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2553","956","2239","GPB-FRE0020","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-04-29 15:11:46","2019-04-29 16:16:46","2019-04-29 15:15:46","2019-04-29 16:15:46","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2554","957","1535","EQ 152 MICRA","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","44.30","Distribuição com carga","44.50","233","44.10","6","12","","2018-07-04 06:55:00","2018-07-04 09:47:00","2018-07-04 07:47:00","2018-07-04 09:47:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 084 MEIOS_Carga.jpg","<p>Tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 44.3 / Crit.Máx.:44.5 / Crit.Min.:44.1 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","44,5	44,4	44,5	44,5	0,0	44,6	44,3	0,08	0,06	0,38","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3148","1170","2239","CAC-CMR0045","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-03 11:19:23","2019-07-03 11:40:26","2019-07-03 11:27:24","2019-07-03 11:36:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","0045.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2555","958","1535","EQ 118 MICRA","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","45.80","Distribuição com carga","44.70","233","44.30","2","12","","2018-07-03 16:00:00","2018-07-03 18:40:00","2018-07-03 16:40:00","2018-07-03 18:40:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 118 MICRA_Carga.jpg","<p>Tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 45.8 / Crit.Máx.:44.7 / Crit.Min.:44.3 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","45,8	45,8	44,6	44,5	1,3	44,6	44,4	0,06	0,07	0,38","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2556","959","2239","GPB-FRE0024","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-29 06:00:42","2019-04-29 14:23:56","2019-04-29 06:16:44","2019-04-29 14:16:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-32,0	-30,1	-28,4	-27,0	-5,0	-25,2	-30,1	1,26	0,55	1,63","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2557","960","1535","EQ 103 MICRA","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","37.00","Distribuição com carga","39.00","233","35.00","2","12","","2018-07-04 14:32:00","2018-07-04 16:43:00","2018-07-04 14:43:00","2018-07-04 16:43:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 103 MICRA_Carga.jpg","<p>Tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.0 / Crit.Máx.:39.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","37,0	36,9	37,7	37,4	-0,4	38,4	35,7	0,27	0,55	0,77","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2558","959","2239","GPB-FRE0024","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-29 14:46:40","2019-04-29 15:04:43","2019-04-29 14:52:41","2019-04-29 15:02:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2559","960","1535","EQ 103 MICRA","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","75.00","Distribuição com carga","80.00","233","70.00","2","12","","2018-07-05 11:03:00","2018-07-05 14:13:00","2018-07-05 12:13:00","2018-07-05 14:13:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","EQ 103 MICRA_Carga.jpg","<p>Tubos com água.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 75.0 / Crit.Máx.:80.0 / Crit.Min.:70.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","18","CT-R-2018-0241 JM","2019-06-01","75,0	74,3	75,5	75,1	-0,1	76,6	74,3	0,29	0,57	0,78","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2560","959","2239","GPB-FRE0024","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-04-29 15:43:26","2019-04-29 17:00:37","2019-04-29 15:50:27","2019-04-29 16:50:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3049","1127","291","FPS 8574","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","10","","2019-06-12 13:34:55","2019-06-13 16:26:46","2019-06-12 14:34:59","2019-06-13 14:34:38","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","8574.jpg","<p>Plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8574.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3048","1126","291","FPS 8574","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","1","10","","2019-06-12 13:34:55","2019-06-13 16:26:46","2019-06-12 14:34:59","2019-06-13 14:34:38","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","8574.jpg","<p>Plasma.</p>","23 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","10","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","FPS 8574.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3045","1122","4490","19","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","41.50","Distribuição com carga","42.50","281","40.50","2","11","","2019-04-25 10:30:42","2019-04-25 12:45:46","2019-04-25 10:40:43","2019-04-25 12:40:46","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga - 19.jpg","<p>Tubos de ensaio.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 41.5 / Crit.Máx.:42.5 / Crit.Min.:40.5 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","21","CT-R-2019-0198 CL","2020-04-01","45,0	45,0	45,1	45,0	0,0	45,1	44,9	0,06	0,00	0,38","0","1","banho maria 19.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2565","962","2239","GPB-FRE0031","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-29 06:00:00","2019-04-29 14:23:30","2019-04-29 06:16:02","2019-04-29 14:16:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-32,0	-30,5	-30,6	-29,5	-2,5	-22,4	-33,5	2,13	3,73	2,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2566","962","2239","GPB-FRE0031","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-04-29 14:46:58","2019-04-29 15:03:59","2019-04-29 14:51:58","2019-04-29 15:01:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2567","963","1535","EQ 030 LRJBA","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","10","","2019-04-30 08:30:48","2019-04-30 09:41:48","2019-04-30 09:03:48","2019-04-30 09:33:48","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2568","962","2239","GPB-FRE0031","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","0","12","","2019-04-29 15:12:43","2019-04-29 15:50:46","2019-04-29 15:15:43","2019-04-29 15:46:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2569","963","1535","EQ 030 LRJBA","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-04-30 10:29:02","2019-04-30 11:51:02","2019-04-30 11:04:02","2019-04-30 11:34:02","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.png","<p>Frascos de 250ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2570","963","1535","EQ 030 LRJBA","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-04-30 12:15:18","2019-04-30 13:28:18","2019-04-30 12:27:18","2019-04-30 12:57:18","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.png","<p>Frascos de 250ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2571","963","1535","EQ 030 LRJBA","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-04-30 14:29:44","2019-04-30 16:13:44","2019-04-30 15:09:44","2019-04-30 15:39:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.png","<p>Frascos de 250ml.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2573","941","497","CR-1549","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","24","","2019-04-08 11:09:00","2019-04-09 11:10:00","2019-04-08 11:10:00","2019-04-09 11:10:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Amostras.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,9	4,6	4,7	0,3	6,1	2,6	0,67	0,99	0,87","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2574","941","497","CR-1549","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","241","2.00","6","24","","2019-04-09 14:24:00","2019-04-09 14:52:00","2019-04-09 14:30:00","2019-04-09 14:39:00","24 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2575","941","497","CR-1549","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","241","2.00","1","23","","2019-11-26 11:37:34","2019-11-26 12:40:14","2019-11-26 11:41:34","2019-11-26 12:40:14","23 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 58 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2576","964","2239","GPB-CMR0027","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-04-29 18:39:20","2019-04-30 08:10:20","2019-04-30 00:10:20","2019-04-30 08:10:20","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.5 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,5	22,4	21,6	22,1	0,4	23,9	20,8	0,75	0,60	1,11","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2577","964","2239","GPB-CMR0027","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-04-30 09:36:47","2019-04-30 09:48:47","2019-04-30 09:40:47","2019-04-30 09:47:47","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2578","964","2239","GPB-CMR0027","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.50","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","10","","2019-04-30 09:51:27","2019-04-30 10:12:27","2019-04-30 09:56:27","2019-04-30 09:58:27","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2579","965","2239","GPB-FRE002","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-04-29 18:24:41","2019-04-30 09:12:38","2019-04-30 01:11:09","2019-04-30 09:11:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -81.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-81,0	-77,2	-74,4	-72,2	-8,8	-68,0	-76,9	2,74	0,78	3,28","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2580","965","2239","GPB-FRE002","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","6","12","","2019-04-30 09:17:31","2019-04-30 10:13:34","2019-04-30 09:30:31","2019-04-30 12:02:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","2 Horas (s) 31 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2581","966","24","2106/18","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","80.00","Distribuição sem carga","82.00","241","78.00","5","12","","2019-04-30 07:41:18","2019-04-30 09:32:00","2019-04-30 08:32:00","2019-04-30 09:32:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1556630803403.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 80.0 / Crit.Máx.:82.0 / Crit.Min.:78.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","80,0	80,0	80,5	80,3	-0,3	81,0	79,4	0,52	0,07	0,71","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2582","965","2239","GPB-FRE002","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-81.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-04-30 11:02:14","2019-04-30 12:16:18","2019-04-30 11:10:14","2019-04-30 12:02:17","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 52 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2583","966","24","2106/18","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","50.00","Distribuição sem carga","52.00","241","48.00","5","12","","2019-04-30 09:35:30","2019-04-30 11:06:00","2019-04-30 10:06:00","2019-04-30 11:06:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1556630803403.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 50.0 / Crit.Máx.:52.0 / Crit.Min.:48.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","50,0	50,0	50,4	50,3	-0,3	50,8	49,7	0,36	0,10	0,56","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2584","966","24","2106/18","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","25.00","Distribuição sem carga","27.00","241","23.00","5","12","","2019-04-30 11:07:44","2019-04-30 12:44:21","2019-04-30 11:44:00","2019-04-30 12:44:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1556630803403.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 25.0 / Crit.Máx.:27.0 / Crit.Min.:23.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","8","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","25,0	25,0	25,3	25,3	-0,3	25,8	24,8	0,30	0,06	0,51","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2585","966","24","2106/18","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-55.00","Distribuição sem carga","-53.00","241","-57.00","5","12","","2019-04-30 12:46:00","2019-04-30 15:55:00","2019-04-30 14:55:00","2019-04-30 15:55:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","1556630803403.jpg","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -55.0 / Crit.Máx.:-53.0 / Crit.Min.:-57.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","-55,0	-55,0	-54,4	-54,3	-0,7	-53,4	-54,9	0,57	0,10	0,75","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2586","967","2239","GPB-FRE0013","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-60.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","6","12","","2019-04-29 18:11:52","2019-04-30 11:05:16","2019-04-30 03:03:03","2019-04-30 11:03:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -60.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-60,0	-58,2	-60,5	-61,1	1,1	-58,0	-62,9	1,46	0,59	1,87","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2587","967","2239","GPB-FRE0013","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-60.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","6","12","","2019-04-30 13:27:31","2019-04-30 15:37:49","2019-04-30 13:43:32","2019-04-30 13:59:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 16 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2588","968","2572","261.191","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","36.00","Distribuição sem carga","37.00","242","35.00","5","12","","2019-04-22 09:41:03","2019-04-22 12:46:16","2019-04-22 10:30:06","2019-04-22 12:30:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","36,0	36,0	36,3	36,3	-0,3	36,9	35,6	0,34	0,15	0,54","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2589","968","2572","261.191","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","36.00","Distribuição com carga","37.00","242","35.00","2","12","","2019-04-22 12:50:38","2019-04-22 15:39:49","2019-04-22 13:20:39","2019-04-22 15:20:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>Placas de petri.</p>","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 36.0 / Crit.Máx.:37.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","13","CT-R 2018-0756 GQ","2019-09-01","36,0	36,0	36,3	36,4	-0,4	37,0	35,6	0,38	0,16	0,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2590","970","4490","31","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","12","","2019-04-23 08:21:40","2019-04-23 09:25:40","2019-04-23 08:56:40","2019-04-23 09:11:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	122,6	122,7	122,3	0,1	122,9	121,6	0,2	0,2	0,4","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3145","1169","2239","CAC-CMR0025","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","1","12","","2019-07-03 09:04:12","2019-07-03 09:23:13","2019-07-03 09:10:13","2019-07-03 09:20:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0025(1).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3146","1169","2239","CAC-CMR0025","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-03 09:47:28","2019-07-03 10:26:31","2019-07-03 09:51:29","2019-07-03 10:19:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 28 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","0025(2).xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3147","1170","2239","CAC-CMR0045","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-07-02 14:41:17","2019-07-03 11:07:50","2019-07-03 03:06:51","2019-07-03 11:06:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Concentrado de hemácias.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,5	3,7	3,8	3,6	0,9	4,8	1,4	0,83	1,04	1,03","0","1","CAC-CMR0045.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2594","969","4490","30","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O9","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","11","","2019-04-24 07:43:26","2019-04-24 08:54:26","2019-04-24 08:30:26","2019-04-24 08:45:26","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","0","12","1","","","6","8","CT-R 2019-0021 IN","2020-03-01","121,0	121,1	122,7	122,3	1,6	122,9	121,8	0,1	0,3	0,3","0","1","TMB01001(10).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3143","1168","2239","CAC-CMR0024","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","10","","2019-07-03 09:31:00","2019-07-03 10:29:00","2019-07-03 09:39:00","2019-07-03 10:17:00","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0024(2).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3142","1168","2239","CAC-CMR0024","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","1","10","","2019-07-03 09:02:19","2019-07-03 09:20:19","2019-07-03 09:07:19","2019-07-03 09:18:19","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 11 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","0024(1).XLS","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3144","1169","2239","CAC-CMR0025","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.50","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-07-02 14:44:14","2019-07-03 08:55:19","2019-07-03 00:52:51","2019-07-03 08:52:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.5 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,5	4,6	5,1	5,7	-1,2	7,7	2,8	0,99	1,22	1,21","0","1","0025.xlsx","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2599","971","1535","EQ 006 LACSMO","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-05-03 11:24:44","2019-05-03 13:09:44","2019-05-03 11:52:44","2019-05-03 12:22:44","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Frascos de vidro de 250 mL.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2600","971","1535","EQ 006 LACSMO","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","4","10","","2019-05-03 13:24:21","2019-05-03 15:07:21","2019-05-03 14:01:21","2019-05-03 14:31:21","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Frascos de vidro de 250 mL.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2601","972","497","CR-0941","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","6","","2019-05-02 10:43:30","2019-05-02 11:40:30","2019-05-02 10:54:30","2019-05-02 11:23:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,4	122,5	0,9	123,1	121,8	0,2	0,3	0,4","1","1","Estudo(9).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2602","971","1535","EQ 006 LACSMO","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-05-03 15:32:47","2019-05-03 17:20:47","2019-05-03 16:07:47","2019-05-03 16:37:47","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto Montada Com Carga.jpg","<p>Frascos de vidro de 250 mL.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2603","972","497","CR-0941","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-05-02 13:23:30","2019-05-02 14:25:30","2019-05-02 13:36:30","2019-05-02 14:05:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 Frascos com cloreto de s&oacute;dio.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,4	122,5	122,1	1,1	122,7	118,8	1,7	0,7	1,9","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2604","972","497","CR-0941","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-05-03 08:14:30","2019-05-03 09:19:30","2019-05-03 08:23:30","2019-05-03 08:52:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 Fracos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,6	122,0	1,1	122,8	118,2	1,8	0,5	2,1","1","1","Estudo(5).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2605","972","497","CR-0941","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","3","6","","2019-05-03 09:43:30","2019-05-03 10:50:30","2019-05-03 09:53:30","2019-05-03 10:22:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 Frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,4	122,6	122,1	1,2	122,8	119,1	1,3	0,4	1,5","1","1","Estudo(8).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2606","973","1535","EQ 004 LESEM","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","6","12","","2019-05-02 09:42:19","2019-05-02 11:44:19","2019-05-02 10:47:19","2019-05-02 11:17:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.png","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2607","973","1535","EQ 004 LESEM","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-02 11:59:56","2019-05-02 13:59:56","2019-05-02 12:33:56","2019-05-02 13:03:56","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2608","973","1535","EQ 004 LESEM","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-02 14:07:18","2019-05-02 15:53:18","2019-05-02 14:47:18","2019-05-02 15:17:18","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2609","973","1535","EQ 004 LESEM","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-02 16:21:12","2019-05-02 18:12:12","2019-05-02 17:03:12","2019-05-02 17:33:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2619","974","497","CR-1836","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","37.50","Distribuição sem carga","40.00","281","35.00","2","12","","2019-02-06 11:26:35","2019-02-07 12:07:50","2019-02-06 12:07:50","2019-02-07 12:07:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - CR-1836.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.5 / Crit.Máx.:40.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","37,5	37,5	37,5	37,5	0,0	38,0	37,2	0,21	0,05	0,44","1","1","VAZIO - 37,5+-2,5(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2618","974","497","CR-1836","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","30.00","Distribuição sem carga","32.00","281","28.00","2","12","","2019-02-07 12:20:21","2019-02-08 12:55:52","2019-02-07 12:55:52","2019-02-08 12:55:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - CR-1836.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","30,0	30,0	29,7	29,6	0,4	30,0	29,5	0,16	0,05	0,41","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2626","975","2239","GPB-CMR0022","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-05-01 17:08:50","2019-05-01 17:23:53","2019-05-01 17:13:52","2019-05-01 17:20:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2624","974","497","CR-1836","7","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","281","28.00","1","12","","2019-11-08 08:36:50","2019-11-08 09:20:37","2019-11-08 08:40:02","2019-11-08 09:20:37","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 40 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo.xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2625","975","2239","GPB-CMR0022","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-05-01 09:00:36","2019-05-01 17:05:39","2019-05-01 09:04:36","2019-05-01 17:04:39","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,0	3,8	4,3	-0,3	6,1	2,0	0,69	1,22	0,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2623","974","497","CR-1836","6","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","281","28.00","2","12","","2019-02-12 14:56:59","2019-02-12 15:17:41","2019-02-12 14:17:00","2019-02-12 14:58:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 41 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2622","974","497","CR-1836","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","281","28.00","1","12","","2019-02-11 14:22:52","2019-02-12 14:26:52","2019-02-11 14:26:52","2019-02-12 14:26:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","30,0	30,0	29,9	29,8	0,2	30,2	29,5	0,24	0,05	0,46","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2654","983","204","701005","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","296","30.00","1","12","","2019-03-25 09:30:38","2019-03-26 09:30:38","2019-03-25 09:30:38","2019-03-26 09:30:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2620","974","497","CR-1836","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","43.00","Distribuição sem carga","44.00","281","42.00","6","12","","2019-02-05 09:18:56","2019-02-06 10:43:36","2019-02-05 10:43:36","2019-02-06 10:43:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio - CR-1836.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","43,0	43,0	43,0	43,0	0,0	43,6	42,7	0,26	0,08	0,48","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2621","974","497","CR-1836","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","30.00","Distribuição com carga","32.00","281","28.00","1","12","","2019-02-09 09:11:00","2019-02-10 09:23:07","2019-02-09 09:23:00","2019-02-10 09:23:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 30.0 / Crit.Máx.:32.0 / Crit.Min.:28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","30,0	30,0	32,4	32,1	-2,1	32,2	32,0	0,07	0,05	0,38","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2664","987","2239","FRB-FRE002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-05-06 18:21:47","2019-05-07 09:31:47","2019-05-07 01:31:47","2019-05-07 09:31:47","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-30,0	-30,3	-30,1	-28,5	-3,5	-26,7	-30,3	0,97	0,78	1,36","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2627","975","2239","GPB-CMR0022","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-01 17:29:33","2019-05-01 17:43:35","2019-05-01 17:32:33","2019-05-01 17:38:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2628","976","2239","GPB-CMR0032","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-04-30 16:37:34","2019-05-01 09:20:36","2019-05-01 01:19:07","2019-05-01 09:19:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>1 Agitador com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.9 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,9	23,5	22,2	22,3	0,6	23,4	20,9	0,57	0,71	0,77","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2629","976","2239","GPB-CMR0032","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.90","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-05-01 09:24:53","2019-05-01 09:37:54","2019-05-01 09:28:53","2019-05-01 09:35:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 7 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2630","976","2239","GPB-CMR0032","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.90","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-05-01 09:40:31","2019-05-01 10:01:32","2019-05-01 09:44:31","2019-05-01 09:54:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2631","974","497","CR-1836","8","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.50","Distribuição com carga","40.00","281","35.00","2","12","","2019-02-13 09:00:39","2019-02-14 09:02:48","2019-02-13 09:02:48","2019-02-14 09:02:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.5 / Crit.Máx.:40.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","37,5	37,5	36,9	36,7	0,3	37,5	36,3	0,37	0,05	0,57","1","1","Sheetfev-14-2019 - 09-09 AM(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2632","974","497","CR-1836","9","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.50","Distribuição com carga","40.00","281","35.00","2","12","","2019-02-14 09:13:21","2019-02-15 09:18:02","2019-02-14 09:18:02","2019-02-15 09:18:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 37.5 / Crit.Máx.:40.0 / Crit.Min.:35.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","37,5	37,5	37,0	36,8	0,2	37,6	36,5	0,38	0,06	0,57","1","1","Sheetfev-15-2019 - 03-09 PM(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2633","974","497","CR-1836","10","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.50","Distribuição com carga","40.00","281","35.00","2","12","","2019-02-15 15:12:37","2019-02-15 16:09:03","2019-02-15 15:14:00","2019-02-15 15:15:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 1 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Sheetfev-21-2019 - 08-48 AM(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2634","974","497","CR-1836","11","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","37.50","Distribuição com carga","40.00","281","35.00","1","12","","2019-11-08 10:30:02","2019-11-08 11:10:45","2019-11-08 10:40:27","2019-11-08 11:10:45","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2635","974","497","CR-1836","12","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","281","42.00","2","12","","2019-02-16 16:39:38","2019-02-17 07:43:49","2019-02-16 07:43:49","2019-02-17 07:43:49","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Placas de petri.</p>","25 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","43,0	43,0	42,7	42,6	0,4	43,3	42,3	0,33	0,05	0,53","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2636","974","497","CR-1836","13","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","281","42.00","2","12","","2019-02-17 07:51:55","2019-02-18 07:54:16","2019-02-17 07:54:16","2019-02-18 07:54:16","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 43.0 / Crit.Máx.:44.0 / Crit.Min.:42.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","43,0	43,0	42,6	42,5	0,5	43,2	42,1	0,36	0,09	0,55","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2637","974","497","CR-1836","14","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","281","42.00","1","12","","2019-02-18 12:39:03","2019-02-18 13:38:38","2019-02-18 12:40:00","2019-02-18 12:42:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 2 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2638","974","497","CR-1836","15","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","43.00","Distribuição com carga","44.00","281","42.00","1","11","","2019-11-08 12:17:07","2019-11-08 12:35:06","2019-11-08 12:20:03","2019-11-08 12:35:06","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 17 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2639","977","2239","GPB-CMR006","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-05-01 11:05:20","2019-05-02 09:18:46","2019-05-02 01:18:15","2019-05-02 09:18:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 3.7 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","3,7	4,5	4,6	4,5	-0,8	7,2	0,1	1,44	1,51	1,71","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2640","977","2239","GPB-CMR006","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-05-02 09:27:52","2019-05-02 10:40:52","2019-05-02 09:34:52","2019-05-02 10:34:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2641","977","2239","GPB-CMR006","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","3.70","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-02 11:10:00","2019-05-02 11:56:03","2019-05-02 11:22:00","2019-05-02 11:37:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 15 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2642","978","2239","GPB-CMR0033","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-01 18:24:03","2019-05-02 14:41:40","2019-05-02 06:40:40","2019-05-02 14:40:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Reagentes.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","5,0	5,2	4,8	5,1	-0,1	6,5	3,9	0,55	0,57	0,95","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2643","978","2239","GPB-CMR0033","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-05-02 14:47:05","2019-05-02 15:06:08","2019-05-02 14:54:06","2019-05-02 15:03:08","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2644","978","2239","GPB-CMR0033","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-02 15:08:59","2019-05-02 15:51:04","2019-05-02 15:21:00","2019-05-02 15:43:02","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 22 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2645","979","2239","GPB-CMR0034","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-05-02 13:22:50","2019-05-03 08:29:05","2019-05-03 00:28:33","2019-05-03 08:28:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Fatores (medicamentos).</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","4,0	4,0	4,4	3,2	0,8	5,9	1,5	0,68	1,05	0,88","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2646","979","2239","GPB-CMR0034","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","8.00","235","2.00","6","12","","2019-05-03 09:21:14","2019-05-03 09:53:16","2019-05-03 09:25:14","2019-05-03 09:44:15","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 19 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2647","979","2239","GPB-CMR0034","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","8.00","235","2.00","2","12","","2019-05-03 09:57:04","2019-05-03 10:36:07","2019-05-03 10:05:05","2019-05-03 10:28:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 23 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2648","980","497","CR-0941","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","6","","2019-05-02 10:43:30","2019-05-02 11:40:30","2019-05-02 10:54:30","2019-05-02 11:24:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,4	122,5	0,9	123,1	121,8	0,2	0,3	0,4","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2649","981","497","CR-0941","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","6","","2019-05-02 10:43:30","2019-05-02 11:40:30","2019-05-02 10:54:30","2019-05-02 11:23:30","6 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,4	122,5	0,9	123,1	121,8	0,2	0,3	0,4","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2650","982","497","CR-0941","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","241","121.00","2","5","","2019-05-02 10:43:30","2019-05-02 11:40:30","2019-05-02 10:54:30","2019-05-02 11:23:30","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,4	122,5	0,9	123,1	121,8	0,2	0,3	0,4","1","1","Estudo(1).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2651","982","497","CR-0941","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","5","","2019-05-02 13:23:30","2019-05-02 14:25:30","2019-05-02 13:36:30","2019-05-02 14:05:30","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 Frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,4	122,5	122,6	1,1	122,7	122,0	0,1	0,1	0,3","1","1","Estudo(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2652","982","497","CR-0941","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","5","","2019-05-03 08:14:30","2019-05-03 09:19:30","2019-05-03 08:23:30","2019-05-03 08:53:30","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 Frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,5	122,6	122,6	1,1	122,8	122,1	0,1	0,1	0,4","1","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2653","982","497","CR-0941","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","241","121.00","4","5","","2019-05-03 09:43:30","2019-05-03 10:45:30","2019-05-03 09:53:30","2019-05-03 10:22:30","5 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>120 frascos com cloreto de sódio.</p>","0 Horas (s) 29 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","6","1","","","6","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","121,0	121,4	122,6	122,6	1,2	122,8	121,5	0,2	0,2	0,5","1","1","Estudo(4).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2655","983","204","701005","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","296","30.00","1","12","","2019-03-26 10:30:38","2019-03-27 10:30:38","2019-03-26 10:30:38","2019-03-27 10:30:38","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>97 frascos schott de 250ml cada, 261 placas de petri media e 22 placas de petri pequenas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","15","CT-R 2019-0002 JM","2020-01-01","","0","1","Estudo(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2656","984","1535","EQ 002 LACCH","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","11","","2019-05-07 09:21:31","2019-05-07 11:00:32","2019-05-07 10:00:32","2019-05-07 10:30:32","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio montada.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2657","984","1535","EQ 002 LACCH","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-05-07 11:24:49","2019-05-07 13:16:49","2019-05-07 11:53:49","2019-05-07 12:23:49","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga montada.jpg","<p>8 frascos de 250ml (vidrarias), 3 frascos de 500ml (vidraria com meio de cultura).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2658","984","1535","EQ 002 LACCH","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","1","9","","2019-05-07 13:25:45","2019-05-07 15:03:45","2019-05-07 13:52:45","2019-05-07 14:22:45","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga montada.jpg","<p>8 frascos de 250ml (vidrarias) e 3 frascos de 500ml (vidraria com meio de cultura).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2659","984","1535","EQ 002 LACCH","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","10","","2019-05-07 15:46:36","2019-05-07 17:46:36","2019-05-07 16:21:36","2019-05-07 16:51:36","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga montada.jpg","<p>8 frascos de 250ml (vidrarias) e 3 frascos de 500ml (vidraria com meio de cultura).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2660","985","291","FPS 8573","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","256","2.00","6","11","","2019-05-03 16:00:47","2019-05-04 17:15:36","2019-05-03 17:00:50","2019-05-04 17:00:50","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Distribuicao.jpeg","<p>Reagentes em análise - Microbiológico.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","11","1","","","10","9","CT-R 2018-0071 LA","2019-08-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2661","986","2239","FRB-FRE001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-06 18:17:57","2019-05-07 09:35:59","2019-05-07 01:31:25","2019-05-07 09:31:59","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -32.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-32,0	-30,3	-30,1	-29,5	-2,5	-27,8	-31,5	0,69	1,06	1,11","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2662","986","2239","FRB-FRE001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-07 09:39:41","2019-05-07 10:01:43","2019-05-07 09:49:42","2019-05-07 09:59:42","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2663","986","2239","FRB-FRE001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-32.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-07 10:12:28","2019-05-07 11:40:32","2019-05-07 10:23:29","2019-05-07 11:21:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 58 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2665","987","2239","FRB-FRE002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","1","10","","2019-05-07 09:44:37","2019-05-07 10:24:37","2019-05-07 09:50:37","2019-05-07 10:16:37","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 26 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2666","987","2239","FRB-FRE002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-05-07 11:03:16","2019-05-07 12:03:16","2019-05-07 11:12:16","2019-05-07 11:47:16","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2667","988","2239","FRB-FRE0021","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-06 18:17:30","2019-05-07 09:35:26","2019-05-07 01:31:23","2019-05-07 09:31:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -30.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","-30,0	-29,4	-30,5	-29,8	-0,2	-28,7	-31,2	0,70	0,12	1,06","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2668","988","2239","FRB-FRE0021","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","6","12","","2019-05-07 09:39:33","2019-05-07 10:00:36","2019-05-07 09:47:34","2019-05-07 09:57:36","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2669","988","2239","FRB-FRE0021","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-30.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-07 10:12:39","2019-05-07 11:39:55","2019-05-07 10:23:40","2019-05-07 11:23:52","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2671","989","1535","EQ 003 LACCH","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-05-08 10:58:09","2019-05-08 12:40:09","2019-05-08 11:23:09","2019-05-08 11:53:09","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>20 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2672","989","1535","EQ 003 LACCH","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-08 13:00:50","2019-05-08 15:04:50","2019-05-08 13:54:50","2019-05-08 14:24:50","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>120 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2673","989","1535","EQ 003 LACCH","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-08 15:38:53","2019-05-08 17:30:53","2019-05-08 16:23:53","2019-05-08 16:53:53","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>120 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2674","990","2239","IGU-CMR0042","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N1","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-20 20:05:29","2019-03-21 08:48:19","2019-03-21 00:47:48","2019-03-21 08:47:19","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","<p>Hemoderivados e fatores.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 6.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","2","CT-R 2018-0713 GQ","2020-01-01","6,0	5,9	5,5	5,7	0,3	9,1	4,2	1,33	0,20	1,58","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2675","990","2239","IGU-CMR0042","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-21 08:53:51","2019-03-21 09:53:54","2019-03-21 08:57:52","2019-03-21 09:31:54","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Foto montada com carga.jpg","","0 Horas (s) 34 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2676","990","2239","IGU-CMR0042","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","6.00","Distribuição com carga","8.00","234","2.00","6","12","","2019-03-21 11:07:37","2019-03-21 12:21:41","2019-03-21 11:30:38","2019-03-21 12:18:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 48 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2677","991","2239","IGU-CMR0036","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2019-02-20 16:12:31","2019-02-21 09:14:31","2019-02-21 01:14:31","2019-02-21 09:14:31","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plaquetas.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	22,0	23,1	22,9	-0,9	24,2	21,0	0,88	0,98	1,09","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2678","991","2239","IGU-CMR0036","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2019-02-21 09:44:40","2019-02-21 09:59:40","2019-02-21 09:45:40","2019-02-21 09:57:40","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2679","991","2239","IGU-CMR0036","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","12","","2019-02-21 10:46:26","2019-02-21 11:08:26","2019-02-21 10:47:26","2019-02-21 11:08:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 21 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2680","992","2239","CWB-CMR002","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","11","","2019-01-30 18:00:12","2019-01-31 11:26:12","2019-01-31 03:26:12","2019-01-31 11:26:12","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","22,0	21,9	22,1	23,0	-1,0	26,7	19,5	2,38	1,05	2,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2681","992","2239","CWB-CMR002","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","11","","2019-01-31 11:38:38","2019-01-31 11:47:35","2019-01-31 11:39:38","2019-01-31 11:45:38","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 6 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2682","992","2239","CWB-CMR002","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","6","11","","2019-01-31 12:59:16","2019-01-31 13:06:16","2019-01-31 13:00:16","2019-01-31 13:04:16","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 4 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2683","993","1535","EQ 004 LACCH","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","10","","2019-05-09 07:34:10","2019-05-09 09:14:10","2019-05-09 08:28:10","2019-05-09 08:58:10","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2684","993","1535","EQ 004 LACCH","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-09 09:32:28","2019-05-09 11:12:28","2019-05-09 10:05:28","2019-05-09 10:35:28","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>20 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2685","993","1535","EQ 004 LACCH","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-09 11:17:29","2019-05-09 13:20:29","2019-05-09 11:58:29","2019-05-09 12:28:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>20 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2686","993","1535","EQ 004 LACCH","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-09 13:46:21","2019-05-09 15:40:21","2019-05-09 14:25:21","2019-05-09 14:55:21","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>20 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2687","994","2239","FRB-CMR001","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-05-07 15:39:42","2019-05-08 09:39:10","2019-05-08 01:36:06","2019-05-08 09:36:10","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de Sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,1	4,2	4,3	-0,3	6,2	1,5	0,69	1,31	0,89","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2688","994","2239","FRB-CMR001","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-05-08 09:45:22","2019-05-08 10:06:26","2019-05-08 09:54:24","2019-05-08 10:04:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2689","994","2239","FRB-CMR001","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-08 13:07:20","2019-05-08 14:03:30","2019-05-08 13:13:20","2019-05-08 13:48:26","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2690","996","497","CR 0692","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","281","30.00","2","11","","2019-04-24 17:55:00","2019-04-25 17:55:00","2019-04-24 17:55:00","2019-04-25 17:55:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio numerado.jpeg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","32,5	32,5	33,1	33,6	-1,1	34,3	32,9	0,45	0,09	0,64","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2691","995","2239","FRB-FRE004","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-05-07 17:51:49","2019-05-08 09:36:49","2019-05-08 01:36:49","2019-05-08 09:36:49","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-40,0	-38,5	-35,5	-30,5	-9,5	-27,1	-33,1	2,21	0,19	2,70","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2692","995","2239","FRB-FRE004","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-05-08 09:47:25","2019-05-08 10:05:25","2019-05-08 09:52:25","2019-05-08 10:02:25","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2693","995","2239","FRB-FRE004","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","10","","2019-05-08 10:12:28","2019-05-08 11:33:28","2019-05-08 10:18:28","2019-05-08 11:18:28","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2694","997","2239","FRB-FRE0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-07 18:03:20","2019-05-08 09:39:23","2019-05-08 01:36:51","2019-05-08 09:36:23","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-40,0	-38,3	-30,6	-23,0	-17,0	-21,4	-25,5	1,24	0,10	1,72","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2695","997","2239","FRB-FRE0016","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-08 09:45:31","2019-05-08 10:04:32","2019-05-08 09:51:31","2019-05-08 10:01:32","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2696","997","2239","FRB-FRE0016","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-08 10:13:57","2019-05-08 11:16:01","2019-05-08 10:19:58","2019-05-08 11:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 45 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2697","998","497","CR-1685","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","60.00","Distribuição sem carga","61.00","256","59.00","1","11","","2018-12-11 09:52:00","2018-12-12 09:53:00","2018-12-11 09:53:00","2018-12-12 09:53:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:61.0 / Crit.Min.:59.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","60,0	59,9	58,7	61,1	-1,1	61,4	60,6	0,25	0,08	0,47","1","1","VAZIO - CR 1685(3).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2698","998","497","CR-1685","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","60.00","Distribuição com carga","61.00","256","59.00","1","11","","2018-12-12 11:43:00","2018-12-13 12:04:00","2018-12-12 12:04:00","2018-12-13 12:04:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga.jpg","<p>Bioindicador.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 60.0 / Crit.Máx.:61.0 / Crit.Min.:59.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","60,0	60,0	59,5	61,0	-1,0	61,3	60,5	0,22	0,08	0,45","1","1","CARGA 1 - CR 1685(2).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2699","999","2239","FRB-CMR0016","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-08 15:06:15","2019-05-09 09:03:44","2019-05-09 01:00:38","2019-05-09 09:00:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.0 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,0	4,0	3,9	4,5	-0,5	6,2	2,5	0,78	1,00	0,98","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2700","999","2239","FRB-CMR0016","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-05-09 09:09:05","2019-05-09 09:34:08","2019-05-09 09:20:06","2019-05-09 09:30:07","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2701","999","2239","FRB-CMR0016","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.00","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-09 09:40:10","2019-05-09 10:10:14","2019-05-09 09:44:10","2019-05-09 10:02:13","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2702","1000","2239","FRB-FRE0026","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-08 17:41:33","2019-05-09 09:04:35","2019-05-09 01:00:02","2019-05-09 09:00:34","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -40.0 / Crit.Máx.:-20.0 / Crit.Min.:-40.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-40,0	-38,7	-35,6	-30,2	-9,8	-28,6	-31,2	0,86	0,19	1,27","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2703","1000","2239","FRB-FRE0026","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição sem carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-09 09:09:28","2019-05-09 09:28:29","2019-05-09 09:16:28","2019-05-09 09:25:29","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 9 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2704","1000","2239","FRB-FRE0026","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-40.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-09 09:31:43","2019-05-09 10:48:48","2019-05-09 09:36:44","2019-05-09 10:36:48","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2705","996","497","CR 0692","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","281","30.00","2","11","","2019-04-26 09:59:00","2019-04-27 10:39:18","2019-04-26 10:39:00","2019-04-27 10:39:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga numerada.jpeg","<p>Caixas plásticas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","32,5	32,5	32,5	33,3	-0,8	34,0	32,7	0,51	0,17	0,70","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2706","1001","2239","FRB-CAM003","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","1","12","","2019-05-09 12:20:46","2019-05-10 08:55:06","2019-05-10 00:53:35","2019-05-10 08:53:06","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>2 agitadores com bolsas de plaquetas.</p>","7 Horas (s) 59 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:24.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","22,0	22,0	23,1	22,0	0,0	25,2	20,7	1,08	0,72	1,31","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2707","1001","2239","FRB-CAM003","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição sem carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-05-10 09:06:03","2019-05-10 09:23:04","2019-05-10 09:12:03","2019-05-10 09:20:04","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2708","1001","2239","FRB-CAM003","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","24.00","235","20.00","2","12","","2019-05-10 09:29:46","2019-05-10 09:46:47","2019-05-10 09:34:46","2019-05-10 09:37:47","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 3 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2709","1002","2239","FRB-CMR0012","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","1","12","","2019-05-09 12:25:50","2019-05-10 08:56:34","2019-05-10 00:53:33","2019-05-10 08:53:33","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de sangue.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 4.8 / Crit.Máx.:6.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","4,8	4,7	4,4	4,0	0,8	6,1	1,6	0,60	1,15	0,80","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2710","1002","2239","FRB-CMR0012","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição sem carga","6.00","235","2.00","6","12","","2019-05-10 09:06:05","2019-05-10 09:24:09","2019-05-10 09:14:06","2019-05-10 09:22:09","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 8 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","1","12","2","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2711","1002","2239","FRB-CMR0012","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","4.80","Distribuição com carga","6.00","235","2.00","2","12","","2019-05-10 09:55:36","2019-05-10 10:59:47","2019-05-10 10:05:38","2019-05-10 10:43:44","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 38 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","1","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2712","996","497","CR 0692","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","281","30.00","2","11","","2019-04-27 11:35:00","2019-04-28 12:48:37","2019-04-27 12:48:00","2019-04-28 12:48:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga numerada.jpeg","<p>Caixas plásticas.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 32.5 / Crit.Máx.:35.0 / Crit.Min.:30.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","32,5	32,5	32,6	33,2	-0,7	33,9	32,8	0,47	0,17	0,66","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2713","996","497","CR 0692","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição sem carga","35.00","281","30.00","6","11","","2019-04-29 09:26:00","2019-04-29 09:44:00","2019-04-29 09:30:00","2019-04-29 09:40:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 10 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2714","996","497","CR 0692","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","32.50","Distribuição com carga","35.00","281","30.00","6","11","","2019-04-29 09:49:00","2019-04-29 10:11:00","2019-04-29 09:52:00","2019-04-29 10:10:19","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2717","1003","2239","FRB-FRE0019","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N8","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-31.00","Distribuição com carga","-20.00","235","-40.00","2","12","","2019-05-11 09:36:38","2019-05-11 10:45:47","2019-05-11 09:43:39","2019-05-11 10:36:46","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 53 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","20","CT-R-2019-0182 CL","2020-04-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2718","1004","2239","FRB-FRE0023","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","10","","2019-05-10 17:19:58","2019-05-11 08:45:58","2019-05-11 00:35:58","2019-05-11 08:35:58","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","-80,0	-79,0	-76,6	-78,3	-1,7	-75,1	-80,4	1,41	0,45	1,79","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2719","1004","2239","FRB-FRE0023","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","2","10","","2019-05-11 08:52:44","2019-05-11 09:13:44","2019-05-11 08:57:44","2019-05-11 09:10:44","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 13 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2720","1004","2239","FRB-FRE0023","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O6","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","10","","2019-05-11 09:24:57","2019-05-11 10:39:57","2019-05-11 09:33:57","2019-05-11 10:33:57","10 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","10","3","","","2","5","CT-R 2018-0408 JM","2019-09-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2721","1005","176","183809","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N4","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","-23.00","Distribuição sem carga","-18.00","298","-28.00","1","11","","2019-05-07 10:30:00","2019-05-07 13:52:00","2019-05-07 11:52:00","2019-05-07 13:52:00","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","PosiCAo dos sensores  183809.jpg","","2 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -23.0 / Crit.Máx.:-18.0 / Crit.Min.:-28.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","10","CT-R 2018-0042 LA","2019-07-01","-23,0	-18,4	-19,1	-18,9	-4,1	-17,4	-21,6	0,82	1,07	1,04","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2722","1006","1535","EQ 055 LACRI","1","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","0","0","121.00","Distribuição sem carga","124.00","234","121.00","2","11","","2019-05-13 13:07:23","2019-05-13 14:09:23","2019-05-13 13:25:23","2019-05-13 13:55:23","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","vazio.jpg","","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","0.00","0.00","0","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2723","1006","1535","EQ 055 LACRI","2","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","9","","2019-05-13 14:20:41","2019-05-13 15:32:44","2019-05-13 14:40:44","2019-05-13 15:10:44","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>20 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2724","1006","1535","EQ 055 LACRI","3","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","12","","2019-05-13 15:56:12","2019-05-13 17:11:12","2019-05-13 16:24:12","2019-05-13 16:54:12","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>20 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 30 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2725","1006","1535","EQ 055 LACRI","4","1","OMEGA","RDXL12SD","LBC-301-O7","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","2","0","121.00","Distribuição com carga","124.00","234","121.00","3","11","","2019-05-13 17:32:37","2019-05-13 18:45:37","2019-05-13 17:57:37","2019-05-13 18:32:37","11 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","carga.jpg","<p>20 Frascos de 250ml (vidrarias).</p>","0 Horas (s) 35 minuto(s) exp. (SetPoint: 121.0 / Crit.Máx.:124.0 / Crit.Min.:121.0 ºC)","1","121.10","10.00","1","12","1","","","6","6","CT-R 2018-0409 JM","2019-11-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2726","1007","2239","FRB-FRE0028","1","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-05-10 13:50:22","2019-05-11 08:43:36","2019-05-11 00:35:05","2019-05-11 08:35:35","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","montada.jpg","<p>Bolsas de plasma.</p>","8 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: -80.0 / Crit.Máx.:-60.0 / Crit.Min.:-90.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","-80,0	-79,6	-84,1	-77,1	-2,9	-69,3	-81,3	3,63	0,20	4,27","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2727","1007","2239","FRB-FRE0028","2","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição sem carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-05-11 08:50:39","2019-05-11 09:19:41","2019-05-11 08:59:40","2019-05-11 09:11:41","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 12 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2728","1007","2239","FRB-FRE0028","3","2","NYTRESS","NYP 2111","LBC-102-N2","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.3","0.00","Termopar","0.10","","1","0","-80.00","Distribuição com carga","-60.00","235","-90.00","2","12","","2019-05-11 09:25:40","2019-05-11 10:34:44","2019-05-11 09:34:40","2019-05-11 10:21:43","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 47 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","2","2","CT-R 2019-0016 CL","2020-01-01","","0","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2729","1008","497","CR-1579","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","22.00","Distribuição sem carga","25.00","241","20.00","2","12","","2019-05-08 09:54:00","2019-05-09 10:00:00","2019-05-08 10:00:00","2019-05-09 10:00:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","VAZIO.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","22,0	22,0	21,1	22,4	-0,4	24,7	20,3	2,01	0,05	2,36","1","1","Estudo(6).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2730","1008","497","CR-1579","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","25.00","241","20.00","1","12","","2019-05-09 12:22:00","2019-05-10 12:28:00","2019-05-09 12:28:00","2019-05-10 12:28:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>6 caixas com placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","22,0	22,0	21,1	22,8	-0,8	25,7	20,5	2,15	0,07	2,52","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2731","1008","497","CR-1579","3","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","25.00","241","20.00","1","12","","2019-05-10 12:30:00","2019-05-11 12:30:00","2019-05-10 12:30:00","2019-05-11 12:30:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","CARGA.jpg","<p>6 caixas com placas de petri.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 22.0 / Crit.Máx.:25.0 / Crit.Min.:20.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","12","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","22,0	22,0	21,1	22,3	-0,3	24,4	20,9	1,37	0,05	1,63","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2732","1008","497","CR-1579","4","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","25.00","241","20.00","1","12","","2019-05-13 10:57:00","2019-05-13 11:06:00","2019-05-13 11:00:00","2019-05-13 11:05:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 5 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","2","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2733","1008","497","CR-1579","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","22.00","Distribuição com carga","25.00","241","20.00","1","12","","2019-05-13 11:09:00","2019-05-13 12:15:00","2019-05-13 11:15:00","2019-05-13 12:15:00","12 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","1 Horas (s) 0 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","12","3","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","1","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2734","1009","497","CR-1847","1","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","0","0","5.00","Distribuição sem carga","8.00","281","2.00","2","8","","2019-01-17 10:58:11","2019-01-18 10:58:18","2019-01-17 10:58:18","2019-01-18 10:58:18","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o

\nequipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Vazio 1847.jpg","","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,6	5,6	5,7	-0,7	7,2	4,2	0,94	0,67	1,30","2","1","Sheetjan-21-2019 - 09-11 AM(10).xls","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("2735","1009","497","CR-1847","2","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","2","8","","2019-01-18 14:11:54","2019-01-19 14:12:04","2019-01-18 14:12:04","2019-01-19 14:12:04","8 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","Carga 1847.jpg","<p>Reagentes diversos.</p>","24 Horas (s) 0 minuto(s) exp. (SetPoint: 5.0 / Crit.Máx.:8.0 / Crit.Min.:2.0 ºC)","7","0.00","0.00","0","6","1","","","3","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","5,0	4,5	5,4	5,4	-0,4	7,0	3,9	0,87	0,74	1,23","2","1","","1");
INSERT INTO qualificacao_termica_estudo VALUES("3520","1009","497","CR-1847","5","3","KAYE","2000","LBC-103-K3","SISTEMA VALIDADOR DE TEMPERATURA","0.2","0.00","Termopar","0.10","","1","0","5.00","Distribuição com carga","8.00","281","2.00","1","9","","2019-11-25 12:30:34","2019-11-25 12:51:58","2019-11-25 12:33:14","2019-11-25 12:51:58","9 Sensores distribuídos geometricamente de modo a garantir o monitoramento de todo o equipamento, mantendo os sensores afastados no mínimo 5 cm das paredes.","","","0 Horas (s) 18 minuto(s) exp.","7","0.00","0.00","0","6","3","","","1","19","CT-R 2019-0123 CL","2020-03-01","","2","1","Estudo(12).xls","1");
